27 Zoll IPS UHD Chirurgiemonitor
Alle Spezifikationen
DISPLAY-TYP
-
Sales name
-
27HJ710S-W.AEU
-
Displaytyp
-
TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
-
Bildschirmdiagonale
-
68,58 cm / 27 Zoll
-
Aktive Bildfläche
-
597,73 mm x 336,22 mm
-
Pixel Pitch
-
0,1557 mm x 0,1557 mm
-
Pixelkonfiguration
-
RGB Streifen
-
Weitwinkeltechnologie
-
AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
-
Oberflächenvergütung
-
Optisches Glas Bonding (1,3 T 8H, Anti Reflektion, Anti Fingerprint)
-
Hintergrundbeleuchtung
-
White LED
-
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung
-
50.000 Std. / MBF 70.000 Std.
-
Bildformat
-
16:9
BILD
-
max. Auflösung
-
PC: DVI-D 1920x1080 / HDMI 3840x2160 / DP 3840x 2160; Video: HDMI 3840x2160 / DVI-D 1920 x 1080 / SDI 1920 x 1080 / DP 3840 x 2160
-
Farbdarstellung
-
1,073 Mrd. (8Bit+FRC) 99% sRGB
-
Farbsteuerung
-
6 Achsen Farbkontrolle
-
Helligkeit (cd/m²)
-
800 cd/m³
-
Kontrastverhältnis DFC
-
Mega
-
Kontrastverhältnis (statisch)
-
1000:1
-
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)
-
178 °
-
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)
-
178 °
-
Reaktionszeit (GtG)
-
5 ms
-
Frequenzbereich horizontal digital
-
30 - 135 KHz
-
Frequenzbereich vertikal digital
-
56 - 61 Hz
-
Multiscan Support
-
Ja
-
Eingangssignal
-
Digital
MONITOR
-
Gehäusefarbe
-
Alabastergrau
-
Eingangsbuchse
-
DisplayPort 1.2, 3G-SDI, DVI-D mit HDCP, RS232C, HDMI, USB 2.0 upstream
-
Ausgangsbuchse
-
DisplayPort 1.2, 3G-SDI, DVI-D, RS232C, 2 x USB 2.0
-
VESA Plug & Play
-
DDCCI
-
Prüfzeichen
-
IEC60601-1 / IEC60601-1-1-2, FCC Part 15 Class 1, CB, UL60601-1, C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE (MDD) Class I
BEDIENUNG
-
OSD-Sprachen
-
PT, GR, JP, IT, u.a., SE, RU, UK, DE, CN, KR, FR, FI, PL, ES
-
Höhenverstellung
-
-
-
Steuerung
-
Digital über On Screen Menü und Dom Takt Tasten oder RS232C
ALLGEMEINE DATEN
-
Netzspannung (Vac)
-
100 - 240 Vac
-
Netzfrequenz (Hz)
-
50 - 60 Hz
-
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)
-
< 120 / - / 0,3
-
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)
-
654,4 x 410,9 x 58,4
-
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)
-
743 x 496 x 153
-
Halterung
-
Vorbereitet für Monitorarme und Schwenkarme nach VESA FDMI™ 100 mm und 200 x 100 mm
-
Gewicht brutto
-
11,10 kg
-
Gewicht ohne Standfuß
-
7,7 kg
ZUBEHÖR
-
Lieferumfang
-
Netzkabel, externes Netzteil, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Bedienungsanleitung auf CD, Kurzbedienungsanleitung
-
Software
-
Tru Color Pro Software
-
Besonderheiten
-
AH IPS Panel, Stromsparendes LED Backlight, Werkskalibrierung Delta E<2, 6 Achsen Farbkontrolle, 99% sRGB Farbraum, IP 35/ 32 Zertifizierung, DICOM Part 14
SONSTIGES
-
Garantie
-
36 Monate inkl. Backlights und SWAP-Service (Defektes Produkt wird durch ein neuwertiges Gerät getauscht. Dazu erhalten Sie ein Austauschgerät, in dessen Verpackung Sie das Defektgerät zur Reparatur schicken)
HINWEIS
-
Hinweis
-
Grafikkartenempfehlung Win OS: Intel: HD4600 oder höher; AMD: HD7000 oder höher, R7 oder höher, Fire Pro W600 oder höher; Nvidia: GeForce GT 640 oder höher, Quadro K500 oder höher (DP 3840x2160@60Hz/HDMI 3840x2160@30Hz), GeForce GTX950 oder höher. (DP/HDMI 3840x2160@60Hz) Mac OS 10.10 oder höher: MacBook Pro (Retina 13" ab 2015) MacBook Pro (Retina 15" ab Mitte 2014), MacPro (ab Ende 2013), iMac (Retina 4K, 21,5" ab Ende 2015), iMac (Retina 5K 27", ab Ende 2014), MacBook Air (ab 2015), DP 3840x2160, HDMI 3840x2160@30Hz Modell abhängig. Bei Verwendung von Mac Produkten verwenden Sie bitte die beiligenden HDMI oder DisplayPort Kabel.
EAN
-
EAN
-
8801031690855