de en de pl en de de en de de da de it de de de en en fr en de de en de de de de de nl de de de de de de de de eo de de de de nl de it de de de de de de de de de de de de de de de de de en nl de de de en de de de de de de de de hu de de de de en fr de de it de de it fr tr es en de it de da en de de de de de en
Thermoelement zeigt nach dem Einbau immer 24°C an
Neues Thermoelement zeigt mehr an als die eingebauten
Thermoelement zeigt die Temperatur mit Sprüngen an
Wir gewähren bis zu 4 Jahre Garantie für alle eigenen Produkte. Zukaufteile und Verbrauchsmaterialien sind hiervon ausgeschlossen bzw. unterliegen den jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungszeiten.
Die Garantie beträgt, soweit nicht explizit deklariert, 4 Jahre und deckt alle produktionsbedingten Mängel wie Undichtigkeit, fehlerhaftes Anzeigen Thermodrahtbruch oder Drift ab.
Diese Garantie erlischt sobald mindestens ein Punkt bestand hat:
mind. eins der Keramikrohre ist mechanisch oder chemisch beschädigt worden
das Produkt wurde nicht bei thermo-control gebaut, durch Dritte repariert oder konstruktiv verändert.
Das Thermoelement wurde dauerhaft über 1.400°C (Typ B 1600°C) eingesetzt.
Auf Wunsch kann vor dem Ablauf der Garantiezeit eine Kalibrierungsmessung von thermo-control vor Ort durchgeführt werden. Sollte bei einem unversehrten Thermoelement eine Abweichung von mehr als 0,5% der zu messenden Temperatur geben, wird das Thermoelement von uns durch ein Neues ersetzt.
Die Garantiezeit beträgt bis zu 4 Jahre und ist abhängig von der Applikation.
Jedes Vakuumthermoelement wird 100% He-Leck geprüft, dessen Ergebnis in dem Herstellerzertifikat dokumentiert wird.
Sollte eine Undichtigkeit des Thermoelementes festgestellt werden, ist es in den meisten Fällen ein Zeichen dafür, dass mindestens ein Keramikrohr gebrochen ist (siehe Wurzelbruch)
Durch die Bruchstelle des Keramikrohrs können die Ofengase in das Thermoelement eindringen und die Messdrähte angreifen. Zusätzlich wird der Effekt durch das Vakuum verstärkt. Dadurch entstehen Fehlmessungen, die Ihre Wärmebehandlung falsch durchführen lassen.
Damit dieser Fehler rechtzeitig behoben werden kann, ist die Konstruktion so ausgelegt, dass bei einem Bruch das Thermoelement seine Dichtigkeit verliert. Es wird eine ausreichende Dichtigkeit erhalten bleiben, damit bei einem Anfahren des Ofens z.B. die Grafitheizblöcke nicht beschädigt werden können. Die Undichtigkeit ist jedoch so hoch, dass kein Hochvakuum, welches zur Produktion benötigt wird, erreicht werden kann. Eine falsche Wärmebehandlung kann so vermieden werden und Ihre Charge bleibt unversehrt!
Durch diese konstruktive Eigenschaft kann der Operator rechtzeitig den Fehler beheben und das zerbrochene Thermoelement ausbauen. Das Thermoelement sollte danach zur Reparatur geschickt werden.
Wenn das Thermoelement direkt nach der Beschädigung ausgebaut wird, bestehen zudem gute Chancen, dass die teueren Messdrähte in durch eine Reparatur wieder verwendet werden können.
Die angegebenen Lieferzeiten beträgt für:
thermo-control Thermoelemente 2-3 Werktage
thermo-control Sauerstoffsonden 4-5 Werktage
Sie verstehen sich ab Werk (FCA Berlin) bei vorhandenem Material. Die verbindliche Lieferzeit wird mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
Alle Produkte, die mit einem Zertifikat ausgeliefert werden, erhalten eine Seriennummer. Diese ist wie folgt aufgebaut:
JJ gibt das Jahr der Fertigung
MM den Monat der Fertigung
nn Laufende Nummerierung des gefertigten Produktes in dem Monat
Zu der Seriennummer sind alle fertigungstechnischen Daten in unserer ERP verknüpft, wie beispielsweise die Chargennummer des verwendeten Thermodrahtes.
Die Seriennummer ist auf dem Produktlabel aufgedruckt. Bei Produkten mit Anschlussköpfen ist die Seriennummer zudem noch in das Innere des Anschlusskopfes mit einem Filzschreiber eingetragen. Dies hat sich oft bewährt, wenn nach Jahren im Betrieb das Label abgenutzt ist.
Im weiteren Text haben wir häufige Fragen zu unseren Produkten plaziert. Sollten Sie weitere Hilfe beötigen stehen wir gerne zur Verfügung.
13469 – Berlin, Deutschland
Tel: +49 (0)30 40 58 69 40
Fax: +49 (0)30 40 58 69 41
Ich willige ein, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme und Zuordnung für eventuelle Rückfragen dauerhaft gespeichert werden.
(c) 2007 - 2020 thermo-control Körtvélyessy GmbH | Design by d-siteware.io
Anmeldung für unseren Newsletter
Seien sie die ersten, welche über neue Entwicklungen, Produkte oder generelle Informationen Bescheid wissen! Unser Newsletter ist kein(!) regelmäßiger Dienst. Sie bekommen nur wirklich wichtige Neuigkeiten. Versprochen!
Sie haben sich erfolgreich eingeschrieben!
Sie können sich jederzeit aus der Liste entfernen lassen. Hierzu können Sie: - den Link [Abbestellen] im Newsletter klicken - die Seite ++++ nutzen - eine E-Mail an helpdesk@thermo-control.com mit "Abmeldung" im Betreff