kk ru ru ru kk hi kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk ru kk kk en kk kk en ca en it en ru te en it en kk en ru tt kk kk en kk kk kk kk kk kk kk kk kk hi ru
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
-термоэлектр түрлендіргіштер мен температураны компенсациялау (ТК) құралдарының ұзартқыш сымдарының әртүрлі типтерімен өлшеу каналының (ӨК) сұлбаларын құрастыруды үйрену, олардың ӨК құрылымдағы температураны өлшеу нәтижесіне әсерлерін зерттеу.
- алынған тапсырма бойынша виртуалды зертханалық жұмыстың экранында температураны өлшеу каналының сұлбасын құрыңыз;
- канал құрамына әртүрлі типті ұзартқыш сымдарды және ТК құрылғысын қосып осы канал көмегімен берілген кіріс шаманы өлшеуге алты имитациялық тәжірибелерді өткізіңіз;
- имитациялық тәжірибелер нәтижелерін статистикалық өңдеңіз;
- әр тәжірибеде температураны өлшеу каналының қателігін бағалаңыз.
Берілген температураны өлшеу үшін өлшеу каналын жинауға келесілерді орындаңыз:
-бірінші ретті түрлендіргішті таңдау үшін «Первичный преобразователь» бетін ашыңыз;
- бастапқы тапсырмаға сәйкес аспаптардың ұсынылған тізімінен бірінші ретті түрлендіргіш типін – термопараны немесе термокедергіні таңдаңыз;
- датчик маркасын таңдағанда ол автоматты түрде зертханалық стенд сұлбасына орнатылады (терезенің сол жағында);
- екінші ретті аспаты таңдау үшін «Вторичный прибор» бетті ашыңыз; бастапқы тапсырмаға сәйкес екінші ретті аспаптардың ұсынылған тізімінен (милливольтметрлер, потенциометрллер, көпірлер және логометрлер) екінші ретті аспаптың типін таңдаңыз;
- екінші ретті аспаптың маркасын таңдағаннан кейін, осы аспап зертханалық стендтің өлшеу канал сұлбасына орнатылуы үшін «Установить» батырмасын басыңыз;
- өлшеу каналының сұлбасын жинау аяқталды (4.1 суретті қараңыз).
Егер де сұлба дұрыс жиналған болса, «Схема собрана правильно» хабарламаның қасында жасыл лампасы жанады; кері жағдайда «Схема собрана неправильно» хабарламаның қасында қызыл лампа жанады, бұл кезде сұлба дұрыс жиналғанша 4.2.2 әрекеттерді қайталау керек;
4.1 Сурет – Виртуалды зертханалық жұмыстың терезесі
4.2.3 Өлшеу каналының сұлбасы дұрыс жиналғаннан кейін ғана имитациялық тәжірибелерді орындауды бастауға болады, ол үшін «Имитационный эксперимент» бетін ашу керек.
4.2.4 Имитациялық тәжірибе санын 50 деп беріңіз.
4.2.5 Виртуалды зертханалық стендте «Температура объекта» тұтқасы көмегімен берілген температураны орнату керек (тапсырманы қараңыз).
4.2.6 «Начать имитационный эксперимент» батырмасын басыңыз.
«Имитационный эксперимент» бетінде имитациялық тәжірибелер нәтижелері (өлшенетін шаманың берілген мәнін өлшеу нәтижесі ретінде өлшенетін шаманың кездейсоқ алынған 50 мәні) және олардың таратылу диаграммасы көрінеді (4.2 суретті қараңыз).
4.2.7 Имитациялық тәжірибе нәтижелері автоматты түрде EXСEL файланы (.xls файл атының кеңейтілуі) жазылу үшін «Сохранить выборку» батырмасын басыңыз. Имитациялық тәжірибелер нәтижелерін статистикалық өңдеңіз:
- алынған сұрыптау бойынша бақылау нәтижелерінің математикалық күтімін, ортаквадраттар ауытқуын (ОКА) және өлшеу нәтижелердің ОКА‑ын;
- бақылау нәтижелерінің таратылу диаграммасын кұрыңыз.
