hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en fr es ru pt ar vi tr th fy en he id el ta hy en fr en fr es ru pt ar vi tr th fy en he id el ta hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en en en fr en nb en fr en en en ca ko de en en en vi de en ja pt sl sl hu es fr ca sv af ko de en en en en de oc oc fr en sl fr fr ko en en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy de hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy en hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy hy fr en fr en hy es en en hy en hy hy zh en sv hy
Թվային, հզորության ճնշման փոխարկիչ | Սենսոր, ճնշման փոխարկիչ արտադրողներ
SHR-1100 (պարզ) մեկ շղթայով թվային ցուցադրման կարգավորիչ
SHR-5620 թվային ցուցադրման ծավալային չափիչ
Հզոր ինտերֆեյսի գործառույթները երաշխավորում են գերազանց փոխազդեցություն `մեխանիկական օպերատորի կարիք չունեցող: Դա ճնշման ցուցիչ հաղորդիչ է, կարող է ցուցադրել 3 ֆիզիկական պարամետր, ներառյալ ճնշումը, ջերմաստիճանը և հոսանքը, և 0-100% անալոգային ցուցումներ: Ստեղնաշարի հարվածով գործողությունը կարող է ավարտել զրոյական փոխանցման, միջակայքի կարգավորման, խլացման կարգի հիմնական պարամետրերը `առանց ստանդարտ ճնշման, ինչը մեծապես հարմար է տեղանքի կարգաբերման համար:
Ոչ մի մեխանիկական և շարժական մասեր, սպասարկման քիչ աշխատանք
Շեղ և զրոյական շարունակական և կարգավորելի դրսից
Լավ կայունություն կոնդենսատիվ ճնշման սենսորի համար
Դրական հերթափոխը կազմում է 500%; Բացասական հերթափոխ 600%
Երկու լարային համակարգ 4 ~ 20mA DC, դա անալոգային ճնշման սենսոր է
Պինդ բաղադրիչներ, կարկատակի տիպի տպագիր տպատախտակ
Պայթյունից պաշտպանված կառուցվածք, ամբողջ օրվա օգտագործում
Միավորված կառուցվածք, մասերի ուժեղ փոխանակելիություն
Մանրանկարչություն (ընդհանուր բարձրությունը 166 մմ)
Կոնտակտային միջավայրի դիֆրագմային նյութեր (316L, TAN, HAS-C, MONEL և այլն)
Կարողունակության ճնշման հաղորդիչի աշխատանքային սկզբունքը
Pressնշումը կամ դիֆերենցիալ ճնշումը կհանգեցնեն ճնշման սենսորի դիմադրության արժեքի և կամրջի լարման ելքային արժեքի որոշ փոփոխությունների: A / D փոխակերպման միջոցով ճնշման սենսորը կվերածվի թվային ազդանշանի, որն ուղարկվում է միկրոպրոցեսորին `հաշվարկման համար: ապա ընթացիկ կառավարման ազդանշանը դուրս կգա ընթացիկ կառավարման շղթայի, որը կվերածվի անալոգային 4-20mA ընթացիկ ելքի: Մինչդեռ միկրոպրոցեսորը պատասխանատու է ինտերակտիվ և այլ գործողությունների համար (ցուցադրում և կարգավորում):
Կարողունակության ճնշման հաղորդիչի ֆունկցիայի պարամետրերը
Serviceառայություն ՝ հեղուկ, գազ և գոլորշի
Չափման միջակայք ՝ 0 ~ 0,06 կՊա-ից 0 ~ 40 Մպա
Ելքային ազդանշան ՝ 4 ~ 20mA DC (չորս մետաղալար 220V AC էլեկտրամատակարարում, 0 ~ 10mA DC ելքային ընտրանքներ)
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում `12 ~ 45V DC, ընդհանուր առմամբ, 24V DC:
Բեռնման բնութագիր. RL և ուժային լարման Vs բեռնման իմպեդանսի հարաբերական հավասարություն. RL <= 50 (Vs-12) (բեռի բնութագրիչի համար տես աջ նկարը)
Indուցանիշ. Ցուցիչի տիպի գծային ցուցում 0 ~ 100% կշեռքներ կամ LCD ցուցիչ, LED ցուցիչ:
Պայթյունի ապացույց. Ա. Պայթյունի մեկուսացում d II BT4; բ Բնականաբար անվտանգ ia II CT6
Դրական և բացասական տեղաշարժեր.
