nb da da da da fi fi fi da da da es da da da da sv da da sv da nb da da pl en fi sv de sv en da sv da en pl da en pl da de da en pl de da da da en da da en da en da da en da da da da en en es da it pt en en nl en da da da en en nb da ro da en da vi da de da fi sv da da da da fi nds sv da pl en en
Indtast søgning og tryk på "Enter" eller "ESC" for at lukke vinduet
Definitioner på viskositetsbegreber og -enheder
Se evt. også viskositetsfaktorer her
DIN 5321 anviser at man hurtigt kan fastslå om en væske er tilstrækkelig newtonsk til at kunne måles i et udløbsbæger.
Væsken røres i en hurtigrører i flere minutter (der må ikke ske en opvarmning eller indrø- ring af luft). Væsken måles i bægeret uden ophold, og måles 3 gange.
3 målinger, dog således at væsken skal stå stille i 3 minutter i udløbsbægeret før målin- gen foretages. Den største afvigelse må være 4 %.
Såfremt væsken ikke er newtonsk bør man bruge  viskosimetre  som  Emila.  Krebs- Stormer, Brookfield eller lignende.
Der bruges forskellige angivelser af viskositet:
1 mPa•s = 1 cP = 0,01 P
1 mm2/s = 1 cSt = 1 mPa•s/vægtfylde
mPa•s = (mPas) = millipascal-sekunder
Oplysningerne er baseret på vores bedste viden og erfaring men begrunder ingen kontraktmæssige retsforhold.
Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.
Strenov Gruppen er på ingen måde juridisk ansvarlig for informationerne på siden – uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte.
Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk
Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud
Kongevejen 213, DK-2830 Virum
+ 45 45 95 07 00
Hj. Cruse & Co
© 2022 Strenometer ApS - All Rights Reserved.