_:nc6e437d695f54ecca1d051d2455d6570xb5
<http://schema.org/description>
"[vc_row][vc_column][vc_column_text]HI97728C  สำหรับการวัดไนเตรต ในน้ำ เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] การสั่งซื้อเครื่องวัดไนเตรตในน้ำรุ่น HI97728 มี 2รุ่นดังนี้ รุ่น HI97728C หมายถึงรุ่นทีอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบกระเป๋าหิ้ว และมาพร้อมอุปกรณ์น้ำยา CAL Check™ (ต้องซื้อ Reagents เพิ่มเท่านี้น) รุ่น HI97728 หมายถึงรุ่นทีมีแต่เครื่องวัด (ต้องซื้อน้ำยามาตรฐานเพิ่มเติมเองทั้งหมดได้แก่ น้ำยา CAL Check™ และ Reagents และกระเป๋าหิ้ว) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_tab_element tab_style=\"Style_2\" font_icons_position=\"Left\" enable_bg_color=\"#f4f4f4\" container_border_style1=\"border-style:inset;|border-radius:3px;\"][single_tab icon=\"Defaults-book\" title=\"Catalog สินค้า\" tab_id=\"46c96894-5c85-8\"][vc_column_text]      Catalog HI97728[/vc_column_text][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Specification เครื่องวัดไนเตรตในน้ำรุ่น HI97728 ⦁ Nitrate Range 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3--N) ⦁ Nitrate Resolution 0.1 mg/L ⦁ Nitrate Accuracy ±0.5 mg/L ±10% of reading at 25 °C ⦁ Nitrate Method Adaptation of Cadmium Reduction Method ⦁ Photometer/Colorimeter Light Source Light Emitting Diode with 525 nm narrow band interference filter ⦁ Photometer/Colorimeter Light Detector silicon photocell ⦁ Bandpass Filter Bandwidth 8 nm ⦁ Bandpass Filter Wavelength Accuracy ±1.0 nm ⦁ Cuvette Type round 24.6 mm diameter (22 mm inside) ⦁ Function GLP ⦁ Display 128 x 64 pixel B/W LCD with backlight ⦁ Logging Type auto-logging ⦁ Logging Memory last 50 readings ⦁ Battery Type/Life 1.5 V AA Alkaline (3 pcs.) / &gt; 800 measurements (without backlight) ⦁ Automatic Shut-Off After 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement) ⦁ Environment 0 to 50 °C (32 to 122 °F); 0 to 100% RH (IP67) ⦁ Weight 380 g (13.4 oz.) ⦁ Dimensions 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0\") [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=\"1/2\"][vc_single_image image=\"14491\" img_size=\"full\" alignment=\"center\" style=\"vc_box_shadow_border\"][/vc_column][vc_column width=\"1/2\"][vc_single_image image=\"14492\" img_size=\"full\" alignment=\"center\" style=\"vc_box_shadow_border\"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][evc_separator width=\"100%\" thickness=\"1px\" color=\"#dd9933\"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=\"1/6\"][bsf-info-box icon=\"Defaults-tags\" icon_size=\"32\" title=\"TAG:\"][/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=\"1/3\"][mvc_advanced_button padding_top=\"5\" padding_left=\"5\" btn_block=\"btn_block\" btn_size=\"14\" border_width=\"\" btn_text=\"เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ\" btn_hvrbg=\"#81d742\" btn_clr=\"#000000\" btn_hvrclr=\"#ffffff\" btn_bg=\"#f2f2f2\" btn_url=\"url:httpswww.neonics.co.thE0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8AAE0B8B4E0B899E0B884E0B989E0B8B2water-quality-measurement|||\"][vc_empty_space height=\"15px\"][/vc_column][vc_column width=\"1/3\"][mvc_advanced_button padding_top=\"5\" padding_left=\"5\" btn_block=\"btn_block\" btn_size=\"14\" border_width=\"\" btn_text=\"เครื่องวัดคลอรีน\" btn_hvrbg=\"#81d742\" btn_clr=\"#000000\" btn_hvrclr=\"#ffffff\" btn_bg=\"#f2f2f2\" btn_url=\"url:httpswww.neonics.co.thE0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8AAE0B8B4E0B899E0B884E0B989E0B8B2e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b8a7e0b8b1e0b894e0b884e0b8a5e0b8ade0b8a3e0b8b5e0b899|||\"][vc_empty_space height=\"15px\"][/vc_column][vc_column width=\"1/6\"][mvc_advanced_button padding_top=\"5\" padding_left=\"5\" btn_block=\"btn_block\" btn_size=\"14\" border_width=\"\" btn_text=\"pH meter\" btn_hvrbg=\"#81d742\" btn_clr=\"#000000\" btn_hvrclr=\"#ffffff\" btn_bg=\"#f2f2f2\" btn_url=\"url:httpswww.neonics.co.thE0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8AAE0B8B4E0B899E0B884E0B989E0B8B2ph-meter|||\"][vc_empty_space height=\"15px\"][/vc_column][/vc_row]"
<https://www.neonics.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/hi97728c>