hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en fr es ru pt ar vi tr th fy en he id el ta hy en fr en fr es ru pt ar vi tr th fy en he id el ta hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy de hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy hy hy en hy hy hy hy en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en en en tl en ceb en de en en id en en en en en en en en es en en en en es en en en en en ja en th en en en en kn en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy ca en en en ru en en fr en en en en fr en fr en nl en en en en en en en en fa en en sv en my en en sv de fr en de en de en en en en sv zh fr cs en en pt sv en fr de en en en sv en fr en de en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy es en en hy en hy hy zh en sv hy
Հոսքի արագության գազի ցուցիչի տոտալացուցիչ, հոսքի ունիվերսալ մոնիտորներ, հոսքի հաշվիչի տոտալիզատոր
SHR-1100 (պարզ) մեկ շղթայով թվային ցուցադրման կարգավորիչ
SHR-5620 թվային ցուցադրման ծավալային չափիչ
Ուլտրաձայնային բաց ալիքի հոսքի հաշվիչ
SX 3000 գծապատկերի գրանցում / թղթի ձայնագրիչ
MS Series Touch Screen ծրագրավորվող ավտոմատացման կարգավորիչ
Թղթե ջերմաստիճանի գծապատկերի գրանցիչ
ST100 Գունավոր թղթե ձայնագրիչ
4 ալիք առանց թղթի ձայնագրիչներ
Դիֆուզիոն սիլիկոնային ճնշման հաղորդիչներ
SH 308 սերիայի ցրված սիլիցիումի ճնշման հաղորդիչ
Կարողունակ ճնշման սենսոր 3351
SH308-M սերիայի ճնշման հաղորդիչ
RTD PT100 3 լար
Բարձր ջերմաստիճանի K տիպի ջերմապլաստ
Գարնանային բեռնված ջերմային զույգ
Rmերմաստիճանի / ջերմամեկուսիչ հավաքույթ
Հիդրոստատիկ հեղուկի մակարդակի տվիչ
SHR-1100 (պարզ) մեկ շղթայով թվային ցուցադրման կարգավորիչ
SHR-5620 թվային ցուցադրման ծավալային չափիչ
AJ-D սերիայի խմբաքանակի վերահսկիչ
Vortex հոսքի հաշվիչը նախատեսված է մաքուր հեղուկի, գազի և գոլորշու հո...
Գնեք Որակի Էլեկտրամագնիսական հոսքի հաշվիչ Չինաստանից արտադրությ...
AJ Flow Meter Totalizer- ի առանձնահատկությունները
Հարմար է հոսքի (ջերմության) բոլոր տեսակի հեղուկների, մեկ կամ խառը գազերի և գոլորշիների ցուցադրման, հաշվարկման և վերահսկման համար: Դա հոսքի արագության տոտալիզատոր է:
Մուտքագրեք հոսքի բազմաթիվ սենսորային ազդանշաններ (ինչպիսիք են VSF, տուրբինը, էլեկտրամագնիսական, արմատները, էլիպսաձեւ հանդերձանքը, դուպլեքս ռոտորը, բացվածքային ափսեը, V- կոնը, Annubar- ը և ջերմային հոսքաչափը և այլն): դա հոսքի ունիվերսալ մոնիտորներ է:
Հոսքի տոտալացնողի մուտքային ալիք. Ստացեք հաճախականության և բազմակի ընթացիկ ազդանշաններ:
Ureնշման և ջերմաստիճանի ներմուծման ալիք. Ստացեք ընթացիկ բազմաթիվ ազդանշաններ: Դա գոլորշու / գազի հոսքի վերահսկիչ է `ջերմաստիճանի և ճնշման փոխհատուցման հաշվարկով:
Ապահովեք 24VDC և 12VDC էլեկտրամատակարարում կարճ միացման պաշտպանությամբ, պարզեցրեք համակարգը և խնայեք ներդրումները:
Սխալների հանդուրժողականություն. Երբ ջերմաստիճանի, ճնշման կամ խտության փոխհատուցման չափման ազդանշաններն աննորմալ են, փոխհատուցեք համապատասխան գործողության ձեռնարկի կարգաբերմամբ:
