es gl gl it lt it gl gl gl gl gl gl gl gl gl pt lo gl la gl en gl nds es en es pt en en pt pt gl de gl gl gl lt gl gl gl gl lt it gl pt gl gl gl gl gl gl gl gl gl lo gl la gl en gl nds es en es pt en en pt pt gl de gl gl lt gl gl gl gl en es gl gl lt gl es de zh gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl hi gl gl gl gl de gl gl gl gl gl gl de en gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl es de hbs_lat es gl pt gl de en gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl it gl gl gl gl gl es gl gl lt gl gl gl gl gl hu de gl es oc oc ms gl es es es gl gl gl fr gl gl es it gl es en de gl gl
SAI - Espectrometría de Plasma-Masas
Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.
Servizos de Apoio á Investigación
ICP-MS espectrometría de masas con fonte de plasma de acoplamento indutivo
É unha técnica espectroscópica especialmente desenvolvida para a análise de elementos e dá lugar a medidas rápidas, exactas e precisas.
Permite a determinación multielemental da maioría dos elementos do sistema periódico.
Dá orixe a espectros de masas simples dos elementos.
Atínxense límites de detección dunhas poucas ppb-ppt para a maioría dos elementos.
Obtéñense intervalos de linearidade que abranguen de 6 a 7 ordes de magnitude
Permite a medida de relacións isotópicas.
Pódense encaixar técnicas de separación como a cromatografía líquida, gasosa ou a electroforese capilar.
Permite utilizar sistemas de introdución de mostras como a vaporización. electrotérmica, a ablación por láser, a xeración de hidruros, a nebulización ultrasónica ou a desolvatación.
Segundo o sistema do analizador os equipos de ICP-MS poden clasificarse en cuadripolares (Q-ICP-MS) ou de sector magnético tamén chamados de alta resolución (HR-ICP-MS).
Elevada velocidade de varrido; obtéñense espectros completos de todo o intervalo de masas nuns poucos segundos
Maior simplicidade no manexo
Menor custo de investimento
Alta resolución, o que permite resolver as interferencias espectrais debidas á matriz
Elevada sensibilidade, permite chegar a límites de detección por debaixo das ppq
Boa precisión na medida de relacións isotópicas
Maior custo de investimento
Campos de aplicación: medio ambiente, alimentación, metalurxia, semicondutores, clínica e forense, bioloxía, xeoloxía, hidroxeoloxía, cerámica, arqueoloxía, industria petroquímica, industria farmacéutica etc.
LA-ICP-MS ablación por láser encaixada á espectrometría de masas con fonte de plasma de acoplamento indutivo
ablación por láser encaixada á espectrometría de masas con fonte de plasma de acoplamento indutivo
O encaixamento da ablación por láser á técnica de ICP-MS permite a análise de mostras sólidas sen necesidade de poñelas en disolución. A aplicación dun feixe de láser sobre a superficie da mostra produce a vaporización dunha parte desta, e é transportada até o plasma onde se produce a atomización e a ionización.
Permite análises puntais, superficiais ou en profundidade.
Campos de aplicación: a xeoloxía, a metalurxia, a cerámica, o vidro, a bioloxía, o medio , a arqueoloxía etc.
Determinación de impurezas en metais preciosos, aliaxes, escouras, metais de alta pureza.
Determinación de elementos en mostras biolóxicas: otólitos, cunchas, pelo, ósos.
Análise de materiais xeolóxicos: rocas, minerais, solos, sedimentos.
Determinación de relacións isotópicas en materiais. xeolóxicos para a súa datación.
Análise de cerámicas, vidros, esmaltes.
Análise de mostras arqueolóxicas.
HPLC-ICP-MS cromatografía líquida encajada a la espectrometría de masas
cromatografía líquida encajada a la espectrometría de masas
O acoplamento de sistemas de separación cromatográfica (HPLC) á técnica de ICP-MS permítenos facer a determinación non só da cantidade total deun elemento senón tamén a súa forma química xa que esta ten un gran impacto ena súa mobilidade, dispoñibilidade ou toxicidade.
