en en en lv lv sv lv hy lv pl en hu ro el sl en en lv lv sv lv hy lv pl en hu ro el sl en en lv lv lv lv id en pl de lv lv lv fr hbs_lat fr lv lv en lv lv lv lv lv en en en en en en en lv en vi de lt lv lv lv lv lt en eu lv lv fr lv en lv de en en lv en de lv lv lv mt lv lv lv fi hbs_lat lv sv lv en lv lv lv lv en lv jv lv ca ur lv en lv lv en lv lv lv lv lv lv en lv en lv en lv en lv en en lv lv en lv lv it lv it fr lv lv lv en lv en lv lv lv en lv en lv it lv lv lv lt lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv en en en en en en en en en en en en de en en en fa en en lv lv es en lv lv en en en en lv en en en en
Kompakts, viss vienā fotogrammetrijas rīks.
BLK3D apvieno kalibrētu stereo kameru, mērījumu sensorus un programmatūru, lai veiktu attēla mērījumus ar profesionāla līmeņa precizitāti. Katrs uzņemtais attēls ir pilnīgs un precīzs 3D mērījumu ieraksts.
Izmēriet attēlā, lai iegūtu ātrus un precīzus rezultātus.
BLK3D ir izstrādāts, lai padarītu mērījumus ātrākus un vieglāk uzņemamus jebkurā attēlā, ko varat uzņemt ar ierīci. Tas palīdzēs jums pilnībā dokumentēt savu darbu, tostarp esošos nosacījumus un projekta progresu.
IzvēlētiesBLK3D (Device Only)BLK3D and 1 Year Warranty ExtensionBLK3D and 2 Year Warranty ExtensionBLK3D with 1 yr Desktop Base SubscriptionBLK3D with 1 yr Desktop Base Subscription + Mobile Sketch and DocBLK3D with 1 yr Desktop Base Subscription + Mobile Sketch and Doc + Desktop PublisherBLK3D with 1 yr Desktop Base Subscription + Mobile Sketch and Doc + Mobile PublisherNotīrīt
Enter the security code shown above
A smart, simple, and easy-to-use tool for photogrammetry.
The BLK3D—similar to a smartphone in shape, size, and operation—uses advanced algorithms for edge detection and measuring within 2D pictures. The touchscreen interface is user-friendly and powerful with precise photogrammetry at your fingertips.
Multiple functions with advanced technology.
As part of an everyday kit, professionals can make faster decisions within their daily workflows—whether measuring inaccessible locations, creating floor plans, estimating building installations, documenting construction site progress or creating measurable, as-built documentation.
Access, organize, share, and store images.
Store images on the device or use USB-C or WLAN to transfer images and data to your computer. Organize your projects by tagging measurable images with searchable keywords for easy recall and share them in multiple formats.
Click here to learn more about the BLK3D Mobile and Desktop Software.
Uzglabāšanas: -25 līdz 60 °C (-13 līdz 140 °F),
darba: -10 līdz 50 °C (14 līdz 122 °F)
Uzlādes: 0 līdz 40 °C (32 līdz 104 °F)
Procesors (ar integrētu GPU)
Snapdragon 820E QuadCore (2.35 GHz)
5.0” IPS, HD 720x1280 LCD multi-touch displejs, spilgtums: 450 cd/m2
Pikseļi: 2 x 10 MP (15,8 cm diagonālā bāzes līnija), Skata lauks: 80°, fokusa attālums: 4,0 mm (22 mm 35 mm ekvivalentā 1:1), apertūra: F3,0
EDM (Lāzera tālmēra) kamera
Pikseļi: 2 MP, Skata lauks: 14°
USB Type-C 1.0 datu pārsūtīšanai un uzlādēšanai (ūdensizturīgs), integrēts skaļrunis un mikrofons
Trīs fiziskas pogas (barošana, lāzera/fotoattēlu tveršana, fotoattēlu tveršana), četras skārienpogas (Atpakaļ, Sākums, Nesenie, Lāzera/Fotoattēlu uzņemšana)
Kompass, 3D akselerometrs un 3D žiroskops
655 nm, 0.95 mW
64 GB (atbilst 14000 single-shot vai 5000 multi-shot 3D attēliem)