Zeroրոյական կետի դրական և բացասական տեղաշարժերից հետո բարձրության և ստորին սահմանի արժեքների բացարձակ արժեքները և չափման տիրույթը չպետք է գերազանցեն չափման տիրույթի վերին սահմանի 100% -ը: (խելացի տեսակը. Շրջադարձի հարաբերակցությունը 15: 1);
Առավելագույն դրական տեղաշարժը նվազագույն ճշգրտման տևողության 500% -ն է.
Առավելագույն բացասական հերթափոխը նվազագույն ճշգրտման տևողության 600% է:
Ուժեղացուցիչի շահագործման ջերմաստիճանի միջակայքը ՝ -29 ~ + 93 ° C
Լրացնելու սիլիկոնային յուղի չափիչ բաղադրիչ. -40 ~ + 104 ° C
Կցաշուրթի հաղորդիչը լրացնում է բարձր ջերմաստիճանի սիլիկոնային յուղը `-20 ~ + 315 ° C
նորմալ սիլիկոնային յուղ ՝ -40 ~ + 149 ° C
Ստատիկ ճնշում ՝ 1,4, 10, 25, 32 ՄՊա
Խոնավություն. Հարաբերական խոնավություն 0 ~ 100% RH
Volավալի կլանումը ՝ <0,16 սմ 3
Խոնավեցում (փուլային քայլի արձագանք). Սիլիկոնային յուղ լցնելիս, ընդհանուր առմամբ, 0,2-ից մինչև 1,67 վրկ, շարունակական և կարգավորելի
Կարողունակության ճնշման հաղորդիչի տեխնիկական տվյալներ
(Հետևյալ պայմաններում. Առանց հերթափոխի, ստանդարտ շահագործման պայմաններում լրացրեք սիլիկոնային յուղ, 316 SS թաղանթ)
Uraշգրտություն. +/- 0,075%, + / - 0,1%, + / - 0,25%, + / - 0,5%
Մեռած գոտի. Ոչ (<= 0,1%)
Կայունություն. 6 ամսվա ընթացքում `առավելագույն տևողության հիմնական սխալի բացարձակ արժեքից այն կողմ
Թրթռման էֆեկտ. Պատահական կացնի վրա դեպի վեր, 200 Հց թրթռման հաճախականությամբ, չափման տիրույթի վերին սահմանի +/- 5% / գ սխալ:
Էլեկտրաէներգիայի էֆեկտը ՝ ելքի տարածքի <0,005% / Վ
Բեռնման էֆեկտ. Կայուն ուժով բեռնելուց ոչ մի ազդեցություն
Տեղադրման դիրքի հետևանք. Առավելագույնը 0.24kPa զրոյական սխալի, բայց կարգավորելի, բացարձակ ազդեցություն չունի տարածության վրա
Կարողունակության ճնշման հաղորդիչի այլ մանրամասներ
Դիաբրագմա ՝ 316 SS, Hastelloy C -276, Monel կամ Tantalum
Արտանետվող / օդափոխիչ փական. 316 SS, Hastelloy C կամ Monel
Կցաշուրթ և միակցիչ ՝ 316 SS, Hastelloy կամ Monel
«O» օղակ ՝ ակրիլոտրիլ-բուտադիենային կաուչուկ, ֆտորային կաուչուկ
Լրացրեք հեղուկը ՝ սիլիկոնային յուղ կամ իներտ յուղ
Բլոտ ՝ 316 SS
Էլեկտրոնային թափքի նյութ. Պղնձի և ալյումինի ցածր խառնուրդ
Կցաշուր NPT 1/4, կենտրոնի հեռավորությունը 54 մմ;
Գործընթացային միակցիչ NPT 1/2 կամ M20 × 1.5 արական կլոր կոն մակերեսներ, որոնք կնքվում են 50,8, 54, 57,2 մմ հեռավորության վրա միակցիչ տեղափոխելու ժամանակ (NPT կոն թելերով պայմանավորված է GB / T12716-91)
