kk ru kk kk kk kk ru ru ru ru kk ru kk de de tr kk ru ru kk ru kk kk ru kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk de uk kk fi kk fr kk kk ru eu kk eu kk uk kk uk nl kk da kk kk en da th da eu uk kk en da eu da en kk uk kk ru kk la kk de kk kk kk kk ru ru kk ru en ru nl ja sv es en en fr en en en de fr en en de de en en fr ceb en en fr uk en en fr oc sv en sv pt en fi en en en eu fr ro en eu en ru en eu ja fr en ru fr pl en en de fr en nb fr en it en es en en en nb jbo it fi fr en sv da de da en fi en pt en en en ru id en sv en ceb en de ru pt en de sv ru nb fr ja ceb en en eo it fi fr eo en fi it en en fi fr eu nl nb de jbo en ja fr hbs_lat en en fr en ca en fr eo de nb fr en de en fr en en ja fr de en en fr uk en nb fr ca fr en en en ja da fr fr en en fr it it en it fr en en fr eu ko fi en en en ja fr ilo oc en de en en fi fr cs it zh fr pl ja nb fr es it fi fr ru ru ja fr en en fi ru kk kk kk kk kk kk uk uk uk uk kk kk kk ru kk ky ru kk ru ru ru en en kk ru
ЛҰЭС –металдарды, қорытпаларды, сымдарды, тау жыныстарын, топырақты, керамиканы, шыныны және бас. талдауға арналған лазерлік спектрометр
Инерта 50 - инертті газдарды тазалау
Осы өнімдермен бірге келесі аспап та қарастырылады: СПАС-01 - түрлі сынамаларды жедел талдауға арналған доғалы эмиссиялық спетрометр.
ЛҰЭС – лазерлік-ұшқынды эмиссиялық спектрометр – бұл талдамалы үлгілердің кең спектрін талдауға арналған бірегей аспап. Аспаптың ерекшелігі құрамдастырылған спектрлердің қозу көзін қолдануда жатыр. Абляция (сынамаларды үлгілерден шығару және оның буларын талдама аралықтың саласына жеткізу процесі) лазердің (лазерлік ұшқын деп аталатын) көмегімен орындалады. Бұл аспапты тұтынушылық мүмкіншіліктері бойынша классикалық лазерлік спектрометрлерге тығыздай жақындата отырып, аспапқа әр түрлі сынамаларды талдауға мүмкіндік береді. Сынамаларды қоздыру конденсирленген электр ұшқынымен жүзеге асырылады, оның қасиетін лазерлік ұшқынмен салыстырғанда анағұрлым дәлірек теңшеуге болады. Спектрлердің қозу көзі атқарымдарын мұндай бөлу лазерлік спектрометрдің классикалық әмбебаптылығын сақтай отырып, аспаптың метрологиялық сипаттамаларын бірнеше реттен тәртіпке дейін жақсартуға мүмкіншілік тудырады. Құрамдастырылған лазерлік-ұшқынды спекрометр (ЛҰЭС) өзіне лазерлік, ұшқынды және доғалы спектрометрлерді біріктіреді және олардың кемшіліктерін қабылдамайды. Ұшқынды спектрометрден ЛҰЭС дәлдікті және өлшемнен өлшемге дейінгі талдаудың көрсетуді алды. Доғалы спектрометрден – орындалатын міндеттердің әмбебаптығын, ал лазерліктен – қарапайым сынама дайындау мен шағын және біртекті емес үлгілерді талдау мүмкіндігін.
