kk ru kk kk kk kk ru ru ru ru kk ru kk de de tr kk ru ru kk ru kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru ba kk de kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk ru ru kk kk kk kk kk uk uk uk uk kk kk kk ru kk ky ru kk ru ru ru en en kk ru
ИНЕРТА 50 – инерттік газдарды тазалауға (қосымша тазалауға) арналған қондырғы
Осы өніммен бірге келесі аспапты сатып алады: Искролайн 100 - Металдар мен қорытпаларды жедел талдауға арналған үстелдік спектрометр.
Заманауи технологиялық жабдық өзінің жұмыс процесінде түрлі инертті газдарды (аргон, неон, гелий, криптон, ксенон) жиі қолданады. Мұндай қондырғылар немесе құралдарда сенімді және дәл жұмыс жасау үшін қолданылушы газдар өз құрамында қоспалардың минималды мөлшеріне ие болулары керек, яғни газдар тазалаудың жоғары деңгейі болуы керек. Ластандырғыш қоспалардың елеулі мөлшерінің болуы (0,002 % жоғары) жұмыс сапасын және талдау дәлдігін төмендетуге немесе мұндай талдауды жүргізудің мүмкінсіздігіне, ал кейбір жағдайларда жабдықтың істен шығуына (мәселе бірінші кезекте ауаны оптикалық блокқа инертті газға орналастыру үшін таза инертті газбен үрленетін спектрлік құралдар жөнінде) әкеліп соқтырады. Осылайша, мұндай жабықты қолдану кезінде оларға әдейі таза газ беру маңызды.
Жоғары тазалықтағы инертті газдарды сатып алу кезінде баллондарда жеткізілетін газдың жарияланған сипаттамаларға сәйкес келмейтін жағдайлар туындайды. Бұған көптеген себептер бола болады: газды тазалау және құю технологиясының бұзылуы, құю үшін нашар тазаланған баллондардың қолданылуы, басқа да себептер. Өкінішке орай, әрбір аймақтан таза газдарды сенімді жеткізушілерін табу мүмкін бола болмайды немесе мұндай өндіруші географиялық алыс орналасқан болады, және сондықтан газдарды алыстан жеткізу өте ысырапшылдыққа айналады.
Мұндай жағдайдан шығу жолы – инертті газдарды қосымша тазалауға арналған шағын габариттік ИНЕРТА 50 құрылғысын сатып алу. Мұндай құрал сізге келесі жағдайларда көмектесе алады:
тиісті тазалықтағы сатып алынған газ (құжаттар бойынша) аса жақсы болып шықпайды, немесе сапаға қатысты эксцестер мезгіл-мезгіл орын алып отырған кезде. Бұл жағдайда қондырғы газды спектрлік таза деңгейге дейін қосымша тазалауды жүргізеді.
аймақта сатып алуға мүмкін болатын газға қарағанда ең жоғары тазалықтағы газ керек болған кезде, (мәселен, спектрлік талдау үшін ең кең таралған ерекше тазалықтағы аргон төлқұжат бойынша 0,002% - немесе 20 ppm – қоспалардан тұрады, тазалау құрылғысы қоспалардың санын 1 ррm дейін төмендете отырып және шығу жолында аргонды (99,9999% тазалықты) бере отырып оны біршама қосымша тазалайды.
ИНЕРТА 50 – инертті газдарды (аргонды, неонды, гелийді, криптонды, ксенонды) оттегіден, сутегіден, азоттан, көмірсутектерден, тұншықтырғыш және көмірқышқыл газдардан, сонымен қатар ылғалдан тазалауға (қосымша тазалауға) арналған қондырғы.
Қондырғы жұмысының негізіне құрамында оттегі және сутегі бар, сонымен бірге көміртек және азоттан тұратын қосылыстарды оларды одан әрі белсендірілген температуралық сорбенттермен немесе молекулярлық електермен сіңірумен жоғары температуралық рұқсат процесі салынған. Құрылғы технологиялық қондырғылар мен бөлмелерде, герметикалық камераларда (бокстарда), газдық хроматографтарда, эмиссиялық және абсорбциялы спектрометрлерде және басқа да зерттеушілік және өндірістік аппаратурада қорғаныс орта, сынамадан тұрушы немесе қорғаныс газ ретінде қолданылушы инертті газдың сапасына жоғары талаптармен қолданылатын газдарды дайындауға арналған.
ИНЕРТА 50 қоспалық заттарды жоғары тиімді үш сатылы сіңіру жүйесінің арқасында тазалаудың терең деңгейін қамтамасыз етеді. Шығу жолындағы ластанған инертті газдың қалдық деңгейі – 1 ррm.
ИНЕРТА 50 азотты тазалау үшін қолдануға жеткізу мүмкіншілігі болады. Бұл жағдайда газды азот пен оттегіден тазалауға жауап беруші картридж сіңіргіш газды тек оттегіден ғана тазалайтын картридж-сіңіргішке ауыстырылады.
Отандық техника үшін дәстүрлі құрылымының арқасында барлық жүйелер бойынша «беріктік қорымен» жоғары сенімділік.
Оператор қателіктерінің, саңылаусыздықтың жойылуының, кіріс немесе шығыс магистралдардың, қуат беру желілерін тоқсыздандырудың және басқа штаттан тыс жағдайлардың салдардарынан автоматты қорғау.
Доңғалақты тіреулермен және басқару органдарының эргономикалық орналасуымен жинақы үстелдік құрылым.
Барлық жұмыс режимдерінің кіріктірілген жоғары қарама-қарсы дисплейде индикациялануы.
Тазаланған газдың көлемі және сапасы бойынша ресурсты автоматты есепке алумен сорбенттермен картридждердің үлкен ресурсы.
Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу үшін маманның келуін талап етпейді.
Жеңіл ауыстырылатын шығындық картридждер-сіңіргіштер.
Қисынды бастапқы құны және сорбенттермен картридждердің үлкен ресурсының арқасында пайдаланудағы үнемділік.
Сіңіргіш реакторларда температураларды реттеу ауқымы
Жұмыс режимін орнату уақыты
Температураны дәл ұстаумен микропроцессорлық бақылау +/- 1 ̊С
Қоршаған ортаның жұмыс температурасы
оттегі, сутегі, азот, көмірсулар, тұншықтырғыш және көмірқышқыл газдар, ылғал
230 +/-10% В, 50 Гц
2000 ВА артық емес
биіктігі - 1000 мм; ені – 400 мм; тереңдігі – 600 мм
80 кг артық емес
Ескерту: құрылғыны ең лас дәнекерлеуді, мәселен, 95%-дық аргонда (95% аргон және 5% ластандырғыш қоспалар) спектрлік таза 99,998% аргон (99,998 аргон және 0,002% ластандырғыштар) деңгейіне дейін, сіңіргіш картридждердің ресурсы айтарлықтай (біршамадан кем емес) төмендейді. Осының күшінде қондырғыны қолданудың табыстылығы айтарлықтай төмендейді.
Габариттер Инерта 50: 940 х 400 х 590
ИНЕРТА 50 ОРНАТУ БОЙЫНША БҮКТЕМЕ АЛУ
Барлық техникалық сипаттамалар PDF немесе MS Word пішімінде беріледі
Біздің спектрлік жабдық жоғары технологиялық және метрологиялық сипаттамаларға ие, жұмыста қарапайым, қолайлы және сенімді болып табылады.
- ИНЕРТА 50 инерттік газдарды тазалауға арналған қондырғы