en en cs en cs cs en cs cs en de nb en en en en cs cs en de nb en en en cs pl cs cs en pl cs cs en nb de en en en en en en ml en en en en en en cs cs cs cs cs cs pl cs cs en cs cs cs nl cs cs cs hbs_lat cs cs cs cs cs cs cs cs es nb pl en en cs cs cs cs cs en de fr en en cs cs de cs en en en de en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en cs en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en pl cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs it cs cs cs cs cs fr cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs
Flow control: valves with instant response and high accuracy
Electronics: acoustics, displays, keypads, screens, haptics
When an external electric field is applied, the electrically polarizable particles become polarized and an alignment in rows parallel to the field direction is favored.
The free rotation of the particles within the flow is then hindered, and the viscosity increases. With increasing external field strength, the particle arrangement along the field direction becomes stronger, and, consequently, the viscosity increases.
Particle alignment at constant shear rate (v), with increasing electric field
The following figure illustrates the viscosity of a typical electrorheological fluid as a function of an increasing shear rate. Two different electric voltages are applied. Increased electric voltage leads to higher viscosity values due to stronger particle alignment. With increasing shear rate, the structure breakdown starts to overcome the particle alignment leading to shear-thinning behavior of the samples.
See more measurement examples as part of the e-learning: Electrorheology (ERD)
Figure 1: Viscosity of representative electrorheological fluid as a function of an increasing shear rate at two different electric voltages
Electro-sweep in rotation/oscillation (the electric field is varied while the shear rate/stress or strain/frequency are kept constant)
Flow curves and yield point determination performed at different voltages (electrical fields)
Amplitude and frequency sweeps at different voltages (electrical fields)
Squeeze flow combined with rotational tests
In recent years, combined rheological methods (see the application report: Electro-Rheological Device (ERD) – Measurement of electrorheological fluids) such as electrorheology have become popular since they permit the simulation of real-world application requirements.
To investigate electrorheological properties, a rheometer equipped with an Electro-Rheological Device (ERD) is used. The temperature concept of the ERD is Peltier-based or convection-based (See the application report: Electro-Rheological Device). The measuring system is a parallel-plate geometry or a concentric cylinder geometry.
Temperatures up to 300 °C and down to -150 °C can be applied. The maximum voltage is 12.5 kV, which can be reached within 180 ms during a measurement. Oscillatory tests even for very sensitive, low-viscosity samples can be performed, as well as rotational tests.
You can find further information in our e-learning course on electrorheology.
You had already rated this article
3. Typical test procedures
Mapa | Copyright 2022 Anton Paar GmbH
Na našich internetových stránkách používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné (např. pro nákupní košík), jiné nám pomáhají pro Vás dlouhodobě vylepšovat a usnadňovat online obsah prostřednictvím analýz, externích médií a marketingových služeb. S vaším souhlasem (čl. 49 (1) (a) GDPR) můžeme používat soubory cookie třetích stran od poskytovatelů z USA, jako je Google nebo Facebook. Vaše údaje mohou být předány do USA, kde úroveň ochrany údajů není srovnatelná s GDPR. V takovém případě mohou mít k vašim údajům přístup úřady USA za účelem sledování a vy nemusíte mít možnost uplatnit účinné opravné prostředky. Všechny cookies můžete přijmout kliknutím na tlačítko nebo definovat svá nastavení cookies pomocí odkazu „Přizpůsobení nastavení cookies“.
Pokud odmítnete všechny soubory cookie, budou použity pouze technicky požadované soubory cookie. Svůj souhlas můžete odvolat i později, a to v Nastavení souborů cookie.
Souhlasím se všemi soubory cookie včetně amerických poskytovatelů
Přijmout pouze nezbytné soubory cookie
Upravit vlastní nastavení souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů|Právní sdělení
Zde můžete nalézt přehled všech použitých cookies, získat podrobné informace a rozhodnout se, které typy cookies budete akceptovat.
Souhlasím se všemi soubory cookie včetně amerických poskytovatelů Zpět
Nezbytné soubory cookie (0)
Nezbytné soubory cookie umožňují základní fungování internetových stránek.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Marketingové soubory cookie používají třetí strany nebo vydavatelé k zobrazování personalizované reklamy. Provádějí to sledováním, na které internetové stránky návštěvníci přecházejí.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Shromažďujeme a slučujeme údaje o našich návštěvnících a jejich chování na našich stránkách. Tyto informace se používají pro zlepšování internetových stránek.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Obsah z video platforem a platforem sociálních médií je ve výchozím nastavení blokován. Pokud přijímáte soubory cookies z externích médií, nevyžaduje přístup k tomuto obsahu již ruční souhlas.
Zobrazit informace o souborech cookie Skrýt informace o souborech cookie
Soubory cookie od poskytovatelů z USA (0)
Poté, co jsem byl informován o možných rizicích pro mé údaje (včetně přenosu do USA a možného přístupu amerických úřadů) v banneru o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů, přijímám soubory cookie od poskytovatelů z USA.