Аспапта 185-тен 930-ға дейінгі ауқымдағы, сілтелі желілерді қоса алғанда (берилий, магний, кальций, стронций, барий), кез келген спектрлік желілер қолжетімді болады,. Спектрометр аса кең спектрлік ауқымға ие. Спектрлік рұқсат спектограф теңшеуінің бірегей әдістемесінің арқасында шекті теориялық ықтимал мәнге етене жақындайды (оптикалық блоктың шектелген габаритіне). ЛҰЭС тоқөткізбейтін үлгілерді жедел спектрлік талдауға, қатты монолиттердің (шынылардың, керамикалардың, пластмассалардың, қорытпалардың, граниттердің және т.б.) элементтік құрамын, түрлі сығымдалған ұнтақтарды (топырақты, жыныстарды, геологиялық үлгілерді және т.б. қоса алғанда) талдауға арналған. Спектрометр біртекті емес үлгілерге (беті және тереңдігі бойынша) микроталдау үшін, микро үлгілерді, күрделі пішіндік үлгілерді талдау үшін қолданылуы мүмкін. ЛҰЭС қара, түсті, ұнтақтық металлургияда; металтануда; тау-кен қазу, кен-байыту және тау-өңдеуші өнеркәсіптерде; геологияда және геологиялық барлауда; құрылыс материалдары өндірісінде; ерекше таза материалдар өндірісінде; экологияда және қоршаған ортаны қорғауда; ауыл шаруашылығында және тағам өнеркәсібінде; криминалдық, медициналық және фармкологиялық зертханаларда және басқаларда қолданыла алады. Спектрометрдің негізгі блоктары бірқатар түпнұсқалық ерекшеліктерге ие.
Спектрлердің козу көздерінің ерекшеліктері төмендегіге негізіделген оның әрекеттерінің қағидасынан шыққан. Талданушы үлгі жылжымалы үш координаттық үстелшеде орналасады. Үлгінің бетіндегі оператор арқылы таңдалған нүктеге лазерлік сәулелену фокусталады. Қуатты лазерлік импульстің үлгінің бетіне әсер етуі онда талданушы заттан (лазерлік абляция) алаудың пайда болуына әкеліп соқтырады. ЛҰЭС спектрометрінде алаудың талданушы заты үлгінің бетіне көтеріле отырып, талдамалы аралықтарға түседі. Ұшқынды генератор арқылы электродтарда әлеуеттердің айырмасы құрылады және буферлік газдың (ауа немесе аргон) және талданушы үлгінің абляция өнімдерінің атмосферасында ұшқынды разряд қалыптасады. Электр разрядында одан әрі спектрографты тіркеу жүйесі арқылы тіркелетін талданушы заттың, эмиссиялық спектрдің атомдары мен иондарының қозуы орын алады.
2S36501633 спектрографы – қосарланған, бұл кең ауқымды спектрографтарға арналған ең рационалдық құрылым;
жоғары сапалы голограммалық ойыс дифракциондық торлар қолданылады;
спектрографтардың дайындалу технологиясы спектрлік құралдардың аталған түрі үшін іс жүзінде шектік спектрлік рұқсат мәніне жетуге (0,007 нм бастап 185-330 нм ауқымында) мүмкіндік береді;
спектрографтар теңшеулерінің тек жоғары температуралық төзімділігі; .
Спектрометрді тіркеу жүйесі желілік ПТЗ-детекторларынан 16 биттік рұқсатпен аналогтік сигналдарды цифрлайды және алынған деректерді жадыға сақтайды:
цифрланған сигналды алдын-ала өңдеуді жүзеге асырады;
ЛҰЭС спектрометрінде 24 желілік ПТЗ детекторына қызмет көрсететін тіркеу жүйесі қолданылады;
барлық ПТЗ-детекторларынан келіп түсетін сигналдар қатарлас және бір уақытта өңделеді, бұл одан әрі сигнал өңдеудің корреляциялық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді;
o тіркеу жүйесі тақталарының ішкі схемотехникасы күшті электромагниттік кедергілер көздерінің жұмыс істеуі (генераторлар, ұшқынды, доғалы, ВЧ және СВЧ разрядтар) немесе 0,001 мБарға дейін ваккумда жұмыс істеуі (нашар жылу алмасу шарттарында) секілді пайдаланудың қатал шарттарын есепке ала отырып орындалған.
