_:nbb38092e147148a284a25cb2fbc4adcbxb0
<http://schema.org/description>
" Магнитная мешалка с керамической нагревательной пластиной. Разъем DIN 12878 для подключения контактного термометра, например „ETS-D5„. Комплект включает: ●C-MAG HS 7 IKAMAG®; ●ETS-D5; ●H 16 V Штатив; ●H 38 Крепление;   Технические данные  C-MAG HS 7 IKAMAG  Места для перемешивания 1 Макс. объем для одного места (H2O)  10 l Макс. Объем (H2O)  10 l  Потребляемая мощность привода  15 W  Производимая мощность привода  1.5 W  Индикатор скорости  Шкала  Диапазон вращающего момента  100 - 1500 rpm Макс. длина магнитного мешальника 80 mm  Мощность нагрева  1000 W  Скорость нагрева ((1 l H2O im H15)  5 K/min  Диапазон нагревания температур  50 - 500 °C  Контроль нагрева Диодная линия  Колебание температур нагрева 10 ±K  Контроль диапазона скоростей  Шкала 0-6  Безопасный нагрев  550 °C Разъем для подключения контактного термометра ETS-D5 Точность контроля датчиком 3 ±K Постоянство температуры жидкости 3 ±K Нагревательная пластина материал Керамика Нагревательная пластина размер 180 x 180 mm  Размеры  220 x 105 x 330 mm Вес 5 kg Допустимая температура окружающей среды 5 - 40 °C Допустимая относительная влажность 80 % Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 21 Напряжение 230 / 120 / 100 V Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность 1020 W"
<https://labtime.ua/meshalka-magnitnaya-s-nagrevom-c-mag-hs-7-ikamag-package-p6406>