Շրջանաձև ցուցադրում. Հարմարավետություն ցուցաբերեք բազմաթիվ գործընթացների փոփոխականներին, ոչ միայն հոսքի հաշվիչին վերահսկելու համար, կարող է նաև ցույց տալ ջերմաստիճանի և ճնշման մասին տեղեկությունները, երբ ազդանշանները միացված են մեր հոսքի տոտալացման ցուցանիշին:
Արդյունքի ընթացիկ ազդանշանի թարմացման ցիկլը 1 վայրկյան է, որը կարող է բավարարել ավտոմատ կառավարման պահանջները:
Կարգավորեք գործիքի ժամացույցի, հաշվիչի ավտոմատ ընթերցման և տպման գործառույթի հետ, հարմարավետություն ապահովեք հաշվառման կառավարման համար:
Ինքնաստուգումը և ինքնորոշումը պարզեցնում են հոսքի արագության տոտալիզատորը օգտագործման և պահպանման համար:
3-մակարդակի գաղտնաբառ ՝ պարամետրերը փոփոխելու համար չարտոնված անձնակազմին կանխելու համար:
Չկան պոտենցիոմետր, կոդի անջատիչ և կարգավորվող այլ սարքեր, որոնք կարող են բարելավել հոսքի տոտալիզատորի թրթռման դիմադրությունը, կայունությունն ու հուսալիությունը:
GPRS / CDMA (անգլերեն տարբերակը հասանելի չէ)
Ethernet (անգլերեն տարբերակը հասանելի չէ)
Կարգավորեք ջերմաստիճանի, ճնշման և խտության փոխհատուցումների հետ, և այն նաև ունի սեղմելիության գործակիցի ընդհանուր գազի և հոսքի ոչ գծային փոխհատուցում: դա գազի հոսքի վերահսկիչ է:
Գոլորշիների խտության փոխհատուցման կատարյալ գործառույթ, հագեցած գոլորշիների և գերտաքացված գոլորշիների ավտոմատ ճանաչում և թաց գոլորշիների խոնավության պարունակության հաշվարկում: Դա գոլորշու / գոլորշու հոսքի համակարգիչ է:
Առևտրի կարգավորման հատուկ գործառույթ:
Հարցման գործառույթը որոշ անօրինական գործողությունների վերաբերյալ:
ջրի հոսքի հաշվիչի տոտալիզատոր Display ուցադրման միավորը կարող է փոփոխվել `համաձայն տարբեր պահանջների:
Խոշոր պահեստավորման գործառույթը հոսքի արագության տոտալացման համար
Օրվա գրառումը կարող է պահվել 5 տարվա ընթացքում
Ամսվա գրառումը կարող է պահվել 5 տարվա ընթացքում
Տարվա գրառումը կարող է պահվել 16 տարվա ընթացքում
ԱՐILԱԹԵ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐSTRԻՔՆԵՐԻ AJ Flow Totalizer– ի բնութագրերը
Thermocouple: K, E, B, J, N, T, S
Waveform: Rectangular, Sine and Triangle wave
Amplitude: more than 4V
Special requirements please contact us
Baud rate: 600, 1200, 2400,
4800, 9600bps,8 data bits, 1stop bit, and 1 start bit
Accuracy for frequency conversion: ±1 pulse (LMS), better than 0.2%
-999999~999999 for flow rate and compensation value
Backlit 128*64 lattice LCD
Display flow totalizer, flow rate, energy, power, medium temperature, medium pressure, medium density, medium heat enthalpy, differential pressure, current, frequency, date, time, Alarm status
Optional relay upper limit and lower limit control (Alarm) output, LCD and LED output indication;
Control (Alarm) with hysteresis (The number of alarm relay is up to 2)
Alarm type: flow upper and lower limit, temperature upper and lower limit, pressure upper and lower limit;
Through RS232 interface to Serial thermal printer
Real-time print or timing print, Up to 8 times timing print in one day.
