title: Namangan Institute of Engineering and Technology
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology Pdf ko'rish
  |
  bet | 339/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq ТўпламNamangan Institute of Engineering and Technology
  nammti.uz
  10.25.2023
  Pg.313
  чувствительности и селективности не всегда возможен, да и реализация его требует
  применения довольно сложной аппаратуры.
  Второй способ, включающей различные приемы формирования и обработки
  аналитического сигнала можно выделить по крайней мере два способа приема
  формирования аналитического сигнала – дифференциальное поглощение и модуляция
  амплитуды сигнала.
  Преимущество таких приемов заключается в изменении характера сигнала и условий
  измерения, а именно переход от регистрации малых изменений амплитуды относительно
  большого постоянного сигнала к регистрации либо амплитуды сигнала на нулевом фоне, либо
  меняющейся по периодическому закону амплитуды сигнала. Как известно, в этом случае
  может быть достигнута значительно большая точность измерений.
  Модуляционный метод формирования аналитического сигнала состоит в том, что
  различными способами добиваются синусоидального изменения интенсивности излучения
  попадающего на приемник излучения. Такой модуляции можно достичь как с помощью
  специальных устройств, помещаемых перед приемником излучения, так и путем изменения
  частоты зондирующего излучения или частоты поглощения определяемых атомов или
  молекул.
  Очевидность третьего способа вытекает из выражения (1).
  Рассмотрим прохождение оптического излучения через слой газовой смеси, показанное
  на рис.1.
  Поток оптического излучения, выходящий из источника излучения ИИ, проходя через
  газовую камеру, поступает на приемник излучения ПИ. В соответствии с законом Бугера-
  Ламберта-Бэра слои вещества одинаковой толщины при прочих равных условиях всегда
  поглощают одинаковую часть падающего на них оптического излучения
  ,
  0
  kLN
  e
  Ф
  Ф
  (2)
  где Ф
  0
  - первоначальный поток излучения; Ф- потоки излучения после прохождения
  через слой вещества; k - коэффициент поглощения; L - длина оптического пути; N -
  концентрация целевого компонента. Оптическая плотность есть величина, равная
  kLN
  e
  Ф
  Ф
  D
  0
  ln
  , (3)
  После
  преобразования
  выражения
  (3.)
  можно
  определить
  концентрацию
  определяемого компонента
  Ф
  Ф
  kL
  N
  0
  ln
  1
  , (4)
  Отсюда видно что, концентрация определяемого компонента зависит не только от
  коэффициента поглощения k, но и от длины оптического пути L. Таким образом, увеличивая
  длину оптического пути L, можно достичь требуемой чувствительности первичного
  преобразователя [5,6].
  Рис.1. Схема прохождения оптического излучения через контролируемый объект (КО):
  ИИ - источник излучения; Ф
  0
  - первоначальное поток излучения; Ф - потоки излучения после
  прохождения через слой вещества; ПИ - приемник излучения.
  |
  | |