cs cs cs pl cs cs cs cs en cs cs cs cs cs cs cs en sk cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pt cs cs la cs en cs cs cs sk cs cs en sk fr en cs fr si en fr cs
Toto čidlo polohy a pohybu využívá ultrazvuku k měření vzdálenosti od sledovaného předmětu – vyšle ultrazvukový puls a měří čas, než se k němu vrátí ozvěna. V analýzy těchto ozvěn pak vypočítá vzdálenost (a případně rychlost a zrychlení) sledovaného tělesa. Čidlo je vhodné pro měření pohybujících se lidí, volného pádu míče, vozíku na vzduchové dráze, závaží kmitajícího na pružině...
Čidlo má zabudovaný teploměr, pomocí kterého může pro vyšší přesnost provádět automaticky korekci na změnu rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teplotě. Nechtěným zahřátím čidla (například umístěním vedle větráčku notebooku) proto může dojít ke zkreslení výsledků, je-li teplotní kompenzace zapnutá.
Rozsah měření: 15 cm až 3,5 m
Rozlišení: 1 mm (přesnost 2 mm)
Pohyb – vhodný pro většinu použití (kmitání na pružině, skákající míč apod.), kalibrace na 22 °C, měření vzdálenosti od 25 cm, vysoká citlivost (zachytí i slabší odrazy)
Pohyb (vozík) – v tomto režimu lze měřit od vzdálenosti 15 cm a je díky nižší citlivosti výrazně potlačeno nechtěné detekování okolních předmětů mimo osu sonaru (= mimo předpokládanou dráhu vozíku)
Pohyb s teplotní kompenzací – pro přesné určování polohy se započtením vlivu teplotní změny rychlosti zvuku (pro případ, že používáte sonar ve výrazně teplejším nebo výrazně chladnějším prostředí než odpovídá pokojové teplotě)
Lze připojit k dataloggeru LabQuest 2 nebo pomocí aplikace Vernier Graphical Analysis (zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac
→ seznam videí (1 anglicky)
→ seznam experimentů (5 česky)
návod na připojení čidel Go Direct
Záruka: 5 let (1 rok na baterii)
Motion Detector - sonar - čidlo polohy a pohybu
Go Direct Sensor Cart Yellow - Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (žlutý)