La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes de un problema de seguridad relacionado con el uso de mascarillas con imanes usadas en varias terapias respiratorias. El fabricante sería Sleepnet Corporation.
Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, los imanes facilitan la colocación y la retirada del arnés del armazón de la mascarilla, pero sus campos magnéticos pueden afectar al funcionamiento o inducir al desplazamiento de algunos implantes y otros productos de tipo ferromagnético.
El uso de estas mascarillas estaría contraindicado
Ante ello, el uso de este tipo de material estaría contraindicado para pacientes o personas en contacto físico cercano a ellos mientras usan la mascarilla, que tengan implantes activos que interfieran con imanes como marcapasos, desfibriladores cardíacos implantables, neuroestimuladores, bombas de insulina y de infusión, y derivación de líquido cefalorraquídeo.
Entre las recomendaciones de la AEMPS a sanitarios está la de considerar si el paciente a los que se contraindica el uso puede continuar con el tratamiento hasta que disponga de otro tipo de mascarilla y asegurarse de que el paciente entienda la necesidad de cambiar a otro tipo de mascarilla.
Los productos afectados
Los lotes afectados son los siguientes: Mojo Full Face Mask y Mojo 2 Full Face Mask números de componente 50835,50836, 50837, 50838, 50920, 50921, 50822 y 50923. Mojo 2 Full Face Vented Mask, Mojo 2 Full Face Non Vented Mask y Mojo 2 Full Face AAV Non Vented Mask números de componente 50817, 50818,50819, 50820,50912, 50913, 50914, 50915, 50941, 50942, 50943 y 50944. También iQ2 Nasal Mask, números 50164 y 50169.
Entre las recomendaciones de la AEMPS a sanitarios está la de considerar si el paciente a los que se contraindica el uso puede continuar con el tratamiento hasta que disponga de otro tipo de mascarilla y asegurarse de que el paciente entienda la necesidad de cambiar a otro tipo de producto.
✕