_:nc89b3c5ed69c477881294278928686e5xb0
<http://schema.org/description>
"Портативный фотометр HI96712 предназначен для измерения концентрации алюминия. Особенности:CAL Check™ – Используются для проверки прибора и его калибровки с помощью прослеживаемых по NIST стандартов.GLP – Проверка даты последней калибровкиАвтоматическое отключение – Автоматическое отключение через 10 минут неиспользования в режиме измерения. Предотвращает разрядку батарейки в случаях случайного не выключения прибора.Индикатор состояния батарейки – Показывает оставшийся уровень заряда батарейки.Встроенный таймер – Отображает оставшееся до измерения время. Гарантирует, что все измерения производятся спустя строго определённый промежуток времени протекания реакции выполняемого теста.Сообщения об ошибках – Предупреждающие сообщения на дисплее о проблемах, связанных с отсутствием крышки, высоким значением нуля и низким значением стандарта.Индикатор охлаждения лампы – Для поддержания желаемой длины волны поглощаемого света необходимо обеспечить условия, при которых измеряемый компонент не перегревался от тепла, выделяемого вольфрамовой лампой. Каждый фотометр разработан так, чтобы время, требуемое для охлаждения компонентов, было минимальным. Индикатор охлаждения лампы отображается на дисплее перед проведением измерения.Единицы измерения – Соответствующая единица измерения отображается вместе с показанием.Технические характеристики:Диапазон от 0,00 до 1,00 мг/л (частей на миллион)Разрешение 0,01 мг/л (частей на миллион)Точность при 25°C ± 0,02 мг/л ± 4% от показанийИсточник света вольфрамовая лампаДетектор света кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра при 525 нмМетод адаптированный метод с аммониевой солью ауринтрикарбоновой кислотыАвтоматическое отключение после десяти минут неиспользования в режиме измерения; после одного часа неиспользования в режиме калибровки; с напоминанием последнего измеренияОкружающая среда от 0 до 50 C; относительная влажность макс 95% без конденсацииТип батареи 9В батарейкаРазмеры 193 x 104 x 69 ммВес 360 г "
<https://ecounit.kz/p58379585-hanna-hi96712-kolorimetr.html>