hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu oc hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu it hu hu hu hu sk hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu da hu en hu hu hu hu en
MS400-O3 professzionális ózongázmérő, 0,01-100 ppm-ig – OzonSpecialista
Ugrás a navigációhoz Kilépés a tartalomba
MS400-O3 hordozható professzionális ózonmérő, nagy felbontással 0.01-100 ppm-ig
Kijelzés: 2,5 hüvelykes nagy felbontású színes képernyő, amely megjeleníti az olyan információkat, mint a valós idejű koncentráció, riasztás, idő, hőmérséklet, páratartalom
Riasztás: nagyszögű, erős fényű dióda, 85 dB hang (az ózonmennyiség függvényében), rezgés
Hibakijelzés: ha a nullpont elmozdult a műszerben, vagy hibás a szenzor
Működési hőmérséklettartomány: -40 – +70 Celsius
Feszültség: DC3,7 V, 4500mA nagy kapacitású újratölthető polimer akkumulátor
Működés egy töltéssel: ≮ 50 óra (függ a szivattyú folyamatos működtetésétől)
Méret: 160 mm × 70mm × 28mm.
Tanúsítvány: CE, termék azonosítója: MS400
Kötelező (jogszabály által előírt, fogyasztókra vonatkozó) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:
A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a jogszabály (250.001 Ft-tól felfelé).
A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (100.001 Ft – 250.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás (10.000 Ft – 100.000 Ft-ig).
A jogszabály által előírt kötelező jótállást vállal vállalkozásnak minősülő Felhasználók esetén is.
További információk az ÁSZF-ben.
MS400-O3 professzionális ózongázmérő, 0,01-100 ppm-ig mennyiség
Cikkszám: GC210-O3-1 Kategória: Ózonmérők Címke: Professzionális
Az MS400-O3 egy professzionális hordozható, nagyon biztonságos ózongázt felismerő műszer. Az eszköz nagy kijelzővel felszerelt, az ózonfertőtlenítő működése után ellenőrzi a légtérben az ózongáz jelenlétét. A belső szivattyúnak köszönhetően magabiztos – pontos mérési eredményt biztosít. Számítógépre csatlakoztatható, a mérési eredmény kiértékelése, kinyomtatása végett.
2,5 hüvelykes nagyfelbontású színes képernyő, amely megjeleníti az olyan információkat, mint a valós idejű koncentráció, riasztás, idő, hőmérséklet, páratartalom, tárolás stb. a menü interfész nagyfelbontású szimulációs grafikát fogadott el az egyes menük funkcióneveinek megjelenítéséhez.
Az MS400-O3 környezeti mérésre szolgál, ezzel ellenőrizve az ózongenerátoros fertőtlenítőgép megfelelő működését. Riaszt, amikor az ózon koncentrációja veszélyes a levegőben, vagy zárt terekben, mint konditerem, sportközpont, iskola, kórház.
MS400-O3 professzionális ózonmérő jellemzői:
A beépített szivattyúnak köszönhetően magas megbízhatóság és megnövelt élettartam.
Automatikus kalibráció és visszaállás nulla értékre.
Jól kivehető, tiszta nagy kijelző.
Riasztási érték beállítható, amikor hanggal és fénnyel jelzi az értéket.
A standard konfiguráció 100 000 bejegyzés adattárolási kapacitása; a valós idejű és a rögzített idejű tárolás támogatott, vagy csak a riasztási koncentráció adatait tároljuk. Nagy kapacitás testreszabható.
Több riasztási mód, valamint többirányú és háromdimenziós riasztási állapotok.
Tartalmaz hang és fény riasztást, rezgés riasztást, a kijelző vizuális riasztását.
A riasztás típusai: koncentrációs riasztás, feszültség alatti riasztás és meghibásodási riasztás.
Több riasztási mód beállítása: alacsony riasztás, magas riasztás, intervallum riasztás és súlyozott átlag riasztás.
CD-ROM (felső szintű számítógépes kommunikációs szoftver).
A célpontok többszintű kalibrálása biztosíthatja a mérések linearitását és pontosságát.
Napló rögzítése Rögzítse a kalibrációs naplókat, javítási naplókat, hibahistóriákat, hibamegoldási megoldásokat,
az érzékelő élettartamára vonatkozó emlékeztető és az emlékeztető funkciója a következő koncentráció kalibrálás idejére.
Hibás működés felismerési funkció: a koncentráció kalibrálás automatikus felismerése és megakadályozása
helytelen működés, amely elkerülhető az emberi tényezők által okozott gyenge teljesítmény.