4.2 Сурет – Имитациялық тәжірибе терезесі
1) Математикалық күтімі: = =90,29334 °С
2) Дисперсия: D= D=44,2557 °
3) Орташа квадраттық ауытқу.Бақылаудың қорытындысы: = =6,6525 °С
4) Орташа квадраттық ауытқу.Өлшеулердің қорытындысы: = =0,940805 °С
Гистограмманы тұрғызу үшін келесі кезеңдерден өтеміз:
5) Бақылау нәтижелері мәндерінің өзгеру диапазоны есептелінеді:
6) Осы барлық диапазон ұзындығы бірдей r интервалдарға бөлінеді: r=1+3.32*lgn=6.64058=7
Одан кейін үлкен жаққа дөңгелектенумен жақын арадағы бүтін жұпсыз санға дейін жуықтаймыз.Әдетте r=7 ÷15 диапазонында жатады.
7) Интервалдың ені анықталады: ∆=R/r=3,876857 °С
8) Интервалдың шекараларын анықтаймыз. Одан соң гистограмма құрылады. Бұл гистограмма бізде нормальды болып шықты. к=2,01
9) Aб=к*δб=2,01*6,6525 =13,371525 °С
A) Бақылау нәтижесі: Xб = X ± ∆б=(90,29334 ±13,371525) °С =(90±14) °С
Б) Өлшеу нәтижесі: Xө= X ± ∆o=(90,29334 ±1,891018) °С=(90,3±1,9) °С
4.2.8 Келесі үш имитациялық тәжірибе берілген температураның өлшеу нәтижесінде ұзартқыш сымдардың әсерлерін зерттеуге өткізіледі. Құрастырған өлшеу каналдың сұлбасы өзгереді.
Енді сұлбаны күрделілейміз: таңдалынған бірінші ретті түрлендіргіш типімен – термопарамен бірге жұмыс жасайтын ұзартқыш сымдарды оның құрамына қосамыз, ол үшін «Средства уменьшения погрешности» (4.3 суретті қараңыз) бетті ашамыз. Қателіктерді азайтатын үш типті – ХК, М, ПП ­– ұзартқыш сымдар және температураны компенсациялау (ТК құралы) құралдар көрінеді.
Термопараның таңдалынған типімен бірге тек қана белгілі типті ұзартқыш сымдар жұмыс жасайды [3, §4-9] – ашылған бетте ұсынылған үш типтің біреуі, сонда өлшеу қателіктің мәні ең кіші болады. ӨК өлшеу қателіктерін зерттеп, ұзартқыш сымдардың әртүрлі типтерін кезекті қосып отырып ӨК өлшеу қателіктерін бағалап, ұзартқыш сымның типін анықтау керек.
4.3 Сурет– «Средства уменьшения погрешности» беті
1) Мышкамен атының қасындағы шеңберді басып ХК типті сымдарды таңдаңыз. Зертханалық стендте өлшеу каналының сұлбасында ХК типті сымдар пайда болады. Өлшеу каналының алынған сұлбасы үшін 4.2.3 –4.2.8 әрекеттерді қайталаңыз.
2) Мышкамен атының қасындағы шеңберге басып М типті сымдарды таңдаңыз. Зертханалық стендте өлшеу каналының сұлбасында М типті сымдар пайда болады. Өлшеу каналының алынған сұлбасы үшін 4.2.3 –4.2.8 әрекеттерді қайталаңыз.
3) Мышкамен атының қасындағы шеңберге басып ПП типті сымдарды таңдаңыз. Зертханалық стендте өлшеу каналының сұлбасында ПП типті сымдар пайда болады. Өлшеу каналының алынған сұлбасы үшін 4.2.3–4.2.8 әрекеттерді қайталаңыз.
4.2.9 Өлшеу каналының ұзартқыш сымдарының әртүрлі типтері бар сұлбаларына 4.2.8-да алынған ортаквадраттар ауытқуларын бағалаңыз. ОКА-ы ең кіші болатын сұлбаны таңдаңыз.
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2017 год. (0.148 сек.)Пожаловаться на материал