title: Namangan Institute of Engineering and Technology
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology Pdf ko'rish
  |
  bet | 340/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq ТўпламNamangan Institute of Engineering and Technology
  nammti.uz
  10.25.2023
  Pg.314
  Однако практическая реализация данного способа повышения чувствительности
  ограниченно из-за громоздкости первичного преобразователя, поскольку с увеличением
  длины оптического пути L возрастают габаритные размеры первичного преобразователя.
  Поэтому прямое увеличение длины оптического пути L для оптоэлектронного
  газоанализатора не обеспечивает положительного эффекта. Отсюда можно сделать вывод о
  том, что для построения чувствительного газоанализатора целесообразно рассмотреть другие
  принципы, в частности, использование многократного отражения оптического излучения.
  Рассмотрим случай многократного отражения потока излучения. На рис. 2. приведена
  схема многократного отражения потока излучения. Для анализа примем следующие
  допущения. Допустим, что оптическая длина L
  1
  = L
  2
  = L
  3
  =...= L
  n
  = L и коэффициент отражения
  зеркалы
  1
  =
  2
  =
  3
  =...=
  n
  =
  . В этом случае поток излучения, выходящий из источника
  излучения (ИИ), проходя через газовую камеру, отражается несколько раз, и в, конечном
  счете, поток излучения поступает в фотоприемник (ФП).
  Рис. 2. Схема многократного отражения потока излучения: КО - контролируемый объект;
  ПИ - приемник излучения; L - длина оптического пути;
  - коэффициент отражения зеркалы.
  По закону Ламберта – Бугера - Бэра отраженные потоки излучения можно описать
  соответствующей формулой.
  Первый отраженный поток излучения определяется как:
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  0
  1
  ,
  (5)
  второй и далее
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  1
  2
  , (6)
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  2
  3
  ,
  (7)
  .....................
  kLN
  n
  n
  е
  Ф
  Ф
  1
  (8)
  Подставив в формулу (7) соответствующие значения параметров, получим
  nkLN
  n
  n
  е
  Ф
  Ф
  0
  .
  (9)
  Из выражения (9) видно, что при многократном отражении число используемых
  отражений ограничено, поскольку коэффициент отражения всегда
  <1. Исходя из этого,
  можно судить о том, что после каждого отражения поток излучения ослабляется значительно,
  т.е. Ф =
  Ф
  0
  . Поэтому такой способ не может обеспечить необходимого повышения
  чувствительности первичного преобразователя, так как после "n" отражений поток,
  поступающий на фотоприемник ФП, может быть меньше, чем пороговый поток
  фотоприемника ФП из - за ослабления за счет
  <1. Однако применение современных
  полупроводниковых излучающих диодов и охлаждаемых приемников излучений дает
  возможность, значительно повысит селективности и увеличит толщины поглощающего слоя
  определяемого газа.
  L
  1
  и
  п
  L
  2
  L
  3
  L
  4
  L
  n
  n
  |
  | |