Hőmérséklet és páratartalom mérési funkció.
Készenléti állapotba helyezés, ekkor a szivattyú nem működik.
Kiknek ajánljuk a MS400-O3 professzionális ózonmérő készüléket?
Ózonnal dolgozó üzemeknek és gyártóknak, valamint az ózongázzal történő fertőtlenítést végzők számára is javasolt az ózonmérő készülék beszerzése és rendszeres használata. Otthoni használatra is alkalmas, mikor fontos a megfelelő gázkoncentráció elérése, valamint a visszabomlást is ellenőrizni tudjuk ez esetben. Azon túlmutatóan, hogy az ózongáz mérgező és a fertőtlenítést követően nem ajánlott a határérték felett teljesítő területen belül tartózkodni, törvény határozza meg az ózonnal dolgozó üzemek határértékét.
Az iparban dolgozók számára
Környezeti elemzéseket végzők részére
A gyártási körülmények vizsgálatára
Ózongenerátoros fertőtlenítést követően a szálloda- és vendéglátó ipar, valamint a szolgáltatók, oktatási intézmények és sport központok számára.
Fertőtlenítő ózon koncentrációjának irányszámai:
Referenciaértékek az ózonkoncentrációra légtér fertőtlenítéséhez (1 ppm = 2.14 mg/m³)
A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság 1979-ben kiadott Ipari Higiéniai Szabványa szerint az ózon biztonságos mennyiségének szabványértéke 0,15 ppm.
Kiemelt figyelmet igénylő dolgok ózon használatakor:
Az Amerikai Egyesült Államok szabványrendszere szerint a munkások 8 órán át dolgozhatnak olyan környezetben, ahol legfeljebb 0,1 ppm ózonkoncentrációnak vannak kitéve. Ezt a mennyiséget a természetben, átlagos erdős környezetben is mérhetjük.
A Nemzetközi Ózonszövetség állásfoglalása szerint olyan légtérben, ahol ózonnal dolgoznak, akár 10 órán keresztüli folyamatos munkavégzés is megengedett, ha az ózon koncentrációja nem haladja meg a 0,1 ppm-et.
Az emberekben általában 0,5-1 ppm közti ózonkoncentráció okoz bármiféle reakciót. Ennek a szabványok szerint másfél órán át teljesen biztonságosan ki lehet tenni az emberi szervezetet. Ennél hosszabb időtartam után már szájszárazságot és egyéb kisebb kellemetlenségeket érzékelhetünk.
1-4 ppm koncentrációjú ózon enyhe köhögést tud okozni, ennek legfeljebb 1 órán keresztül szabad kitenni az emberi szervezetet.
4-10 ppm koncentrációjú ózon erős köhögést okozhat, ennek legfeljebb 20 percen keresztül szabad kitenni az emberi szervezetet.
Az ózon felezési ideje 20-50 perc, a lebomlás végén a kimeneti anyag pedig oxigén lesz, ezáltal semmilyen mellékhatás vagy másodlagos szennyeződés nem keletkezik.
A hosszú távú gyakorlat megnyugtatóan igazolta, hogy az ózon fertőtlenítésre és ködoszlatásra való használata során semmilyen káros mellékhatás nem merült fel, semmilyen kár nem keletkezett a felszerelésben és egyéb anyagokban.
Vagyis az ózon ipari területen történő felhasználása esetében, a munkahelyi határérték betartása érdekében az ózon koncentráció rendszeres mérése szükséges.
„MS400-O3 professzionális ózongázmérő, 0,01-100 ppm-ig” értékelése elsőként Kilépés a válaszból
Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük
A te értékelésed * Értékelés… Tökéletes Jó Átlagos Nem olyan rossz Nagyon gyenge
A nevem, e-mail-címem, és weboldalcímem mentése a böngészőben a következő hozzászólásomhoz.
GC210-O3 hordozható ózonmérő, 0,1-20 ppm-ig
317 500 Ft Kosárba teszem
Pinuslong. ipari ózongenerátor, 392.000mg/h, 6000m³-ig
Értékelés: 5.00 / 5
4 381 500 Ft Kosárba teszem
_HANSTAT ózongenerátor, quartz csőrendszerrel, 40.000mg/h, 1.000 m³-ig
Értékelés: 5.00 / 5
Akció! 227 330 Ft 139 950 Ft Kosárba teszem
GC210-O3 hordozható ózonmérő, 0,1-20 ppm-ig
Mobil: +36 70 379 42 94
Adatkezelési tájékoztatóBuilt with Storefront & WooCommerce.
Keresés a következőre: Keresés