Totalizer will be remained for more than 20 years after power off
Reset automatically when Power supply is low
Reset automatically when abnormal working (Watch Dog)
Password protection for important data
Ambient temperature : -20~60℃; Relative humidity: ≤85%RH, Far from strong corrosive gas
Normal Type: AC 220V % (50Hz±2Hz)
Special Type: AC 80~265V (Switch power)
DC 24V±1V (Switch power) (AC 36V 50Hz±2Hz)
Back-up power: +12V, 20AH, it will last 72 hours
AJ Flow Meter Totalizer ցուցադրման էկրան
AJ Flow Totalizer- ի կազմաձևի օրինակ
DN50 Vortex հոսքի սենսոր, չափել գոլորշին; հոսքի միջին գործակիցը 9.4132 / լ է; ջերմաստիճանի և ճնշման փոխհատուցում; ջերմաստիճանի տվիչ Pt100; ճնշման հաղորդիչ 0-1,6MPa; 4-20mA ելք; Ոչ տագնապ; ցածր հաճախականության կտրումը 60 Հց է; ջերմաստիճանի միջակայք + 150 ~ 200 ℃ (եթե ջերմաստիճանը դուրս է, եթե միջակայքը օգտագործվում է 180 ℃ կարգավորող ջերմաստիճան); ճնշման տիրույթ 0.7 ~ 1.0MPa (Եթե ճնշումը դուրս է, եթե միջակայքը, օգտագործեք 0.8MPa կարգաբերման ճնշում):
Պարամետր Հոսքի ամբողջացուցիչի կազմաձևում
V-cone հոսքաչափ, չափել գոլորշու զանգվածը; Rosemount 3051 դիֆերենցիալ ճնշման հաղորդիչ, Pt100 և ճնշման հաղորդիչ; դիֆերենցիալ ճնշման հաղորդիչի տիրույթը 0 ~ + 300Pa; ելք 4-20mA Ոչ; հոսքի միջակայք 20 տ / ժամ; նախագծման խտությունը 3.3342 կգ / մ 3; ճնշման հաղորդիչի միջակայքը 0 ~ 1.6 ՄՊա; ջերմաստիճանի տիրույթ + 170 ~ + 260; ընդհանուր ջերմաստիճանը `+ 200; ճնշման միջակայք 0.6 ~ 1.0MPa; ընդհանուր ճնշում `+ 0.7MPa; ցածր հոսանքի կտրում 4.005 մԱ:
Պարամետր Հոսքի ամբողջացուցիչի կազմաձևում
Մագնիսական հոսքաչափ, չափել հեղուկ; ելք 4-20mA; միջակայքը 0-60 մ 3 / ժ:
Պարամետր Հոսքի ամբողջացուցիչի կազմաձևում
AJ Flow Totalizer մոդելի ընտրություն
AJ series Flowmeter Totalizer
Ethernet (English is unavailable)
Switching signal of relay output
USB interface, using to download the data in meter
16 Bit A/D convertor module
Wireless remote control function.*1
* 1 Հիմնականում օգտագործվում է վտանգավոր պայմաններում և հոսքի լարման ամբողջացումը չբացելու պայմաններում:
AJ Flow Totalizer- ի չափերը
Հաղորդագրություն թողնել Ուղարկել մեզ էլեկտրոնային փոստով
մենք ձեզ հետ կկապվենք 24 ժամվա ընթացքում
No.286 Tongtai Road, Jinhu, Huai'an, ianիանգսու նահանգ, Չինաստան
Copyright ©SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD. All Rights Reserved
տուն Ապրանք Աջակցություն Բլոգ Մեր մասին Կապ sitemap
ADDRESS:No.286 Tongtai Road, Jinhu, Huai'an, ianիանգսու նահանգ, Չինաստան