तापयुग्म

[[फाईल:Thermocouple0002.jpg|200px|right|thumb|डिजिटल मल्टीमीटर स॑ जुड़लऽ एगो तापयुगम : कमरा के ताप सोझे डिग्री सेल्सियस म॑ प्रदर्शित करी रहलऽ छै।]]

दू भिन्न [[धातु]] के जोड़ (junction) क॑ '''तापयुग्म''' (thermocouple) कहलऽ जाय छै । ई जंक्शन जत्त॑ अधिक ताप पर होय छै वू दू धातुओ के खुला सिरा के बीच उतना ही अधिक विभवान्तर प्राप्त होय छै । यह॑ एकरऽ कार्य करै के आधारभूत सिद्धान्त छेकै । [[ताप]]मापन आरू ताप नियंत्रण लेली एकरऽ खूब प्रयोगकरलऽ जाय छै । एकरऽ उपयोग [[उष्मा]] क॑ विद्युत उर्जा म॑ बदलै लेली भी करलऽ जाब॑ सकै छै ।।

तापयुग्म बहुत सस्ता होय छै । ई विस्तृत परास (रेंज) के ताप मापै लेली उपयुक्त छै । एकरा स॑ लगभग १ डिग्री सेल्सियस तक परिशुद्धता स॑ ताप मापलऽ जाब॑  सकै छै । 

== वोल्टता-ताप सम्बन्ध ==
तापयुग्म में जो धातुएँ प्रायः प्रयोग की जाती हैं उनके लिये उत्पन्न विभव, तापान्तर (ΔT) के लगभग समानुपाती होता है। यह एक सीमित ताप तक के लिये सही है। किन्तु इस 'समानुपाती रेंज' के बाहर शुद्धतापूर्वक ताप मापना हो तो अधिक परिशुद्ध अरैखिक ताप-वोल्तता सम्बन्ध का सहारा लेना पड़ता है जो निम्नलिखित है-

: <math>\Delta T = \sum_{n = 0}^N a_n v^n</math>

विभिन्न धातुओं के लिये गुणांक a<sub>n</sub> के मान n के 0 से 5 और 13 के बीच में दिये जाते हैं। आजकल के तापमापी युक्तियों में उपरोक्त समीकरण डिजिटल कन्ट्रोलर में या 'लुक-अप टेबल' में भण्डारित होता है जबकि पुरानी तापमानी युक्तियों में एनालॉग परिपथ द्वारा इसे लागू किया जाता था।
[[फाईल:Thermocouple voltages.PNG|right|thumb|480px|प्रमुख तापयुग्मों के अभिलाक्षणिक फलन]]
{| class="wikitable"
|+ '''K''' टाइप के तापयुग्म के लिये तथा 0 से 500&nbsp;°C के लिये बहुपद गुणांक<ref name=ITSdatabase>{{ cite web|url=http://srdata.nist.gov/its90/main/|title=NIST ITS-90 Thermocouple Database}}</ref>
!<math>n</math> !! <math> a_n</math>
|-
| 1 || 25.08355
|-
| 2 || 7.860106x10<sup>−2</sup>
|-
| 3 || −2.503131x10<sup>−1</sup>
|-
| 4 || 8.315270x10<sup>−2</sup>
|-
| 5 || −1.228034x10<sup>−2</sup>
|-
| 6 || 9.804036x10<sup>−4</sup>
|-
| 7 || −4.413030x10<sup>−5</sup>
|-
| 8 || 1.057734x10<sup><sup>−6</sup>
|-
| 9 || −1.052755x10<sup><sup>−8</sup>
|}

== तापयुग्मऽ के तुलना ==
निम्नांकित सारणी विभिन्न प्रकार के तापयुग्मऽ के गुण प्रदर्शित करी रहलऽ छै । 

