какие инструменты используют метеорологи
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Для измерения атмосферного давления применяют разл. типы барометров (ртутные, анероиды · >>. и др.), в верхних слоях атмосферы используют спец. виды датчиков ...
гиг­ро­мет­ра­ми
Влаж­ность воз­ду­ха на на­зем­ной ме­тео­ро­ло­гич. се­ти обыч­но из­ме­ря­ют пси­хро­мет­ра­ми или <anchor>гиг­ро­мет­ра­ми</anchor> (наи­бо­лее упот­ре­би­те­лен во­лос­ной гиг­ро­метр). Ко­ли­че­ст­во и ин­тен­сив­ность ат­мо­сфер­ных осад­ков оп­ре­де­ля­ют­ся при по­мо­щи до­ж­де­ме­ров или осад­ко­ме­ров (ко­ли­че­ст­во вы­пав­ших за дан­ный пе­ри­од осад­ков оп­ре­де­ля­ют не­по­сред­ст­вен­но с по­мо­щью до­ж­де­мер­но­го вед­ра и ста­ка­на).
ГИГРОМЕТР • Большая российская энциклопедия - электронная версия
ГИГРОМЕТР • Большая российская энциклопедия \- электронная версия

**[Большая российская энциклопедия 2004–2017](/)**

- a
- a
- a

- [Загрузить PDF](/pdf/2357612)
![image description](/img/file.svg)

- Распечатать
![image description](/img/printer.svg)


Поделитесь с друзьями

- ![](/img/e-mail2.svg)
- [![](/img/vk2.svg)](http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612)
- [![](/img/ok2.svg)](http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612)
- [![](/img/note2.svg)](http://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%93%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9E%CC%81%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%20&event=%3Ca%20href%3D%22http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612%22%3E%D0%93%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9E%CC%81%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%20%3C/a%3E&prop_taglist=БРЭ)

Подпишитесь на наши новости

Вернуться к началу с статьиup

- [РОССИЯ \[2004\]](/rf)
- РУБРИКИ










- [Археология](/section/archeology)
- [Биология](/section/biology)
- [Военное дело](/section/military_science)
- [Всемирная история](/section/world_history)
- [География](/section/geography)
- [Геология](/section/geology)
- [Изобразительное искусство](/section/fine_art)
- [Литература](/section/literature)
- [Математика](/section/mathematics)
- [Медицина](/section/medicine)
- [Музыка](/section/music)
- [Образование](/section/education)
- [Отечественная история](/section/domestic_history)
- [Политология](/section/political_science)
- [Психология](/section/psychology)
- [Религиоведение](/section/religious_studies)
- [Сельское хозяйство](/section/agriculture)
- [Социология](/section/sociology)
- [Спорт](/section/sport)
- [Театр и кино](/section/theatre_and_cinema)
- [Технологии и техника](/section/technology_and_technique)
- [Физика](/section/physics)
- [Философия](/section/philosophy)
- [Химия](/section/chemistry)
- [Экономика](/section/economics)
- [Этнология](/section/ethnology)
- [Юриспруденция](/section/law)
- [Языкознание](/section/linguistics)

- [ПЕРСОНАЛИИ](/persons)
- [СЛОВАРЬ](/vocabulary)
- [НОВАЯ ВЕРСИЯ](https://bigenc.ru)

# ГИГРО́МЕТР

- ![рубрика](/img/icon8.svg)






Рубрика: [Физика](/section/3617823)

- ![родственные статьи](/img/icon9.svg)
- ![image description](/img/icon10.svg)






В книжной версии



Том 7\. Москва, 2007, стр. 64

- ![image description](/img/icon10.svg)






Скопировать библиографическую ссылку:



* * *


- ![](/img/e-mail.svg)
- [![](/img/vk.svg)](http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612)
- [![](/img/ok.svg)](http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612)
- [![](/img/note.svg)](http://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%93%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9E%CC%81%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%20&event=%3Ca%20href%3D%22http%3A//old.bigenc.ru/physics/text/2357612%22%3E%D0%93%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9E%CC%81%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%20%3C/a%3E&prop_taglist=БРЭ)

