nl en cs en cs cs en cs cs en de nb en en en en cs cs en de nb en en en cs pl cs cs en pl cs cs en nb de en en en en en en ml en en en en en en cs cs cs cs cs cs pl cs cs en cs cs cs nl cs cs cs hbs_lat cs cs cs cs cs cs cs cs es nb pl en en cs cs cs cs cs en de fr en en cs cs de en it en en de en it en en en en en en en en en en en en fr fr oc fr en zh en en sv id fr zh ru oc fr zh en en en en en en en en en en cs en en en en en en en en en en en en en en en en en en en pl cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs it cs cs cs cs cs fr cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs
Development of nanocomposite membranes is of major research interest for water and wastewater treatment. Hollow fiber membranes (HFM), e.g., contain a semi-permeable barrier in the form of a hollow fiber. The primary interest in HFMs relates to their pore diameter and pore distribution. In this section, we look at a research example discussing hollow fiber filter membranes for biomedical application characterized by capillary flow porometry, a technique offered by Anton Paar – along with other instruments for measuring nanomaterials.
Pore size of hollow fiber membranes for biomedical applications
Ultrafiltration techniques like tangential flow filtration (TFF), also known as cross-flow filtration (CFF), are both fast and efficient methods for the separation of biomolecules and the purification of drinking water, and they are suitable for applications in immunology, protein chemistry and public health. The membranes used are tubular rather than flat sheets, so they can operate in a continuous mode with less potential for clogging. The hollow-fiber construction of these membranes represents a challenge to determining the sizes of pores in the fiber wall. The difficulty of analyzing hollow fibers has been overcome by a special preparation technique.
Characterization techniques: Capillary flow porometry measurement of pore size distributions in 4 distinct hollow fiber membranes, denoted HF1-4, was performed using Anton Paar’s Porometer 3G. A length of each fiber (1 mm diameter, wall thickness 100 µm) was cut and glued into a specialized sample holder. After wetting with a fluorocarbon having zero contact angle with the samples (Porofil, Anton Paar), the holder was installed into the unit. Air pressure was applied to the interior lumen to push the wetting liquid through the pores to the outside; pressure and resulting air flow were measured automatically. Pore size was calculated using the Washburn equation, and the largest pore size computed from the bubble-point pressure.
Pore size values are presented in Table 1. Sample HF2 had pores significantly larger than the other 3 samples. Interestingly, while the minimum and mean pore sizes of sample HF3 were smaller than those of sample HF4, the largest pore in sample HF3 was approximately 50 % larger than the largest pore in HF4.
Mean Flow Pore Size (nm)
Minimum Pore Size (nm)
Number distributions were calculated based on the internal geometric surface of the sample fibers (from gross dimensions) and are shown in the figure below. HF3 and HF4 appear much more similar in terms of overall size distribution, the greatest difference between them being the number of pores.
Determining the details of the critical pore sizes of a membrane in this way allows proper selection for the target separation/purification process.
Measuring Pore Size in the Walls of Hollow Fiber Membranes
You had already rated this article
1. Pore size of hollow fiber membranes for biomedical applications
Mapa | Copyright 2022 Anton Paar GmbH
Na našich internetových stránkách používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné (např. pro nákupní košík), jiné nám pomáhají pro Vás dlouhodobě vylepšovat a usnadňovat online obsah prostřednictvím analýz, externích médií a marketingových služeb. S vaším souhlasem (čl. 49 (1) (a) GDPR) můžeme používat soubory cookie třetích stran od poskytovatelů z USA, jako je Google nebo Facebook. Vaše údaje mohou být předány do USA, kde úroveň ochrany údajů není srovnatelná s GDPR. V takovém případě mohou mít k vašim údajům přístup úřady USA za účelem sledování a vy nemusíte mít možnost uplatnit účinné opravné prostředky. Všechny cookies můžete přijmout kliknutím na tlačítko nebo definovat svá nastavení cookies pomocí odkazu „Přizpůsobení nastavení cookies“.
Pokud odmítnete všechny soubory cookie, budou použity pouze technicky požadované soubory cookie. Svůj souhlas můžete odvolat i později, a to v Nastavení souborů cookie.
Souhlasím se všemi soubory cookie včetně amerických poskytovatelů
Přijmout pouze nezbytné soubory cookie
Upravit vlastní nastavení souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů|Právní sdělení
Zde můžete nalézt přehled všech použitých cookies, získat podrobné informace a rozhodnout se, které typy cookies budete akceptovat.
Souhlasím se všemi soubory cookie včetně amerických poskytovatelů Zpět
Nezbytné soubory cookie (0)
Nezbytné soubory cookie umožňují základní fungování internetových stránek.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Marketingové soubory cookie používají třetí strany nebo vydavatelé k zobrazování personalizované reklamy. Provádějí to sledováním, na které internetové stránky návštěvníci přecházejí.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Shromažďujeme a slučujeme údaje o našich návštěvnících a jejich chování na našich stránkách. Tyto informace se používají pro zlepšování internetových stránek.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Obsah z video platforem a platforem sociálních médií je ve výchozím nastavení blokován. Pokud přijímáte soubory cookies z externích médií, nevyžaduje přístup k tomuto obsahu již ruční souhlas.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Soubory cookie od poskytovatelů z USA (0)
Poté, co jsem byl informován o možných rizicích pro mé údaje (včetně přenosu do USA a možného přístupu amerických úřadů) v banneru o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů, přijímám soubory cookie od poskytovatelů z USA.