title: Namangan Institute of Engineering and Technology nammti uz - bet 338
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology nammti uz Pdf ko'rish
  |
  bet | 338/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq Тўплам
  ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКОНТРЕНТРАЦИИ
  ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ
  А.А.Саримсаков, Ы.Сейитбекова
  Ошский технологический университет им. М.М. Адышева, Кыргызская Республика, Ош,
  adilkansarimsakov@gmail.com
  Принцип действия абсорбционных газоанализаторов основан на измерении степени
  поглощения энергии электромагнитного излучения, проходящего через слой анализируемого
  вещества. Теоретической основой абсорбционного спектрального метода анализа является
  закон Ламберта – Бера. Согласно которому поглощение энергии потока монохроматического
  излучения с длиной волны υ, проходящего через слой вещества толщиной l с концентрацией
  в нем поглощающего компонента С, описывается следующим уравнением:
  )
  exp(
  0
  C
  R
  I
  I
  (1)
  где I
  0
  , I – мощность потока излучения соответственно на входе в слой и на выходе из
  него;
  R
  υ
  – коэффициент поглощения, который зависит от природы поглощающего компонента
  и длины волны излучения.
  При постоянных значениях параметров I
  0
  , R
  υ
  и l, а также при постоянных температуре и
  давлении величина однозначно определяется концентрацией поглощающего компонента.
  Аналитические характеристики абсорбционного газового анализа определяются
  прежде всего точностью регистрации и значением изменений интенсивности прошедшего
  поглощающую среду зондирующего излучения и возможностью выделения отдельных линий
  (полос) поглощения определяемых компонентов газовых смесей. Решение основных
  проблем анализа, связанных с улучшением чувствительности и селективности метода,
  достигается путем: повышения разрешающей способности приборов; использования
  различных приемов формирования и обработки аналитического сигнала; увеличения
  толщины поглощающего слоя газа [1,2,3,4].
  Первый способ оправдан стремлением полного выделения аналитической линии из
  регистрируемого спектра поглощения. Применение этих способов при анализе газовых сред
  дает хорошие результаты. Однако в широкой практике только такой прямой путь увеличения
  |
  | |