es es oc es es es es es es es en es es es en es gl es es es es es es es es es es es en en es es es gl gl es fr es gl es gl es es es es es es es es gl es es es es es es es es es en es en es es es
Los medidores de resistencia de CC de Hioki miden una amplia gama de valores de resistencia con un alto nivel de precisión. El RM3548 es un medidor de resistencia portátil de alta precisión capaz de medir niveles de resistencia desde microohmios a megaohmios, y es ideal para la prueba y mantenimiento de equipos grandes, por ejemplo, midiendo las resistencias de bobinado y soldadura en motores grandes y estatores para híbridos y vehículos eléctricos.
Precisión básica del 0,02%, 0,1 uΩ máx. resolución, 1A máx. corriente de prueba
Mida desde 0.0 uΩ (corriente de prueba 1 A) a 3.5 MΩ
Registre fácilmente hasta 1,000 puntos de datos en la memoria simplemente aplicando las sondas del instrumento
Capture sin problemas los datos de prueba de aumento de temperatura usando medición de intervalo
El diseño portátil es ideal para mantenimiento y prueba de equipos grandes
Especificaciones básicas (precisión garantizada durante 1 año, precisión de ajuste posterior garantizada durante 1 año)
3 mΩ (pantalla de 3.5000 mΩ máx., Resolución de 0.1 µΩ) a rango de 3 MΩ (pantalla de 3.5000 MΩ máx., Resolución de 100 Ω), 10 pasos
Precisión de la medición: ± 0.020% lectura. ± 0,007% fs
[en un rango de 3 mΩ] 1 A CC a [en un rango de 3 MΩ] 500 nA CC
Voltaje de terminal abierto
5,5 V CC máx.
-10,0 a 99,9 ° C, precisión: ± 0,50 ° C (precisión combinada del sensor de temperatura Z2002 y RM3548)
Mostrar frecuencia de actualización
Sin OVC: aprox. 100 ms, con OVC: aprox. 230 ms
Corrección de temperatura, conversión de temperatura, compensación de voltaje de compensación (OVC), comparador (ABS / REF%), conversión de longitud, ajuste de sonido de juicio, retención automática, ahorro de energía automático (APS),
promediado, almacenamiento de panel / carga de panel, interfaz de comunicación USB ( La memoria interna RM3548 se reconoce como un dispositivo de almacenamiento masivo cuando se conecta a una PC)
Número de puntos de datos grabables: (manual / automático) hasta 1.000, (intervalo) hasta 6.000; Intervalo: 0,2 a 10,0 s (pasos de 0,2 s); Adquisición de datos de la memoria: pantalla, almacenamiento masivo USB (archivos CSV, TXT)
Pilas alcalinas LR6 (AA) × 8, Uso continuo: 10 horas (en las condiciones de nuestra empresa), Consumo nominal de energía: 5 VA máx.
192 mm (7,56 pulgadas) de ancho × 121 mm (4,76 pulgadas) de alto × 55 mm (2,17 pulgadas) de profundidad, 770 g (27,2 onzas)
Cable tipo clip L2107 × 1, sensor de temperatura Z2002 × 1, batería alcalina LR6 × 8, manual de instrucciones × 1, cable USB (tipo A a mini B) × 1, correa × 1, fusible de repuesto × 1