de de en fi de de de en de de de en fi de de de de de es de de de en de en de de de en de de de de de de en de de en de de de de de de de de de en de en en de fi de de de en en en de en ru fi sv en de en ru fi fr en de en es fi en fr en es fi de en it ru pl de de en de ru nl de fr en de es uk fi fr en en es ru de fr en en es nl de sv eo de es pl de en tr fr ru es de fr en de ru nl fi en en en hy pl fi ja en de pl es fi fr en en pl es fi de en pt pl pl fr fr hbs_lat en es sv de es es en pl pl fr nb de fr pl pl fr en en de de en en de de de de de en en de de de en en en en de de en de nb hbs_lat en de de de en de it de de fr de vi it de de de es es tr de ru de de de de de de de de en de de de gu de
Die Bestimmung der Blutzuckerwerte erfolgt, für einen Großteil der Menschen mit Diabetes, heute immer noch mit Hilfe einer konventionellen Blutzuckermessung. Wie läuft diese ab? Mit der Stechhilfe und darin eingelegten Lanzetten in die Fingerkuppe pieksen, einen Tropfen Kapillarblut aus der Fingerkuppe entnehmen, das Blut auf den Teststreifen aufbringen und warten, bis das Messgerät den aktuellen Bluzuckerwert anzeigt. Auf Basis dieser Selbstkontrolle bestimmen viele Diabetiker, in der Regel mehrmals täglich und abhängig von der Therapieform, die erforderlichen Insulinmengen zwischen den quartalsweisen Arztbesuchen.
Aus diesem Grunde ist die Genauigkeit der ermittelten Blutzuckerwerte extrem wichtig. Dabei kann man als Diabetiker durch geeignete Maßnahmen natürlich selbst erheblich beitragen. Darüber hinaus spielt die Messgenauigkeit der Blutzuckermessgeräte eine entscheidende Rolle. Noch so gut gewaschene Hände können den Effekt durch eine um fünf Prozent größere Abweichung des Messgerätes bei weitem nicht ausgleichen. Deswegen ist die Präzision bei der Auswahl des passenden Messgerätes auch so wichtig. Deswegen dieser Vergleich auf Basis aktueller Ergebnisse der meistgenutzten Produkte.
Seit 2013 gilt eine verschärfte ISO-Norm für Blutzuckermessgeräte, die ISO 15197:2013. Diese verpflichtet die Hersteller von Blutzuckermessgeräten verbindlich zusätzliche Qualitätsanforderungen zu erfüllen. So wird als Beispiel ab diesem Zeitpunkt auch die patientenfreundliche Handhabung als Qualitätskriterium geführt.
Die wichtigste Änderung war allerdings die Erhöhung der Messpräzision. Deswegen regelt die ISO die Einhaltung folgender Maximalabweichungen für 95% der durchgeführten Blutzuckermessungen:
Als Grundlage für diesen Beitrag dient die "Post-market surveillance of 18 blood glucose monitoring systems` accuracy based on ISO 15197:2013" * des renommierten Institut für Diabetes-Technologie GmbH in Ulm. Das Team um Geschäftsführer Dr. med. Guido Freckmann hat 18 aktuelle Messgeräte unterschiedlicher Hersteller nach Marktanteilen ausgewählt, Testmessungen durchgeführt, die Ergebnisse analysiert und veröffentlicht.
Um die Präzision der Blutzuckermessgeräte zu bewerten, führte das Team je Messgerät zwei Testreihen à 200 Messungen durch und verglich die Werte mit den Ergebnissen eines hochgenauen Referenzmessgerätes aus der klinischen Anwendung. Die Ergebnisse der Testreihe 1 zeigen die Häufigkeit der Abweichung von der aktuellen Norm ISO 15197:2013, also wie häufig fallen Messungen in den Bereich außerhalb des geforderten 15%-Bereiches. Die Testreihe 2 prüft darüber hinaus gegen strengere Anforderungen. Die Bewertung zeigt auf, wie häufig Messwerte sogar innerhalb eines 10%-Bereiches liegen. Die Prozentwerte in den Spalten geben an, wie viel Prozent der 200 Messungen z.B. im 15%-Bereich lagen.
Die Einfärbung nach einem Ampelschema haben wir für den 15%-Bereich wie folgt vorgenommen:
größer/gleich 99% = grün
größer/gleich 95% und kleiner 99% = gelb
kleiner 95% = rot
Außerdem gilt für den 10%-Bereich:
größer/gleich 90% = grün
größer/gleich 85% und kleiner 90% = gelb
kleiner 85% = rot
Die Platzierungen im Blutzuckermessgeräte-Test können Sie dem folgenden Ranking entnehmen:
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Abbott GmbH & Co. KG
* Der Blutzuckermessgeräte-Test wurde finanziell unterstützt durch AgaMatrix Europe Ltd., Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH, Beurer GmbH, i-SENS GmbH, LifeScan Scotland Ltd., Roche Diabetes Care Deutschland GmbH.Den Link zur Veröffentlichung auf diabetesjournals.org, finden Sie hier.
** das Messgerät FORA 6 Connect wurde nicht getestet, ist allerdings baugleich mit dem Aktivmed GlucoCheck GOLD. Deswegen sind die Ergebnisse des GlucoCheck GOLD für das FORA 6 Connect übertragbar.
Werte easy im Griff
Wie Sie mit einem digitalen Tagebuch die Blutzuckerwerte senken
Um den Blutzuckerwert und seine Entwicklung zu verstehen, sollte man die Einflussfaktoren dokumentieren und ein Tagebuch führen. Außerdem können zu den Blutzuckerwerten im VidaGesund-Online-Tagebuch die Ernährung, Kalorienaufnahme, Medikamente, Sport und Bewegung oder auch Blutdruck-, Blutgerinnungs-und Lungenfunktionswerte miterfasst werden. Für die schnelle Erfassung im Alltag steht die VidaGesund-App zur Verfügung, die zertifizierte Messgeräte ausliest und die Daten automatisch mit dem Online-Gesundheitskonto synchronisiert. Alle Blutzuckerwerte und Zusatzdaten können Sie jederzeit Ihrem behandelnden Arzt zur Verfügung stellen.
Das Online-Gesundheitskonto mit App können Sie mit Freemium kostenfrei nutzen!
Hinweis: Die Übersicht über die Autoren, deren Sachverständigkeit und den zu Grunde liegenden Quellen der Beiträge finden Sie unter folgendem Link.
Bitte beachten Sie, dass die hier wiedergegebenen Inhalte weder die medizinische Hilfe noch die Beratung durch einen Haus- oder Facharzt ersetzen können.
Copyright © VidaWell GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
© VidaWell GmbH | Alle Rechte vorbehalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Funktional Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt. Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.