ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko id ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko fr ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ja ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko it ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en pt pt en en it en de ko ko ko en ko ko hu ja ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko id ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en da ko ko ko ro ko pl en en en da en es en en en es en ko ko zh zh ko ko en ko en ko ko ko en ko ko en ko en ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko en de ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko en ko en ko fr ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko en en en ko en en en ko en en nl en en en en zh en en ko ko en en ko ko en en ko ko en en ko en en en ko en en en ko ko ko ko en en en ko en en en ko eu en en ko pt en en ko en ko de en en en ko en en en ko en en en ko en en ko en en en ko en en en en pt en en ko eu en en en es en en ko pt en ko en en en en ko en en en zh en en en ko en en ko en en en ko en en ko en ja ja zh de zh ja zh en ja ja ja ko en en en en ko en en en ko en en en ko eu en en ko fr en en en ko it en en en ko zh en en en en en en ko ja en en en zh en en ko it en ko en en en ko zh en en en zh en en ko ja en en en zh en en ko ko en en en en en en ko ja en en ko eu en en ko ko en en ko en en en ko ja en en ko it en en ko ko en en ko en en en en it en en en pt en en ko en en en ko ja en en ko it en en ko ko en en ko ko en en en en en en en ca en en ko en en en ko ja en en ko it en en ko ko en en ko ko en en en ko en en en ko en en ko en en en ko ja en en en en en en ko ja en en en lt en en ko pl en en en uk en en ko en en en ko es en en en ja en en en ja en en ko ja en en en ja en en en ja en en ko ko en en ko en en en ko de en en en ru en en ko ja en en en ja en en ko ko en en ko en en en ko en en en ja en en en ko en en en ko en en en ko en en en ko en en en ko en en en ko en en en ko zh en en ko ja en en ko ja en en en ko en en en ko en en en ko en en ko en en en ko en en en ko ko en en ko en en en ko ko en ko ko ko ko ko en ko ko ko ko en en en ko ko en ko en en en en en ko en en en ko en en ko ja en en ko ja en en ko en en ko ko en en en en en en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ru ko de ko de ko ko ko ko ko ko ko en ko ko
로그인 회원가입 장바구니 주문조회 마이페이지 공지사항
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
바로 구매하기 예약주문 정기배송 신청하기 장바구니 담기 SOLD OUT 관심상품등록
제품 개요: iFlex가 포함된 393 FC CAT III 1500V True-rms 클램프 미터
포함된 iFlex 플렉시블 전류 프로브는 최대 2,500A의 AC 전류 측정값을 확장했습니다. 이 클램프는 턱이 얇아 비좁은 컴바이너 박스의 케이블에 접근할 수 있습니다. 테스트 리드는 작업을 염두에 두고 설계되었으며 정격은 CAT III 1500V dc입니다.
IP54 등급, 태양열 어레이와 풍력 시스템에서 야외 작업에 이상적
DC 전력 측정, kVA 단위로 눈금 표시
결선을 잘못 연결하는 것을 방지하는 데 도움이 되는 오디오 극성 표시기
시각적 도통 기능은 디스플레이에 밝은 녹색 빛을 제공하여 어둡고 시끄러운 환경에서 작업할 때 이상적
Fluke Connect 소프트웨어를 통한 테스트 결과 기록 및 보고
포함된 iFlex 플렉시블 전류 프로브를 통해 좁은 공간에 있는 케이블에 손쉽게 접근할 수 있습니다.  iFlex 프로브는 매우 작은 공간에서도 잘 휘며, 정확한 전류 측정을 제공합니다.
터미널과 접지 사이의 최대 전압
2AA IEC LR6 알카라인
백라이트가 포함된 듀얼 디스플레이
정확도는 작동 온도가 18°C-28°C이고 상대 습도가 0%-75%인 상태에서 교정한 후 1년 동안으로 지정됩니다. 정확도 사양은 다음 공식을 따릅니다. ±([판독값의%] + [최소 유효 숫자 수])
28°C 이상 또는 18°C 이하 각각에 대해 (0.1 x 정해진 정확도)를 더합니다.
2% + 5자리(10Hz ~ 100Hz)
2.5% + 5자리(100Hz ~ 500Hz)
AC 전류: 플렉시블 전류 프로브
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다.
2 % RD ±5자리[1]
[1]0을 사용할 때(B) 오프셋을 보상하는 기능.
1% RD + 5자리(20Hz ~ 500Hz)
전류 주파수: 플렉시블 전류 프로브
5Hz ~ 20Hz, 5V 이상
20Hz ~ 100Hz, 5V 이상
100Hz ~ 500Hz, 10V 이상
2% RD + 2.0kVA
2% RD + 20kVA
281 mm x 84 mm x 49 mm
플렉시블 전류 프로브 지름
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이
IEC 60529: IP54 비 작동
IEC 61326-1: 휴대용 전자파 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A
그룹 1: 장비는 자체 내부 기능에 필요한, 전도적으로 커플링된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다.
Class A: 장비는 가정용 이외의 모든 시설에서 사용하기 적합하며 가정용으로 사용되는 건물에 제공하는 저전압 전원 공급 네트워크에 직접 연결된 장비에도 적합합니다. 전도 및 방사 방해로 인해 다른 환경에서 전자기 호환성을 확보하는데 잠재적 어려움이 있을 수 있습니다.
주의: 이 장비는 거주 환경에서는 사용할 수 없으며 이러한 환경에서의 주파수 수신에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.
Class A 장비(산업용 방송/통신 장비)
Class A: 장비는 산업용 전자기파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이를 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다.
47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주합니다.
IEC 61010-1: 오염도 2
IEC 61010-2-032: CAT III 1500V / CAT IV 600V
IEC 61010-2-033: CAT III 1500V / CAT IV 600V
FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
무선 라디오 주파수 범위
간소화된 EU 적합성 선언서
이로써 Fluke는 이 제품에 포함된 무선 장비가 2014/53/EU 지침에 적합함을 선언합니다.
EU 선언문의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인하실 수 있습니다:
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 2,500원
배송 기간 : 3일 ~ 7일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 주소
- 경기도 의왕시 오봉산단3로 25, 더리브비즈원 제1동 1520호 티엔피솔루션
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
태양광 시스템 문제 해결: 세 가지
상호 : 티엔피솔루션 대표자 : 허동철 주소 : 16079 경기도 의왕시 오봉산단3로 25 (삼동 745) 더리브비즈원 제1동 1520호 고객센터 : 031-398-4988 팩스 : 031-397-4988
사업자 등록번호 안내 : [413-05-63827] 개인정보보호책임자 : 허동철(sales@tnpsolution.kr)
Copyright(c) 2019 티엔피솔루션 All rights reserved.
본 결제 창은 결제완료 후 자동으로 닫히며,결제 진행 중에 본 결제 창을 닫으시면
주문이 되지 않으니 결제 완료 될 때 까지 닫지 마시기 바랍니다.