Bluetooth v4.1 un v2.1, izstarotā jauda: 1,78 mW (BLE) izstarotā jauda: 10,00 mW (BT classic), frekvence: 2402-2480 MHz
Standarts: 802,11 b/g/n, izstarotā jauda: 6,31 mW Frekvence: 2412-2472 līdz 2412-2462 MHz
Uzlādējams Li-ion akumulators , (3,80 V, 3880 mAh, 14,7 Wh) F
AC adapter (input: 100-240 V AC), External charger (input: 100-240 V AC) (optional)
< 3,5 h (ar maiņstrāvas adapteri), < 5 h (ar papildu ārējo lādētāju)
Parastā fotografēšana: 4 h / 220. Vairāku kadru tveršana 1 Nepārtraukta tveršana: 2,5 h / 1000 single-shot uzņemšana 1 Lāzera mērījumi: 6,5 h / 9500 lāzera mērījumi Automātiska izslēgšanās pēc 3 h miega režīmā
± 1.0 mm (0.04 in)
± 2.0 mm (0.08 in)
Diapazons ar labvēlīgiem apstākļiem4
250 m (820 ft)
Diapazons ar nelabvēlīgiem apstākļiem5
120 m (394 ft)
0.1 mm (1/32 in)
Lāzera punkta Ø attālumos
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
Lāzera stara pielaides mērīšana7
P2P mērījums ar DST 360 (Opcija)
Darba diapazona vertikālais sensors
-64° to > 90°
Vertikālā sensora precizitāte līdz
Darbības diapazona horizontālais sensors
Precizitāte horizontālajam sensoram līdz
Pielaide P2P funkcija attālumos (sensoru un attāluma mērīšanas kombinācija) apm.
± 2 mm / 2 m, ± 5 mm / 5 m, ± 10 mm /10 m°
Reality Capture, lāzera tālmērs, Organaizers, 3D attēlu eksportēšana uz pdf un jpg
Skice un dokumenta (opcija)
Skiču plāns, P2P mērījumi, Smart Room, plāna eksportēšana uz pdf, jpg, DXF un DWG (2D/3D/neapstrādāts)
Autodesk BIM 360 opcija (opcijas)
Darbs ar Autodesk BIM 360 Docs projektiem 6
Organizators, Mērījumi, darbs ar plāniem
3D modelēšana uz 3D attēliem, t.sk. eksportēt uz DXF un DWG (3D)
Publicējiet 3D attēlus BLK3D Web
Autodesk BIM 360 (pēc izvēles)
Darbs ar Autodesk BIM 360 Docs projektiem 6
Windows 8.1, 10 with 64-bit; 6 GB RAM
1) Wi-Fi® off, Bluetooth® off, flash off, screen brightness 50%.
2) Applies to 100 % target reflectivity (white painted wall), low background illumination, 25 ºC.
3) Applies to 10 to 100 % target reflectivity, high background illumination, - 10 ºC to + 50 ºC.
4) Tolerances apply to ranges from 0.05 m to 10 m with a confidence level of 95%. The maximum tolerance may deteriorate to 0.1 mm/m between 10 m to 30 m, to 0.20 mm/m between 30 m to 100 m and to 0.30 mm/m for distances above 100 m.
5) After user calibration. Additional angle related deviation of ±0.0.1° per degree up to ±45° in each quadrant.
6) Valid Autodesk BIM 360 subscription required.
7) Tolerances apply to 2D measurements up to 3m in length (<20° depth).
Leica BLK3D User Manual
English | German | Spanish | Swedish | Russian | Portuguese | Japanese | Italian | French | Chinese | Korean
Leica BLK3D Desktop User Manual
English | German | Spanish | Swedish | Russian | Portuguese | Japanese | Italian | French | Chinese | Korean | Polish
Leica BLK3D Quickstart Guide (English, German, French)
Leica BLK3D Quickstart Guide (Spanish, Swedish, Japanese)
Leica BLK3D Quickstart Guide (Italian, Russian, Chinese)
Leica BLK3D Spec Sheet
English (US) | German | Spanish | French | Japanese | Italian | English (UK)
Leica BLK3D CE Conformity Declaration
Leica BLK3D Software V3 (Requires license for activation)
About Hexagon   |   HxGN Live 2022
Copyright Leica Geosystems © 2021
THIS WEBSITE USES COOKIES
By continuing, you are giving your permission for us to set cookies Cookie Policy.