sk cs cs en de cs cs hbs_lat cs cs cs cs en de cs de hbs_lat cs cs hbs_lat cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs zh cs ca en cs ru pl cs ru pl cs kk pl cs it en cs cs cs en cs sv de cs cs en cs en it cs cs cs cs fr cs it cs cs en en de fr sv ja fr cs cs cs en cs cs cs cs cs cs cs en cs cs cs cs cs cs cs
Profesionální laboratorní přístroj LabMaster NEO (NOVASINA) na měření vodní aktivity – aw (v potravinářském, krmivářském, farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu a dalších kontrolních laboratořích).
Katalogové číslo: LabMaster NEO Kategorie: * SPECIALIZOVANÁ NABÍDKA PRO POTRAVINÁŘE, Měření vodní aktivity AW (NOVASINA), Měřicí technika Štítek: Novasina
Profesionální laboratorní přístroj nejnovější generace na přesná měření hodnot AW – vodní aktivity. Přístroj je určen pro práci hlavně v potravinářském, krmivářském, farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu a dalších kontrolních laboratořích.
Společnost Novasina se téměř 2 roky intenzivně věnovala vývoji nového přístroje LabMaster NEO, jehož používání je výrazně jednodušší a dává tak problematice měření vodní aktivity úplně nový rozměr. Jedná se o špičkový přístroj, který je v celosvětovém měřítku jedinečný.
Opakovatelně použitelné standardy soli s RFID štítkem pro bezchybnou identifikaci a sledovatelnost (umí identifikovat standard soli)
Plně auditovací stopa v souladu s nástrojem 21CFR11. Všechny manipulace jsou zaznamenány a lze je exportovat pro účely dokumentace
Kompatibilní uživatelské řízení pomocí 21CFR11 včetně nastavení profilu uživatelů a oprávněných osob
Nastavení teploty od 0,0 – 60°C, aw: 0,0300 – 1,000 aw, rozlišení:  0,0001 aw
Různé volitelné režimy: rychlý režim (dokončení do deseti minut) a pomalý režim pro maximální přesnost a opakovatelnost
Import a export nástrojů na SD kartě
Mezi další vylepšení patří mnohem lepší těsnění s novým uzavíracím mechanismem
Balení obsahuje: 1 ks LabMaster-aw neo, 40 x miska na vzorky v dávkovači, nabíjecí a komunikační kabel, Novalog MC Windows software, SD paměťovou kartu, USB flash disk s manuálem, ochranný filtr, 6 x iSAL-T: 11,33,58,85,84 a 97 %, nástroj pro vložení a vyjmutí filtru.Kalibrační body 4%,6%,11%,33%,53%,58%,75%,84%,90%,97%,100%, zdroj napájení:  100….260 VAC, Displej : 7”
Aw vlhostní– elektrolytické odporové
teplotní – infračervené měření + NTC
0,03….1,00 aw v rozsahu 0…50 °C (při 125°C)
0 … 60 °C  (32…140°F)
síťové připojení 90 …260 V
RS 232, USB 2.0 for PC, RS-232 for Epson printer TM U220D, SD-Card
interní Fieldbus pro externí LabPartner-aw
12,0 ml; 40 x 13 mm
Standardizované měřící misky; odpružená měřící hlava
Zatím zde nejsou žádné recenze.
Buďte první, kdo ohodnotí „LabMaster NEO“ Zrušit odpověď na komentář
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Vaše hodnocení * Hodnotit… Skvělý Dobrý Průměrný Ne tak špatný Velmi slabý
Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.
31 254 Kč (25 830 Kč bez DPH)
23 377 Kč – 25 846 Kč
28 302 Kč (23 390 Kč bez DPH)
Zásady ochrany osobních údajů
Obchodní a reklamační podmínky
Copyright © 2022 Koneko marketing, spol. s r. o.
Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek.
Více informací o tom, které soubory cookies používáme, nebo jejich vypnutí najdete v nastavení.
Změnit nastavení souborů cookie
Zavřít nastavení souborů cookie GDPR
Přehled ochrany osobních údajů
Nezbytně nutné soubory cookies
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Přehled ochrany osobních údajů
Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.
Nezbytně nutné soubory cookies
Nezbytně nutný soubor cookie by měl být vždy povolen, abychom mohli uložit vaše preference nastavení souborů cookie.
Povolit nebo zakázat cookies
Pokud tento soubor cookie zakážete, nebudeme moci uložit vaše preference. To znamená, že při každé návštěvě těchto webových stránek budete muset soubory cookies znovu povolit nebo zakázat.