ЛҰЭС спектрометріне Windows XP/7/10 үйлесімді «PPM Pro» ең жаңа бағдарламалық жасақтама орнатылады:
спектрлерді қоздыру көздерін және тіркеу жүйесін басқарумен қамтамасыз етеді;
басқарушы бағдарламалық жасақтама күн сайынғы өлшемдерді жүргізуден (енді бастаушы зертханашылар үшін) жаңа және түзеткіш ағымдық талдағыш өлшем бағдарламаларын құру мүмкіндігіне дейін (спектрлік талдау саласындағы тәжірибесі мол мамандар үшін) біліктіліктің түрлі деңгейіндегі операторлар үшін үш жұмысқа рұқсат беру режимін қолдайды;
спектр бойынша қолайлы навигациямен, спектрлік желілерді сәйкестендірумен және т.б. спектрлерді сақтаумен және графикалық ұсынумен қамтамасыз етеді;
спектрде оларды сәйкестендіру және сапалы талдау үшін спектрлік желілердің ауқымды базасынан тұрады;
шамаларды жекелей есепке алуға және плазманың зиянды сәулеленуін есепке алмай талдағыш сигналды анықтауға мүмкіндік беретін, сол арқылы өлшемдердің сезімталдылығы мен дәлдігін арттыра отырып әрбір талдағыш желі үшін спектрлік фонның қылығын жүргізуге мүмкіндік береді;
әрбір анықталушы элемент үшін бірнеше талдағыш желілерді қолдану қарастырылады, бұл өлшемдердің динамикалық ауқымын қоспалы элементтердің максималды шоғырландыруларын анықтаудың тәжірибелік шектелмеулігімен қамтамасыз ете отырып, шоғырлану бойынша жоғары жүздеген және мыңдаған есе автоматты түрде арттырады;
сатыланған сипаттамалардың бір-және екінүктелі рекалибрлеуін қарастырады.
Шоғырлануларды өлшеу ауқымы, %
от 10-5 –тен 10-4 дейінгі ондықтарда
Салыстырмалы кездейсоқ қателік (өлшем шарттарына байланысты), %
Жұмыс спектрлік ауқым, нм
Орташа спектрлік рұқсат, нм
Орташа кері желілік дисперсия, нм/мм
Фотоқабылдағыштар (желілік ПЗС-детекторлар TCD1304DG, TOSHIBA), дана
(220+22-33) В, (50+2-2) Гц
Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт
Салмағы, артық емес, кг
ЛҰЭС спектрометрінде «3σ» өлшемшарты бойынша қатты заттарды элементтік спектрлік талдаудың анықтау шектері көптеген элементтер үшін кем дегенде 10-5% (0,1 г/т) бастап 10-4% дейінгі ауқымда жатыр. Әдісте минимум 10 рет анықтау шектерін ары қарай төмендету (жақсарту) резервтері болады. Осы бағыттағы зарттемелер қазіргі таңда белсенді енгізілуде.
Шоғырлануларды түрлі сынамаларда өлшеу ауқымы (10-5-10-4) бастап ондықтарға % дейін, кездейсоқ қателіктің типтік қатысы кезінде (өлшеу шарттарына байланысты) 5-15 %.
Қазіргі уақытта лазерлік-ұшқынды спектрлік талдау әдісімен ең шынайы үлгілерге көптеген талдаулар жүргізілді: тиісті үлгілерде қоршаған орта нысандарында улы элементтер мен ауыр металдарды (ауадағы аэрозолді қоса алғанда), тағам шикізаты мен тамақ өнімдерінде, фармакологиялық препараттарда, сонымен бірге сирекжерлік және құнды металдарды. Төменде шынайы көп элементтік үлгілерде (анықтау шектерімен шатастырмау керек) сенімді анықталған (яғни, 5-15 % қателігімен) минималды мәндер келтірілген жиынтық кесте берілген.:
Минималды мөлшер, мкг/г (10-4%)
Спектрометрді орналастыруға қажетті минималды аудан: 3 шаршы м.
ЛҰЭС СПЕКТРОМЕТРІ БОЙЫНША БҮКТЕМЕ АЛУ
Барлық техникалық сипаттамалар PDF немесе MS Word пішімінде.
Біздің спектрлік жабдық жоғары технологиялық және метрологиялық сипаттамаларға ие, жұмыста қарапайым, қолайлы және сенімді болып табылады.
- ИНЕРТА 50 инерттік газдарды тазалауға арналған қондырғы