Авторы: Н. А. Зайцева

ГИГРО́МЕТР (от _[гиг­ро…](/linguistics/text/2357608 "гиг­ро…")_ и метр), при­бор для из­ме­ре­ния [влаж­но­сти воз­ду­ха](/geography/text/1918502) или др. га­зов. Г. де­лят на груп­пы по прин­ци­пу дей­ст­вия. [Пси­хро­метр](/physics/text/3171740) срав­ни­ва­ет по­ка­за­ния двух тер­мо­мет­ров – су­хо­го и влаж­но­го. Ис­па­ре­ние во­ды по­ни­жа­ет темп-ру влаж­но­го тер­мо­мет­ра. Раз­ность по­ка­за­ний тер­мо­мет­ров тем боль­ше, чем мень­ше влаж­ность воз­ду­ха. Сорб­ци­он­ные Г. ис­поль­зу­ют гиг­ро­ско­пич­ные ма­те­риа­лы, свой­ст­ва ко­то­рых ме­ня­ют­ся при из­ме­не­нии влаж­но­сти. Та­ки­ми свой­ст­ва­ми мо­гут быть раз­ме­ры, напр. дли­на че­ло­ве­че­ско­го во­ло­са (т. н. во­лос­ные Г.), элек­трич. про­во­ди­мость, элек­тро­ём­кость и др. Кон­ден­са­ци­он­ные Г. фик­си­ру­ют точ­ку ро­сы, ко­то­рая тем вы­ше, чем боль­ше от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха. Квар­це­вые Г. оп­ре­де­ля­ют от­но­си­тель­ную влаж­ность по из­ме­не­нию час­то­ты ко­ле­ба­ний квар­це­во­го кри­стал­ла, по­кры­то­го вла­го­чув­ст­ви­тель­ной плён­кой. Г., ис­поль­зую­щие ме­тод спек­траль­но­го по­гло­ще­ния, из­ме­ря­ют ин­тен­сив­ность из­лу­че­ния в двух близ­ко рас­по­ло­жен­ных об­лас­тях спек­тра, в од­ной из ко­то­рых во­дя­ной пар по­гло­ща­ет из­лу­че­ние, а в дру­гой – нет. Спек­тро­ско­пич. ме­тод осо­бен­но удо­бен для из­ме­ре­ния аб­со­лют­ной влаж­но­сти. Кон­ст­рук­ции Г. разл. ти­пов за­ви­сят от их на­зна­че­ния и ус­ло­вий ис­поль­зо­ва­ния.

Г., снаб­жён­ный сис­те­мой не­пре­рыв­ной ре­ги­ст­ра­ции по­ка­за­ний чув­ст­ви­тель­но­го эле­мен­та, на­зы­ва­ют гиг­ро­гра­фом. По­след­ний, как пра­ви­ло, по­строен по прин­ци­пу во­лос­но­го Г. и ре­ги­ст­ри­ру­ет из­ме­не­ние от­но­си­тель­ной влаж­но­сти воз­ду­ха.

Вернуться к началу

×

#### Ссылка на статью на E-mail

другая картинка

ПослатьЗакрыть

×

#### Спасибо!

Ваш адрес успешно подписан на рассылку новостей нашего сайта.


Закрыть

×

#### Подписка на рассылку новостей

другая картинка

ПодписатьсяЗакрыть

- **[![](/img/min-cult-logo.svg)\**
**\**
**![](/img/min-cult-name.svg)](http://mkrf.ru)**
- [О проекте](/about)
- [Контакты](/contacts)

_© БРЭ 2004–2017. Все права защищены._

_Главный редактор:  Кравец С. Л._
_Телефон редакции: +7-495-917-90-00 Email: secretar@greatbook.ru_

_Знак информационной продукции: 12+_

close