{| class="wikitable"
|-
! प्रकार (Type)
! ताप परास °C (continuous)
! ताप परास °C (short term)
! Tolerance class one (°C)
! Tolerance class two (°C)
! IEC Color code
! BS Color code
! ANSI Color code
|-
| K
| 0 to +1100
| &minus;180 to +1300
| {{nobreak | ±1.5 between &minus;40&nbsp;°C and 375&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.004×T between 375&nbsp;°C and 1000&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±2.5 between &minus;40&nbsp;°C and 333&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0075×T between 333&nbsp;°C and 1200&nbsp;°C}}
| [[फाईल:IEC Type K Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type K Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:MC 96.1 K Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
|-
| J
| 0 to +750
| &minus;180 to +800
| {{nobreak | ±1.5 between &minus;40&nbsp;°C and 375&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.004×T between 375&nbsp;°C and 750&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±2.5 between &minus;40&nbsp;°C and 333&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0075×T between 333&nbsp;°C and 750&nbsp;°C}}
| [[फाईल:IEC Type J Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type J Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:MC 96.1 J Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
|-
| N
| 0 to +1100
| &minus;270 to +1300
| {{nobreak | ±1.5 between &minus;40&nbsp;°C and 375&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.004×T between 375&nbsp;°C and 1000&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±2.5 between &minus;40&nbsp;°C and 333&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0075×T between 333&nbsp;°C and 1200&nbsp;°C}}
| [[फाईल:IEC Type N Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type N Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:MC 96.1 N Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
|-
| R
| 0 to +1600
| &minus;50 to +1700
| {{nobreak | ±1.0 between 0&nbsp;°C and 1100&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±[1 + 0.003×(T &minus; 1100)] between 1100&nbsp;°C and 1600&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±1.5 between 0&nbsp;°C and 600&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0025×T between 600&nbsp;°C and 1600&nbsp;°C}}
| [[फाईल:BS Type N Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type R Thermocouple.svg|center|56px]]
| Not defined.
|-
| S
| 0 to 1600
| &minus;50 to +1750
| {{nobreak | ±1.0 between 0&nbsp;°C and 1100&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±[1 + 0.003×(T &minus; 1100)] between 1100&nbsp;°C and 1600&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±1.5 between 0&nbsp;°C and 600&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0025×T between 600&nbsp;°C and 1600&nbsp;°C}}
| 
| [[फाईल:BS Type R Thermocouple.svg|center|56px]]
| Not defined.
|-
| B
| +200 to +1700
| 0 to +1820
| Not Available
| {{nobreak | ±0.0025×T between 600&nbsp;°C and 1700&nbsp;°C}}
| No standard use copper wire
| No standard use copper wire
| Not defined.
|-
| T
| &minus;185 to +300
| &minus;250 to +400
| {{nobreak | ±0.5 between &minus;40&nbsp;°C and 125&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.004×T between 125&nbsp;°C and 350&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±1.0 between &minus;40&nbsp;°C and 133&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0075×T between 133&nbsp;°C and 350&nbsp;°C}}
| [[फाईल:IEC Type T Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type T Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:MC 96.1 T Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
|-
| E
| 0 to +800
| &minus;40 to +900
| {{nobreak | ±1.5 between &minus;40&nbsp;°C and 375&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.004×T between 375&nbsp;°C and 800&nbsp;°C}}
| {{nobreak | ±2.5 between &minus;40&nbsp;°C and 333&nbsp;°C}}<br />{{nobreak | ±0.0075×T between 333&nbsp;°C and 900&nbsp;°C}}
| [[फाईल:IEC Type E Thermocouple.svg|center|56px]]
| [[फाईल:BS Type E Thermocouple.svg|center|56px]] 
| [[फाईल:MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
|-
| Chromel/AuFe
| &minus;272 to +300
| n/a
| colspan=2 | Reproducibility 0.2% of the voltage; each sensor needs individual calibration.
|
|
|
|}

== चित्रदीर्घा ==
{| class="wikitable"
|[[फाईल:Symbol Thermoelement.svg|200px|center|thumb|तापयुग्म केरऽ प्रतीक]]
|[[फाईल:Seebeck effect circuit.svg|200px|center|thumb|तापयुग्म के योजनात्मक चित्रण : A आरू B दू अलग धातु केरऽ तार छेकै]]
|[[फाईल:Thermocouple K (2).jpg|200px|center|thumb|K-टाइप केरऽ तापयुग्म (कनेक्टर सहित)]]
|[[फाईल:Thermocouple circuit Ktype including voltmeter temperature.svg|200px|center|thumb|K-श्रेणी तापयुग्म द्वारा तापमापन में प्रयुक्त सम्पूर्ण परिपथ केरऽ योजनात्मक चित्र]]
|}

== सन्दर्भ ==
<references/>

== इन्हें भी देखें ==
* [[सीबक प्रभाव]] (Seaback effect)
* [[प्रतिरोध तापमापी]]
* [[थर्मिस्टर]]
* [[द्विधातु पट्टी]] (Bimetal strip)

== बाहरी कड़ियाँ ==
* [http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/44-10/thermocouple.html Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110430061355/http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/44-10/thermocouple.html |date=2011-04-30 }}
* [https://web.archive.org/web/20110224022722/http://www.msm.cam.ac.uk/utc/thermocouple/pages/ThermocouplesOperatingPrinciples.html Thermocouple Operating Principle - University Of Cambridge]
* [https://web.archive.org/web/20110610225938/http://www.msm.cam.ac.uk/utc/thermocouple/pages/Drift.html Thermocouple Drift - University Of Cambridge]
* [https://web.archive.org/web/20111009091731/http://www.peaksensors.co.uk/designguide.html Thermocouple design guide]
* [https://web.archive.org/web/20110224210454/http://www.isomil.de/en/mineral-insulated-cable.htm Mineral-Insulated Thermocouple Know-How]
* [https://web.archive.org/web/20110717024252/http://www.thermalcorp.com/documents/TCCHART.pdf Thermocouple Color Code Chart and Specifications]
* [http://www.ecd.com/news/articles/tc-attachment.asp Thermocouple Attachment - A Primer]{{Dead link|date=October 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [https://web.archive.org/web/20110713144821/http://www.keyosens.com/tcletter.php Thermocouple design]
* [https://web.archive.org/web/20121211040251/http://www.tempsens.com/thermocouple_fundamental_article.html Article on thermocouple fundamental]

