es es oc es es es es es es es en es es es gl es es es es es es es es es es es es es es en en es es es
Después de años de desarrollo de sistemas de medición de puentes de alta resistencia y estándares de resistencia, Measurements International (MI) se complace en anunciar el lanzamiento del medidor de alta resistencia 6652A, disponible en dos configuraciones: Base y Premium.
El medidor de alta resistencia modelo 6652A está diseñado para medir alta resistencia en el rango de 1 MΩ a 100 TΩ. La construcción y operación simplificadas ofrecen un enfoque más fácil de usar para las mediciones de alta resistencia y para mejorar la velocidad de medición en comparación con otros dispositivos de entrada única.
Modo de medición directa: en este modo, el 6652A ofrece a los usuarios la capacidad de establecer rápidamente valores nominales de resistencias, medir la resistencia de aislamiento y la resistividad de volumen y superficie. Este modo también es útil para determinar la constante de tiempo de las resistencias, así como los coeficientes de voltaje y temperatura.
Medidas de sustitución de resistencias: (Solo disponible para 6652A Premium) En este modo, se obtiene una alta precisión. La medición de un estándar de resistencia conocida se compara automáticamente con una resistencia bajo prueba. Con este método, se tiene en cuenta cualquier desviación e inestabilidad del hardware y, en consecuencia, se corrigen para la medición de resistencia desconocida.
Rango de voltaje: El rango de voltaje del 6652A Basic es variable de 1 V a 1000 V. El ajuste de voltaje se indica en la pantalla del panel frontal.
Funcionamiento: el panel frontal ofrece a los usuarios opciones de medición sencillas e intuitivas. Las características incluyen protección de resistencia, ajuste de voltaje, tiempo de estabilización de la resistencia, número de mediciones, número de estadísticas y gráficos.