es es oc es es es es es es es en es es es es en es gl es es es es es es es es es es es es es es es es gl es es es es en en en en en en en es es en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es en es es es
El diseño de alta densidad de potencia líder en la industria permite 3 canales de salida de 1.7kW en un chasis de 1U.
Ver todas las fuentes de CC.
La serie Chroma 62000E de fuentes de alimentación de CC programables proporciona una salida de un solo canal de 1,7 kW, 3,4 kW y 5 kW, así como tres canales de salida de 1,7 kW, cada uno configurado en un chasis 1U de alta densidad de potencia líder en la industria. Los 28 modelos ofrecen salida fija y de rango automático con clasificaciones de corriente de hasta 22.5A y clasificaciones de voltaje de hasta 1200V.
La serie 62000E proporciona modos de voltaje constante (CV) y corriente constante (CC) para que los usuarios puedan cambiar la prioridad de salida en función de los requisitos de prueba. Junto con su salida de medición de alta precisión, su respuesta transitoria de alta velocidad y bajo nivel de ruido satisface una variedad de dispositivos y aplicaciones de prueba tanto en laboratorios como en la integración automatizada del sistema de prueba.
Estas fuentes de alimentación sirven para aplicaciones de prueba de uno y varios canales, como ATE de sistemas de energía D2D, sistemas de componentes automotrices, confiabilidad de los sistemas de energía satelital aeroespacial, durabilidad a largo plazo de componentes activos y pasivos, fuentes de alimentación integradas de sistemas industriales y médicos, suministro y envejecimiento de componentes de energía semiconductores, diodo led y láser, producción y envejecimiento de módulos solares, etc.
En comparación con las fuentes de alimentación tradicionales, la serie Chroma 62000E ahorra espacio al ampliar el espacio utilizable en el rack, disminuye el consumo de energía y simplifica las pruebas a un precio competitivo.
La fuente de alimentación de CC de la serie 62000E tiene entrada de 1 fase / 3 fases de 200 ~ 240Vac y 3 fases de 380 ~ 400Vac con PFC activo y 92% de alta eficiencia. Esto ayuda a los clientes a ahorrar costos de electricidad y distribución de capacidad de energía al realizar pruebas de alta potencia, y adaptarse a una gama de sistemas de energía en todo el mundo. Además, la fuente de alimentación puede ser controlada por las interfaces digitales USB/LAN(LXI)/CAN FD/GPIB y APG analógicas compatibles en función de los requisitos de integración del sistema DUT.
Alta densidad de potencia 1.7kW x 3CH en 1U
El diseño de alta densidad de potencia líder en la industria permite 3 canales de salida de 1.7kW en un chasis de 1U. Cada canal está aislado para un control y medición independientes de voltaje / corriente que ahorra espacio en el gabinete para la integración del sistema y simplifica la configuración del cable.
Por ejemplo, tome un fabricante de integración de sistemas que requiere nueve canales de alimentación de CC programable. Otras fuentes de alimentación 1U requerirían 9 fuentes de alimentación de un solo canal apiladas a una altura de 9U, mientras que la fuente de alimentación de la serie 62000E puede hacer el trabajo con solo 3 unidades a una altura de 3U (utilizando modelos de 3 canales).
Salida de rango automático y rango fijo
La serie 62000E tiene opciones de fuente de alimentación de salida de rango automático y de rango fijo disponibles para su selección en función de la aplicación, las especificaciones y el presupuesto del cliente. Por ejemplo, el 62050E-600P es un modelo de rango automático con especificaciones de salida de 5kW / 600V / 22.5A que se puede operar de manera flexible en diferentes combinaciones (como se muestra en la figura de la izquierda).
Proporciona una gran corriente de 22.5A al emitir 223V de bajo voltaje y una pequeña corriente de 8.4A a 600V de alto voltaje. Esto significa que un cliente con DUTs que necesitan ser probados tanto por bajo voltaje / alta corriente como por alto voltaje / baja corriente puede elegir una fuente de alimentación de CC de rango automático. El 62050E-600P se puede utilizar en un ATE para pruebas y mediciones para reemplazar múltiples fuentes de alimentación de CC, ahorrando costos y espacio.
Operación paralela maestro/esclavo de hasta 20 kW
Los usuarios deben considerar el tamaño compacto, el peso ligero, la alta utilización, la flexibilidad de ensamblar / desmontar múltiples sistemas de energía, así como el tiempo de mantenimiento de fallas del sistema, ya que cada uno de estos factores afectará la línea de I + D y producción. La fuente de alimentación de CC de la serie 62000E tiene un modo de control maestro/esclavo para paralelo hasta 4 dispositivos con un máximo de 20 kW.
El modo de operación en paralelo fácil de operar es conveniente para los laboratorios de I + D, las unidades de verificación y las líneas de producción. En este modo, el maestro descargará los valores de configuración a las unidades esclavas, lo que permitirá a los usuarios operarlo como una unidad independiente. El sistema paralelo adopta un diseño de intercambio de corriente digital con alta estabilidad e interferencia antirruido.
Programación de secuencia automática
La fuente de alimentación de CC de la serie 62000E tiene modos list y step integrados para que los usuarios programen la secuencia y el tiempo. El software proporciona 100 pasos de tiempo de permanencia que van desde 10 ms a 65535 s, control de voltaje y corriente, así como salida de señal de E / S para pruebas automatizadas. Estas funciones son aplicables para pruebas de caída de voltaje de convertidores e inversores de CC, carga automática de baterías, pruebas de ciclo de vida de componentes, pruebas de aviación de aeronaves, etc.
Interfaz de control intuitiva y fácil de usar
La fuente de alimentación de CC de la serie 62000E contiene una interfaz de control de usuario de última generación. El panel táctil intuitivo y la interfaz fácil de usar ayudan a una operación fácil, similar al uso de un teléfono inteligente. A través de los iconos en el panel táctil, los usuarios pueden completar convenientemente todas las configuraciones y mediciones de voltaje / corriente, configuraciones de control de secuencia de programa, etc.
Clasificación de voltaje: Hasta 1200V
Potencia nominal: 1.7kW / 3.4kW / 5kWCalificación actual: 22.5A máx.
Alta densidad de potencia: 1.7kW x 3chin 1U
Programación de secuenciación automática
Medición de alta precisión
Respuesta transitoria de alta velocidad
Ondulación y ruido de baja salida
Pantalla de control táctil intuitiva y fácil de usar
APG/CANFD/GPIB opcional e interfaces de control paralelo maestro/esclavo
Entrada de CA: 1 fase / 3 fases 200 ~ 240Vacor 3 fases 380 ~ 400Vac
Pruebas de componentes de vehículos eléctricos
Procesamiento de semiconductores y burn-in
Fuente de alimentación de equipos médicos
Pruebas aeroespaciales y satelitales
Prueba y medición ATE y Fabricación
Fuente de alimentación industrial y de sistema integrada
Fabricante de equipos e integrador de sistemas
Adecuado para aplicaciones de suministro de energía multicanal, como simulación de suministro de energía para aviación, aeroespacial y sistemas satelitales, y quemado y procesamiento para componentes, módulos D2D, baterías, imanes de aceleradores y fuentes de calentamiento por evaporación, etc.