title: Namangan Institute of Engineering and Technology
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology Pdf ko'rish
  |
  bet | 341/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq ТўпламNamangan Institute of Engineering and Technology
  nammti.uz
  10.25.2023
  Pg.315
  Структурная схема многокаскадного оптоэлектронного газоанализатора приведено на
  рис.3.
  Блок источника питания (БИП) вырабатывает прямоугольные импульсы, поступающие
  на излучающий диод ИД
  1
  . С выхода ИД
  1
  поток излучения Ф
  0
  проходит через контролируемый
  объект (КО). Потоки оптического излучения не всегда полностью проходит через КО, т.е.
  имеют место потери в результате взаимодействия с контролируемым объектом. Поток
  излучения после КО, поступая в фотоприемник ФП
  1
  ,еще больше ослабляется из-за малого
  КПД фотоприемника ФП
  1
  . Ослабленный поток излучения восстанавливается усилителем У
  1
  , а
  затем подается на излучающий диод ИД
  2
  . Поток излучения Ф
  1
  !
  с выхода излучающего диода
  ИД
  2
  равен Ф
  1
  !
  =Ф
  1
  . Таким образом, процесс повторяется столько раз, сколько требуется. С
  увеличением числа повторений увеличивается чувствительность газового анализа.
  Тем самым не увеличивая прямого пути оптического излучения, можно удлинить
  повторительный путь оптического излучения. Для каждого каскада закон Ламберта – Бугер -
  Бэра с колимированным потоком излучения описывается следующим образом:
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  0
  1
  , (10)
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  1
  2
  , (11)
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  2
  3
  , (12)
  kLN
  е
  Ф
  Ф
  3
  4
  . (13)
  для n каскадов имеем
  kLN
  n
  n
  е
  Ф
  Ф
  1
  . (14)
  Рис.3. Структурная схема многокаскадного оптоэлектронного газоанализатора.
  Подставляя соответствующие значения потоков Ф
  1
  , Ф
  2
  , Ф
  3
  …Ф
  n-1
  в формулу (14), получим
  nkLN
  n
  е
  Ф
  Ф
  0
  .
  (15)
  Из выражения (15) можно найти концентрацию определяемого компонента
  |
  | |