_:n456c6791f05046f48577a7e06026496cxb0
<http://schema.org/description>
"Twitter ICT 2040 CONFIGURACIÓN Objetivo Con este documento pretendemos realizar una pauta sencilla y de rápida aplicación para el análisis de tramas 2Mb´s en modo analizador “Rx” y modo analizador/generador “Tx/Rx”. No se pretende entrar en la interpretación profunda de los resultados obtenidos, sino realizar una medida de campo la cual nos permita comprobar de forma rápida y concisa que la trama está en buen estado, y a primera vista mediante los led del analizador y los submenús determinar qué tipo de problemática existe. Útiles Necesario para realizar medidas y pruebas: • Analizador Ict-2040 PCM multitester con cargador. • Juego de cables conectores BNC- (según punto de prueba). • Herramientas según conectores. Elección del tipo de Análisis Nos centraremos en tres de las diferentes opciones que nos presenta el aparato, siendo las mismas: Modo Analizador: • Nos visualiza de forma automática el análisis de lo recibido en el punto de entrada, siendo regenerada la señal sin perturbaciones en cristal y transmitida por la salida del ICT. Modo Generador: • Nos genera el tipo de trama que le seleccionemos de las que nos da opción. Modo Analizador/Generador: • Nos genera la trama seleccionada y analiza la misma configuración sin nivel de ocupación de canales. Las restantes posibilidades como son mediciones en alta &amp; baja frecuencia é extracción &amp; inserción se obvian por el enfoque de este documento. Modo Analizador Se procede al encendido del testar mediante pulsión breve “un toque seco” del encendido, para el apagado pulsión continua durante aprox. 2 s. Por la opción MODE pulsamos para que nos muestre la pantalla las diferentes gamas de medición y análisis, seleccionamos la función Analizador pulsandon ENTER. Nos vamos a la tecla configure, mediante la cual entramos en el menú de configurar la trama de análisis, por las flechas del navegador nos colocamos en los diferentes campos modificables y con los símbolos de +, - seleccionamos la opción según tipo de trama. Terminado, High Z, Monitor. HDB3 o AMI. PCM30 con o sin CRC, PCM31 con o sin CRC. O sea, el tipo de terminación de circuito, código de línea, tipo de trama sí se desea que permanezcan los led de forma fija cuando finaliza un evento o no mediante &lt;On u Off&gt;. Una vez realizada la selección de Config. Por la opción &lt;Map&gt; visualizamos los Ts ó intervalos de tiempo que tenemos en el circuito, apareciendo en sombreado los que tramiten señal analógica. Warning : Dependiendo del punto de toma de señal a testear seleccionaremos la terminación en la configuración del ICT, de no ser correcta las medidas pueden ser incoherentes o provocaremos distorsiones en la línea (caídas de trafico), en función de la longitud del cable usado en la toma de señal. Ejemplo de configuraciones: 1. Modo analizador, caso de conectarnos al puerto G.704 NT, indeterminada asignación de TS, +CRC. Entrada: Terminado Código de línea: HDB3 Trama: PCM31+CRC 2. Modo analizador en paso conectados al DDF flujo PCM30 sin CRC. Entrada: High Z Código de línea: HDB3 Trama: PCM30 3. Modo analizador en punto de prueba desacoplado PCM31 sin CRC. Entrada: Monitor Código de línea: HDB3 Trama: PCM31 Por la opción Map visualizaremos los 32 TS de la trama. Nota: El ICT es interactivo, siempre está analizando (visualizando lo que realmente está recibiendo, coincida o no con nuestra configuración) ó transmitiendo, con la salvedad que cuando activamos la opción “Start”, nos registrará los eventos producidos en los contadores pertinentes de Calidad G.821, Totals y Trace descritos en el apartado 7. Modo Generador La seleccionaremos mediante la secuencia de comandos &gt;Mode (pulsándola hasta que nos aparezca generador), Enter (para admitirla). Una vez esto nos vamos a conf. Seleccionando la trama a generar, que serán las mismas opciones y maneras que en apartado de análisis. Se generará una señal sin ocupación de Ts (todo NNNNNNN). Si deseamos la ocupación de un canal en concreto nos colocaremos sobre él TS determinado. Seleccionando la letra P (inserción de señal seudo aleatoria, u sea sé, ocupar el canal de forma voluntaria para que el remoto lo detecte dicha ocupación). La opción de generador sólo nos permite la inserción de errores y alarmas por dicho comando. Modo Analizador/Generador Su selección se realiza según secuencia de comandos de apartados anteriores dándonos solo dos tipos de opciones de A/G que son: PCM31 +CRC ó Unframed Siendo las características de la señal Generada y por tanto Analizada de 31 TS sin ocupación de los mismos, no dando la opción que se reproduce en modo generador, ni la de discernir en el lado analizador por la opción Next que TS están ocupados. Cuando activamos la opción “Start”, nos registrara los eventos producidos en los contadores pertinentes de Calidad G.821, Totals y Trace etc. Vista de los puertos Terminación BNC Terminación Jack a 75 omnios a 120 omnios Abreviaturas Las diferentes opciones en G.821, Totals y Trace vienen descritas en el manual de uso que todo equipo debe tener, así como el significado de las abreviaturas de las mismas. Siendo las que muestra el ICT a nivel de led de forma resumida son: • Signal Loss: Pérdida de señal de entrada ICT “In”. • AIS &gt; Señal indicativa de alarma (la suele enviar el equipo cuando la trama medida está en abierto). • Frame Loss: Pérdida de la trama • Multi Frame Loss: Pérdida Multi trama. • DF: Pérdida remota de alineamiento de trama (cuando la trama que se supone que debe llegar no es la correcta). • DMF &gt; Pérdida remota de alineamiento de Multi-trama. • CRC &gt; Pérdida de alineamiento de Multi-trama VRC Apariencia de MAP: Se muestra la forma de la apariencia de la señal en diferentes opciones. Nota: • A veces puede suceder que el analizador no se deje configurar ó se comporte de forma incoherente. Para tales casos se reiniciar el mismo las veces que se considere oportuno. • Por el comando de “Función” podemos ajustar la configuración de umbrales para tolerancias de errores a detectar. Manual completo ICT 2040 Files: ICT HOT Download (1 vote) Information Created 28-12-2017 Changed 02-08-2018 Version Size 1.86 MB System Downloads 630"
<https://cuartodecomunicaciones.com/index.php/equipos-de-medidas/ict-2040>