Էլեկտրական միացում ՝ G 1/2 "
Քաշ ՝ 4.5 կգ (ստանդարտ տեսակ)
Կարողունակության ճնշման հաղորդիչի չափերը
Մ – ի չափը
Նշում. * Տեսակ. Տեսակների մանրամասն տեղեկատվության համար տես ընտրության կոդերը
Ուլտրաձայնային բաց ալիքի հոսքի հաշվիչ
Կորիոլիսի զանգվածի հոսքի հաշվիչ
Երմային զանգվածի հոսքի հաշվիչ
Մետաղական խողովակի փոփոխական տարածքի հոսքաչափ / Ռոտամետր
Հորձանուտի հոսքի հոսքի հաշվիչ
Օվալաձեւ հանդերձանքի հոսքի հաշվիչ
Պտուտակային հանդերձանքի հոսքի հաշվիչներ
Թղթե ձայնագրիչներ և կարգավարներ
SX 2000 թղթե ձայնագրիչ
SX 5000 թղթե ձայնագրիչ
SX 6000 թղթե ձայնագրիչ
SX 8000 թղթե ձայնագրիչ
SX 3000 գծապատկերի գրանցում / թղթի ձայնագրիչ
MS Series Touch Screen ծրագրավորվող ավտոմատացման կարգավորիչ
Թղթե ջերմաստիճանի գծապատկերի գրանցիչ
ST100 Գունավոր թղթե ձայնագրիչ
4 ալիք առանց թղթի ձայնագրիչներ
Դիֆուզիոն սիլիկոնային ճնշման հաղորդիչներ
SH 308 սերիայի ցրված սիլիցիումի ճնշման հաղորդիչ
Կարողունակ ճնշման սենսոր 3351
SH308-M սերիայի ճնշման հաղորդիչ
RTD PT100 3 լար
Բարձր ջերմաստիճանի K տիպի ջերմապլաստ
Գարնանային բեռնված ջերմային զույգ
Rmերմաստիճանի / ջերմամեկուսիչ հավաքույթ
Հիդրոստատիկ հեղուկի մակարդակի տվիչ
SHR-1100 (պարզ) մեկ շղթայով թվային ցուցադրման կարգավորիչ
SHR-5620 թվային ցուցադրման ծավալային չափիչ
AJ-D սերիայի խմբաքանակի վերահսկիչ
Հեռակառավարման կնիքով ճնշման հաղորդիչ
Քիմիական կնիքով ճնշման չափիչ
Դիֆրագմայի կնիքի ճնշման հաղորդիչը ողողվող
Դիֆրագմայի կնիքով ճնշման երկարաձգված հաղորդիչը
Pressնշման և դիֆերենցիալ ճնշման հաղորդիչ
Կարողունակ ճնշման սենսոր 3351
SHLT տիպի մակարդակի հաղորդիչ
SHLT (խելացի) եզրային տիպի մակարդակի հաղորդիչը կարող է իրականացնել ճշգրիտ մակարդակի չափո...
SH սերիայի ճնշման հաղորդիչներ / DP հաղորդիչներ
SH Series ճնշման հաղորդիչները ընդունում են լիովին մեկուսացված էլեկտրական շղթայի տեխնոլոգի...
SHDP / GP DP / ureնշման հաղորդիչ ՝ հեռակա դիֆրագմայի կնիքներով
SHDP / GP դիֆերենցիալ ճնշման / ճնշման հաղորդիչը հեռակա դիֆրագմայի կնիքներով ապահովում է մի ...
No.286 Tongtai Road, Jinhu, Huai'an, ianիանգսու նահանգ, Չինաստան
Copyright ©SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD. All Rights Reserved
տուն Ապրանք Աջակցություն Բլոգ Մեր մասին Կապ sitemap
ADDRESS:No.286 Tongtai Road, Jinhu, Huai'an, ianիանգսու նահանգ, Չինաստան