en hu hu de hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hbs_lat hu en de hu hu sk hu sv en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Kategóriák: Fogászati termékek, Röntgen berendezések
A panoráma felvétel képminőségében fontos szerepet játszik a páciens elhelyezkedése, beállítása. A legtöbb berendezésnél időigényes a beteg fejének tökéletes beállítása a meghatározott helyzetbe. A Hyperionnál nincs szabványosított egységes forgástengely: a gép pozícionálja magát a páciens körül, a páciens csak áll, míg a lézerirányítású multi-motor kinematikai pozícióját felveszi.
expozíciós idő: 7.9 sec a gyermekek felvételeknél, 9.2 sec felnőtt felvételnél
expozíciós idő tartománya: 160 ms – 14s (R10-skála)
szürkeárnyalat: 4096-12 bites A / D konverzió
Felbontás: több mint 5 LP / mm
. Képméret: 1536×2725 pixel
. Átviteli idő: max. 10 mp a teljes kép a számítógép képernyőjén
Gyors kapcsolat Ethernet vagy SD-kártyával
Hyperion önállóan vagy számítógéphez csatlakoztatva működik. Eldöntheti, hogy tárolja a képeket a memóriakártyán vagy továbbítja őket a helyi Ethernet hálózaton keresztül.
15 különböző diagnosztikai program érhető el a vezérlőpanelen. Automatikusan beállítható a standard, választható felnőtt és gyermek, panoráma felvételek valamint TMJ és Sinus.
A plug-in 3 dimenziós képkészítés
A Hyperion 3 dimenziós 3DTS kiegészítő alkalmazása lehetővé teszi, hogy ne csak panorámaképet lássunk a teljes fogazatról, hanem a 3DTS fejlesztéssel kiegészítve felfedezheti a 3. dimenziót, mind az alsó és felső állkapocsnál.
A 3D dinamikus felfedezése
Rendkívül hasznos azoknak, akik jártasak az implantológiában, hiszen lehetőségük van áttekinteni a transverzális szeleteket a PC képernyőjén. Pontos röntgenadatokat szolgáltat a fogászati tevékenységhez, tökéletes a komoly mérésekhez. Amíg a hagyományos stratigrafikus panoráma képkészítő technikák 2 és 4 statikus 2 dimenziós részt készítenek, az előre meghatározott anatómiai pozícióban, addig a 3 DTS-es reprodukálja egy PC segítségével az érintett terület anatómiai egészét. A felvételt lehetőségünk van egymást követő sorozatként megtekinteni.
A Hyperion egy külön klasszist képez saját komplex kinematikájának köszönhetően. Az artikulációs és rotációs mozgás kombinálásra került a két szimultán és átvihető mozgásokra, így biztosítva azt a tényt, hogy tökéletesen követi a páciens morfológiáját.
A megfelelő terület kiválasztása után a páciens panoráma röntgenfelvételének derékszögű területét használja közvetlenül vagy egy átlagos páciens mintáját. Látható terület 5*4*14 cm
A helyes kép elkészítése után, a rayMage szoftver segítségével a panoráma kép belekerül egy mappába, ahol lehetősége van a terület megtekintésére, szeletről szeletre, 1:1-es méretarány, 0.15 mm pixel pontossággal.
A szeleteket real-time-ban vizsgálhatja és így megbizonyosodhat arról, hogy megfelelő méretű implantátum kerül a páciens szájába. Saját maga tervezheti meg a leendő implantátum elhelyezését.