Fylgjast má með mælinum í rauntíma frá tölvu , Ipad eða síma . Unnt er að fá mæliskýrslur sendar reglulega . Aðvaranir eru sendar í tölvupósti eða sms ( advanced cloud ) . Part . No. : 0560 0103 BæklingurFrekari upplýsingar Hitamælir sem leggja má saman , vörn IP 65 , nákvæmur , áreiðanlegur mælir fyrir allt eftirlit og kjarnhitamælingar í matvælaiðnaði . Má hreinsa undir rennandi vatni , skv HACCP / EN 13485 . Mælisv . No. : 0560 0104 BæklingurFrekari upplýsingar Nákvæmur hitamælir með lausum skynjara ( gerð T og K ) þægilegur og einfaldur í notkun . þægilegur og einfaldur í notkunMælir og skynjari eru vatnsheldir ( IP 67 ) skv HACCP / EN 13485 . Kvörðun framleiðanda fylgir ( calbration protocal ) . ± 0.2 °C ( - 20 to +80 ° C ) annars ± 0.3 °C . Part No 0560 1108 BæklingurFrekari upplýsingar 3 - skynjara hitamælir , skynjarar T / C Type K / T / J / S / Pt100 , hljóðaðvörun , tengi f. mest 3 skynjara nota má þráðlausan skynjara , rafhlaða og kvörðun framleiðanda fylgir . Stunguhitamælir mini gerð testo 905 - T 1 . BæklingurFrekari upplýsingar Yfirborðshitamælir mini gerð testo 905 - T 2. hitamælir m. áföstum hraðvirkum yfirborðsskynjara , festiklemmu og rafhlöðu . Skammtíma mæling allt að +500 ° C . Mælisv -50 to +1000 °C Nákv . ± ( 0.5 °C + 0.3 % of mv ) ( - 40 to +900 ° C ) , annars ± ( 0.7 °C + 0.5 % of mv ) Part . No. : 0560 9221 BæklingurFrekari upplýsingar testo 926 er nákvæmur mælir f. matvælaiðnað f. T / C Type T skynjara , aðvörun / hljóðmerki , rafhlaða og kvörðun framleiðanda fylgir . Part . No. : 0560 9261 BæklingurFrekari upplýsingar Mjög nákvæmur hitamælir f. eftirlit í matvælaiðnaði , hefur PTB samþykki , skynjarar eru NTC / Pt100 . Hitamælir sem nota má í mælingar með sérstakar kröfur um kvörðun . No. : 0560 1128 BæklingurFrekari upplýsingar Hitamælir sérstaklega ætlaður f. rannsóknastofur og iðnað með miklar kröfu um nákvæmni mælinga . Skynjarar RTD eða NTC . og usb tengi til forritunar og útlesturs gagna með veggfestingu og 2x rafhlöðum og kvörðun framleiðandaPart . No. : 0572 0561 Testo 174 Mini datalogger testo 174 T með innbyggðum skynjara , 2x rafhlöðum og kvörðun framleiðanda . Part . No. : 0572 1751 BæklingurFrekari upplýsingar 2 - rása hitalogger með 1x innbyggðum hitaskynjara ( NTC ) og 1x ytri skynjari . Part . Þrjár gerðir hugbúnaðar fáanlegar . Part . Standard rafhlöður ( AA ) sem auðvelt er að skipta um . Þrjár gerðir hugbúnaðar fáanlegar . Part . Þrjár gerðir hugbúnaðar fáanlegar . Part . Þrjár gerðir hugbúnaðar fáanlegar . Part . No. : 0572 1764 BæklingurFrekari upplýsingar Þráðlaus ( Wifi ) datalogger m. skjá og 1x innri hitaskynjara . Aðgangur að testo skýi Basic / Advanced . Einfaldur í uppsetningu og allri vinnslu , tengist Testo Cloud , mæligildi aðgengileg hvar sem er í tölvum , á snjall símum , " real-time " aðvaranir á emaili eða sms ( advanced cloud ) . 10000 mælingar í minni . Frekari upplSaveris 2 BæklingurHér má skoða raunverulegt kerfi sjá : www.saveris.net username : si.jr % 40 nudoks password : rj 123456 Þráðlaus ( Wifi ) datalogger m. skjá og 2 x NTC ytri hitaskynjarar m. mælisvið -50 to +150 ° C . Aðgangur að testo skýi Basic / Advanced . Einfaldur í uppsetningu og allri vinnslu , tengist Testo Cloud , mæligildi aðgengileg hvar sem er í tölvum , á snjall símum , " real-time " aðvaranir á emaili eða sms ( advanced cloud ) . 10000 mælingar í minni . Frekari upplSaveris 2 BæklingurHér má skoða raunverulegt kerfi sjá : www.saveris.net username : si.jr % 40 nudoks password : rj 123456 Þráðlaus ( Wifi ) datalogger m. skjá og 2x ytri hitaskynjarar -195 to +1350 ° C . Aðgangur að testo skýi Basic / Advanced . Einfaldur í uppsetningu og allri vinnslu , tengist Testo Cloud , mæligildi aðgengileg hvar sem er í tölvum , á snjall símum , " real-time " aðvaranir á emaili eða sms ( advanced cloud ) . 10000 mælingar í minni . Frekari upplSaveris 2 BæklingurHér má skoða raunverulegt kerfi sjá : www.saveris.net username : si.jr % 40 nudoks password : rj 123456