_:nb68d2a550a0041438f97ef981e0149e7xb0
<http://schema.org/description>
"میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل DS 48/72/96/144 , مناسب برای اندازه گیری جریان و ولتاژ DC و در سایزهای 48 ، 72 ، 96 ، 144 در قالب های پلی کربنات تولید گردیده اند .<br />\r\n<br />\r\nاز ویژگی های مهم این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود :<br />\r\n- توانایی اندازه گیری جریان های با مقیاس میکرو آمپر<br />\r\n- توانایی اندازه گیری ولتاژ های با مقیاس میلی ولت<br />\r\n- دارای مقیاس خطی<br />\r\n- دارای محافظ شیشه ای و قالب پلی کربنات<br />\r\n- با قابلیت تعویض آسان شیشه و قاب دور میتر<br />\r\n<br />\r\nشرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer) ، در زمینه خرید، فروش ، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع میترهای آنالوگ شامل آمپرمتر/ولت متر آنالوگ تابلویی فعالیت دارد .<br />\r\n<br />\r\n<br />\r\n<br />\r\n--* مشخصات فنی :<br />\r\n<strong>-* ابعاد: </strong>48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر<br />\r\n<strong>-* کمیت مورد اندازه گیری : </strong>ولتاژ / جریان DC<br />\r\n<strong>-* ولتاژ عایقی مجاز: </strong>660V |1000V<br />\r\n<strong>-* ولتاژ تست عایقی: </strong>2kV , 3kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)<br />\r\n<strong>-* درجه حفاظتی: </strong>IP 52 (به صورت سفارشی IP54 و IP65)<br />\r\n<strong>-* زاویه انحراف عقربه : </strong>0...90 درجه<br />\r\n<strong>-* رنج اندازه گیری جریان: </strong>15&micro;A-100A<br />\r\n<strong>-* رنج اندازه گیری ولتاژ: </strong>15mV-1000V<br />\r\n<br />\r\n--* توضیحات بیشتر :<br />\r\n<br />\r\n<strong>مدل DS 48: </strong><br />\r\n-* ابعاد : 48x48 میلیمتر<br />\r\n-* وزن تقریبی : 0.13 کیلوگرم<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در اندازه گیری مسقیم : از 15&mu;A تا 60A<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در بکارگیری شنت : 60mV-150mV<br />\r\n-* اندازه گیری ولتاژ DC : از 15mV تا 1000V<br />\r\n-* ولتاژعایقی مجاز : 660V<br />\r\n-* ولتاژ تست عایقی : 2kV (در فرکانس 50 هرتز برای مدت زمان یک دقیقه)<br />\r\n<br />\r\n<strong>مدل DS 72: </strong><br />\r\n-* ابعاد : 72x72 میلیمتر<br />\r\n-* وزن تقریبی : 0.18 کیلوگرم<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در اندازه گیری مسقیم : از 15&mu;A تا 100A<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در بکارگیری شنت : 60mV-150mV<br />\r\n-* اندازه گیری ولتاژ DC : از 15mV تا 1000V<br />\r\n-* ولتاژعایقی مجاز : 1000V ولتاژ تست عایقی : 3kV (در فرکانس 50 هرتز برای مدت زمان یک دقیقه)<br />\r\n<br />\r\n<strong>مدل DS 96: </strong><br />\r\n-* ابعاد : 96x96 میلیمتر<br />\r\n-* وزن تقریبی : 0.22 کیلوگرم<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در اندازه گیری مسقیم : از 15&mu;A تا 100A<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در بکارگیری شنت : 60mV-150mV<br />\r\n-* اندازه گیری ولتاژ DC : از 15mV تا 1000V<br />\r\n-* ولتاژعایقی مجاز : 1000V ولتاژ تست عایقی : 3kV (در فرکانس 50 هرتز برای مدت زمان یک دقیقه)<br />\r\n<br />\r\n<strong>مدل DS 144: </strong><br />\r\n-* ابعاد : 144x144 میلیمتر<br />\r\n-* وزن تقریبی : 0.43 کیلوگرم<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در اندازه گیری مسقیم : از 40&mu;A تا 100A<br />\r\n-* اندازه گیری جریان DC در بکارگیری شنت : 60mV-150mV<br />\r\n-* اندازه گیری ولتاژ DC : از 15mV تا 1000V<br />\r\n-* ولتاژعایقی مجاز : 1000V ولتاژ تست عایقی : 3kV (در فرکانس 50 هرتز برای مدت زمان یک دقیقه)<br />\r\n<br />\r\n--* لوازم جانبی :<br />\r\n<strong>-* صفحه مقیاس</strong><br />\r\n<strong>-* قاب دور میتر درسایز و رنگ های مختلف</strong><br />\r\n<strong>-* کاور ترمینال و کاور پشت دستگاه</strong><br />\r\n<strong>-* صفحه مبدل سایز (قاب تبدیل)</strong><br />\r\n<strong>-* گیره های نگهدارنده (بست)</strong><br />\r\n<strong>-* عقربه مرجع قرمز رنگ</strong><br />\r\n<strong>-* کیت IP65</strong><br />\r\n<strong>-* شیشه</strong><br />\r\n<strong>-* محافظ از جنس پلی کربنات</strong><br />\r\n<strong>-* دستگاه پلاتر و چاپ صفحات</strong>"
<http://talyelc.co/p/645/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-DS-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%B1>