Así podemos identificar as diferentes especies de elementos como Cromo (CrV, CrVI), Arsénico (AsIII, AsV, arsenobetaína, arsenocolina, DMA e MMA), Selenio (SeIV, Se-Cys2, Se-MeCys, Se-Met e SeVI), Mercurio (Hg, MeHg, EtHg), Yodo (yoduro, yodato) ou Bromo (bromuro, bromato).
DMA análise directa de mercurio
análise directa de mercurio
A análise directa de mercurio en mostras sólidas, líquidas e gasosas baséase nos principios de descomposición térmica da mostra, seguida de amalgamación e detección por absorción atómica. Destaca porque se realiza sen a necesidade de ningún tipo de preparación de mostra e cun tempo de análise de aproximadamente 5 min.
A mostra pésase directamente nunha naveta de metal ou de cuarzo, que se coloca no alimentador automático do equipo. A continuación, comezan as distintas etapas do proceso da análise:
Descomposición térmica nun forno enriquecido en osíxeno; así, o mercurio e o resto de produtos de combustión son liberados da mostra e pasan a través do catalizador, onde se eliminan os óxidos de nitróxeno e de xofre, así como halóxenos e outros compostos interferentes.
Eliminación do resto dos subprodutos, mentres que o mercurio queda atrapado de xeito selectivo nunha amálgama de ouro
Quecemento do forno da amálgama que libera rapidamente o mercurio, o cal é transportado polo gas portador (osíxeno ou aire ultra puro) á cela tripla situada ao longo do paso óptico do espectrofotómetro, onde é cuantificado mediante absorción atómica a 253,65 nm.
• límites de detección instrumental ao redor de 0,002 ng de mercurio
• límites de cuantificación ao redor de a 0,1 µg/kg
• tempo de análise aproximado por mostra: 5 minutos
• rango de medida para unha mesma análise (con cambio automático entre as 3 celas) entre 0 e 1500 ng de mercurio
• reproducibilidade típica < 1,5 %, resultados independentes da matriz e a estabilidade ao longo do tempo
• automostrador con capacidade para 40 mostras
• posibilidade de tomar mostras gasosas usando un controlador de fluxo másico e trampas absorbentes (reutilizables)
Medio ambiente, alimentación, industria farmacéutica, plásticos, gases, industria petroquímica, químico-biolóxicos, xeoloxía, arqueoloxía etc.
Análise cuantitativa do elemento ou elementos de interese en matrices acuosas
Análise cuantitativa do elemento ou elementos de interese en disolventes orgánicos
Análise semicuantitativa multielemental até 70 elementos, 50 % de exactitude, con indicación de elementos maioritarios, minoritarios e traza
Determinación de relacións isotópicas de Pb en solos (para outras matrices e/ou isótopos póñanse en contacto coa técnica responsable)
Preparación de mostras sólidas e micromostras en forno microondas ou bloque de dixestión de grafito
Determinación de As(III), As(V), arsenobetaína, arsenocolina, DMA e MMA por HPLC-ICP-MS
Determinación de elementos en mostras sólidas mediante LA-ICP-MS
Análise directa de mercurio en mostras sólidas, líquidas e gasosas
Tarifa A para persoal investigador pertencente a Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto a tarifa B
Tarifa B para universidades e organismos públicos de investigación (Prezos sen IVE)
Tarifa C para empresas e outros organismos privados de investigación (Prezos sen IVE)
Estas tarifas foron revisadas pola Comisión de Usuarios dos Servizos de Apoio á Investigación na súa reunión do 29/11/2021 e aprobadas polo Consello Social da Universidade o 17/12/2021.
Solicitude de análise de ICP-MS
Alicia M.ª Cantarero Roldán saiuepm@udc.es
tel: 881 012 089
tel: 881 012 678
fax: 981 167 068
Alicia M.ª Cantarero Roldán
María Teresa Pérez Uranga
Ver mapa máis grande
Servizos de Apoio á Investigación
Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Tel.: +34 981 167 067 (ext.: 2072 usuarios internos UDC)
Fax: +34 981 167 068 (ext.: 2129 usuarios internos UDC)
8º 24' 42,53" W (-8.411816)
43º 19' 51,54" N (43.330984)
Ver en Google Maps
Este contido é só accesible desde a rede da universidade