lv en lv lv de lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lt lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lt lv lv lv lv lv lv de de de lv lv lv lv lv lv ja ja en en es en en lv lv en gl en en en lv lv lv en lv lv lv lv lv lv lv en en
Sensora izgatavošana - Mūsu gaiss | Pilsēta cilvēkiem
Sensoru ir iespējams izgatavot pašam, vai arī pasūtīt jau gatavu risinājumu no     Orient.lv.
Ja esi pasūtījis gatavu sensoru, tad pārej uz   uzstādīšanas sadaļu.
SDS011 Particulate Matter Sensor, (putekļu daļiņu optiskais sensors)
DHT22 (gaisa temperatūras un mitruma sensors)
DUPONT vadi, lai savienotu sastāvdaļas
USB kabelis ar micro-USB spraudni  (garums atkarīgs no plānotā attāluma starp sensoru un elektrības rozeti, max 6-7m)
Lokana caurule, ja iespējams, necaurspīdīga (Ø 6mm, garums 20cm)
Divi kanalizācijas cauruļu līkumi iekārtas aizsardzībai pret nokrišņiem (Ø 90mm)
Kopējās detaļu izmaksas: ~40 EUR
Iesākumā – Tev nevajadzēs programmēt, nebaidies.
Visu programmēšanu jau ir veikuši OK Lab Stuttgart, Tev atliek tikai instalēt draiverus un programmatūru.
Ja nu tomēr Tev tas šķiet pārāk sarežģīti, tad esi aicināts piedalīties mūsu rīkotajās sensoru izgatavošanas darbnīcās. To, kad notiks nākamā darbnīca, varēsi uzzināt, ja sekosi mums Facebook, Twitter vai Instagram.
Lai sazinātos ar ESP8266, nepieciešams USB2SERIAL draiveris.
Mikroshēma NocdeMCUs parasti ir CH341.
• Windows: Instalējiet šo draiveri http://www.wch.cn/downloads/file/5.html
• Linux: nav nepieciešama instalācija, pievienojiet mikroshēmu un ierakstiet konsolē dmesg, lai redzētu vai jūsu dators atpazina mikroshēmu
• MacOS: Sierra skatīt šīs veiksmīgi pārbaudītās instrukcijas: https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver
• izmantojiet šo pamācību: https://medium.com/@cilliemalan/installing-nodemcu-drivers-on-windows-d9bffdbad52
Programmatūras instalēšanai iesakām noskatīties videopamācības Luftdaten.info mājaslapā.
Instalējiet programmatūras ielādes rīku
Pārliecinieties, ka fails ir izpildāms, ja nepieciešams izpieldiet komandu “chmod +x luftdaten-tool.linux-x64”
Lejupielādē sensora programmatūru angļu valodā un ielādējiet to ar ielādes rīku.
Nākamais solis ir savienot visas elektroniskās daļas kopā ar kabeļu palīdzību. Mēs iesakām kabeļus pēc savienošanas nostiprināt ar karstas līmes palīdzību, lai tie nejauši neatvienotos.
Tapas ir sanumurētas no LABĀS uz KREISO pusi. Savienojot kabeļus, pārliecinoties, ka tie ir piestiprināti pie tapām.
SDS011 Tapa 1 -> Tapa D1 / GPIO5
SDS011 Tapa 2 -> Tapa D2 / GPIO4
SDS011 Tapa 3 -> GND
SDS011 Tapa 4 -> neizmantota
SDS011 Tapa 5 -> VU (NodeMCU v3) / VIN (NodeMCU v1,v2)
SDS011 Tapa 6 -> neizmantota
SDS011 Tapa 7 -> neizmantota
Tapas ir sanumurētas no KREISĀS uz LABO pusi, priekšpusē ir „rezģis“
DHT22 Tapa 1 -> Tapa 3V3 (3.3V)
DHT22 Tapa 2 -> Tapa D7 (GPIO13)
DHT22 Tapa 3 -> neizmantota
DHT22 Tapa 4 -> Pin GND
Savienošana ar displejiem un citiem sensoriem
Šims sensoram var pieslēgt arī ekrānus un citus mērinstrumentus. Tos pievieno pēc analoģijas ar šeit aprakstītajiem. RX un TX vai +, – un GND tapām jābūt pieslēgtām tāpāt kā zīmējumā. Sīkāka informācija biežāk uzdotajos jautājumos (vācu valodā).
4. Mērīšanas stacijas sagatavošana
Savienojot wifi moduli NodeMCU ar putekļu sensoru SDS011rūpējieties, lai wifi antena būtu vērsta uz ārpusi.
Piestiprināt temperatūras sensoru DHT22 pie caurules.
Ievietojiet detaļas caurulē tā, lai sensors SDS011 nostiprinās caurulē ar ventilatoru uz apakšu.
Savienojot caurules līkumus pārliecinieties, ka kabeļi nav iespiesti. Gaisa pievades trubiņu var apgriezt pēc nepieciešamības, lai tās gals atrodas kanalizācijas līkuma iekšpusē. Ja vēlaties varat aizvērt cauruļu atvērtos galus ar tīklu vai režģi, lai gaiss varētu cirkulēt, bet vaboles, zirnekļi vai tamlīdzīgi, paliek ārpusē.
Sensora uzstādīšanu esam aprakstījuši sadaļā “Sensora uzstādīšana”
Hestia | Developed by ThemeIsle