[[श्रेणी:ताप मापन]]
[[श्रेणी:संसूचक]]
[[श्रेणी:मापक यंत्र]]
[[श्रेणी:मापन]]
दू भिन्न धातु के जोड़ (junction) क॑ तापयुग्म (thermocouple) कहलऽ जाय छै । ई जंक्शन जत्त॑ अधिक ताप पर होय छै वू दू धातुओ के खुला सिरा के बीच उतना ही अधिक विभवान्तर प्राप्त होय छै । यह॑ एकरऽ कार्य करै के आधारभूत सिद्धान्त छेकै । तापमापन आरू ताप नियंत्रण लेली एकरऽ खूब प्रयोगकरलऽ जाय छै । एकरऽ उपयोग उष्मा क॑ विद्युत उर्जा म॑ बदलै लेली भी करलऽ जाब॑ सकै छै ।।

तापयुग्म बहुत सस्ता होय छै । ई विस्तृत परास (रेंज) के ताप मापै लेली उपयुक्त छै । एकरा स॑ लगभग १ डिग्री सेल्सियस तक परिशुद्धता स॑ ताप मापलऽ जाब॑  सकै छै । 

 वोल्टता-ताप सम्बन्ध 
तापयुग्म में जो धातुएँ प्रायः प्रयोग की जाती हैं उनके लिये उत्पन्न विभव, तापान्तर (ΔT) के लगभग समानुपाती होता है। यह एक सीमित ताप तक के लिये सही है। किन्तु इस 'समानुपाती रेंज' के बाहर शुद्धतापूर्वक ताप मापना हो तो अधिक परिशुद्ध अरैखिक ताप-वोल्तता सम्बन्ध का सहारा लेना पड़ता है जो निम्नलिखित है-

 

विभिन्न धातुओं के लिये गुणांक an के मान n के 0 से 5 और 13 के बीच में दिये जाते हैं। आजकल के तापमापी युक्तियों में उपरोक्त समीकरण डिजिटल कन्ट्रोलर में या 'लुक-अप टेबल' में भण्डारित होता है जबकि पुरानी तापमानी युक्तियों में एनालॉग परिपथ द्वारा इसे लागू किया जाता था।
right|thumb|480px|प्रमुख तापयुग्मों के अभिलाक्षणिक फलन
+ K टाइप के तापयुग्म के लिये तथा 0 से 500 °C के लिये बहुपद गुणांक   1  25.08355 2  7.860106x10−2 3  −2.503131x10−1 4  8.315270x10−2 5  −1.228034x10−2 6  9.804036x10−4 7  −4.413030x10−5 8  1.057734x10<sup>−6 9  −1.052755x10<sup>−8

 तापयुग्मऽ के तुलना 
निम्नांकित सारणी विभिन्न प्रकार के तापयुग्मऽ के गुण प्रदर्शित करी रहलऽ छै । 

 प्रकार (Type) ताप परास °C (continuous) ताप परास °C (short term) Tolerance class one (°C) Tolerance class two (°C) IEC Color code BS Color code ANSI Color code K 0 to +1100 −180 to +1300   center|56px center|56px center|56px J 0 to +750 −180 to +800   center|56px center|56px center|56px N 0 to +1100 −270 to +1300   center|56px center|56px center|56px R 0 to +1600 −50 to +1700   center|56px center|56px Not defined. S 0 to 1600 −50 to +1750    center|56px Not defined. B +200 to +1700 0 to +1820 Not Available  No standard use copper wire No standard use copper wire Not defined. T −185 to +300 −250 to +400   center|56px center|56px center|56px E 0 to +800 −40 to +900   center|56px center|56px  center|56px Chromel/AuFe −272 to +300 n/a Reproducibility 0.2% of the voltage; each sensor needs individual calibration.

 चित्रदीर्घा 
200px|center|thumb|तापयुग्म केरऽ प्रतीक200px|center|thumb|तापयुग्म के योजनात्मक चित्रण : A आरू B दू अलग धातु केरऽ तार छेकै200px|center|thumb|K-टाइप केरऽ तापयुग्म (कनेक्टर सहित)200px|center|thumb|K-श्रेणी तापयुग्म द्वारा तापमापन में प्रयुक्त सम्पूर्ण परिपथ केरऽ योजनात्मक चित्र

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें 
 सीबक प्रभाव (Seaback effect)
 प्रतिरोध तापमापी
 थर्मिस्टर
 द्विधातु पट्टी (Bimetal strip)

 बाहरी कड़ियाँ 
 Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility 
 Thermocouple Operating Principle - University Of Cambridge
 Thermocouple Drift - University Of Cambridge
 Thermocouple design guide
 Mineral-Insulated Thermocouple Know-How
 Thermocouple Color Code Chart and Specifications
 Thermocouple Attachment - A Primer
 Thermocouple design
 Article on thermocouple fundamental

श्रेणी:ताप मापन
श्रेणी:संसूचक
श्रेणी:मापक यंत्र
श्रेणी:मापन