土壌中のオルセンリン分析の場合、UNE 77324の適応症に従って、次の手順に従うことができます。

    サンプルの準備：10 gの土壌サンプルの重量を量り、2 mmのメッシュで柔らかくします。Kjeldahl消化フラスコに入れ、20 mLの濃縮硫酸（H2SO4）と10 mLの濃縮塩酸（HCl）と混合します。フラスコは霜のついたガラスプラグで覆われており、16時間耐えます。

    抽出：残りの期間の後、混合物をWhatman Filter Paper No. 42でろ過し、250 mLの触れたフラスコでろ過されたろ過が収集されます。アグロイドフラスコの容積を完成させ、均質化するために蒸留水を加えます。

    評価：既知の濃度（通常は250 ppm）のリン酸二ナトリウム（Na2HPO4）のパターン溶液を調製し、水酸化ナトリウム（NAOH）を加えることにより、そのpHを8.5-8.6に調整します。ステップ2で調製した25 mLの抽出溶液を採取し、250 mLのエルレンマイヤーフラスコの25​​ mLのリン酸二ナトリウムのパターンと混合します。30分間攪拌し、Whatman Filter Paper No. 42を通してろ過します。フィルタリングは、100 mLの熱心なフラスコで収集され、蒸留水を加えて、刻んだフラスコの容積を完成させます。

    測定：結果の溶液の吸光度は、単純なビーム分光光度計を使用して880 nmの波長で測定されます。空白の溶液の吸光度も、サンプル溶液と同じ方法で調製され、リン酸二ナトリウムのパターンを添加することなく測定する必要があります。

    計算：サンプルのリン濃度は、サンプルの吸光度と空白溶液の吸光度から計算されます。これは、異なる既知の濃度のリン酸塩パターン溶液を備えた以前に調製されたキャリブレーション曲線を使用して計算されます。

この手順に必要な機器は、Kjeldahl Digestion Flask、Whatman Filter Paper No. 42、250 mlのリフォークフラスコ、250 mlのErlenmeyer Flask、100 ml Targe Flask、Single Beam Spectophotometerです。

必要な試薬は、濃縮硫酸（H2SO4）、濃縮塩酸（HCl）、水酸化ナトリウム（NaOH）、リン酸二ナトリ（Na2HPO4）、および蒸留水です。

手順の測定の不確実性は、UNE-EN ISO 17025：2017標準の兆候に従って計算できます。不確実性は、測定の標準的な不確実性（手順の再現性から決定）と、機器の精度、キャリブレーションなどの他の要因による不確実性の2つのコンポーネントに分けることができます。

測定の標準的な不確実性を判断するには、同じ手順を使用して、同じタイプのサンプルの少なくとも6測定を行う必要があります。これらの測定の結果から、結果の標準偏差を計算でき、手順の精度の尺度を提供します。測定の標準的な不確実性は、行われた測定数の平方根で標準偏差を除算することにより計算されます。

他の要因による不確実性は、機器の精度、キャリブレーションなどについて利用可能な情報から決定できます。たとえば、分光光度計を使用してサンプルの吸光度を測定する場合、機器とそのキャリブレーションエラーによって行われた測定の精度を知っておく必要があります。

手順の完全な不確実性は、他の要因による測定の標準的な不確実性と不確実性を追加することにより計算されます。不確実性は、95％の信頼区間で表現する必要があります。つまり、95％の確率で測定の結果の真の値が見つかると予想される間隔を示す必要があります。

測定の不確実性の計算は、UNE-EN ISO 17025：2017標準に従って実験室認定に不可欠であることを強調することが重要です。これは、実験室で得られた結果の信頼性を評価できるためです。
Para el análisis de fósforo Olsen en suelos, se puede seguir el siguiente procedimiento siguiendo las indicaciones de la norma UNE 77324:

    Preparación de la muestra: Se pesa una muestra de suelo de 10 g y se tamiza a través de una malla de 2 mm. Se coloca en un matraz de digestión de Kjeldahl y se mezcla con 20 ml de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) y 10 ml de ácido clorhídrico concentrado (HCl). El matraz se tapa con un tapón de vidrio esmerilado y se deja reposar durante 16 horas.

    Extracción: Después del periodo de reposo, se filtra la mezcla a través de papel de filtro Whatman Nº 42 y se recogen los filtrados en un matraz aforado de 250 ml. Se añade agua destilada hasta completar el volumen del matraz aforado y se agita para homogeneizar.

    Valoración: Se prepara una solución patrón de fosfato disódico (Na2HPO4) de concentración conocida (usualmente 250 ppm) y se ajusta su pH a 8.5 - 8.6 mediante la adición de hidróxido de sodio (NaOH). Se toman 25 ml de la solución de extracto preparada en el paso 2 y se mezcla con 25 ml de la solución patrón de fosfato disódico en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. Se agita durante 30 minutos y se filtra a través de papel de filtro Whatman Nº 42. Se recoge el filtrado en un matraz aforado de 100 ml y se añade agua destilada hasta completar el volumen del matraz aforado.

    Medición: Se mide la absorbancia de la solución resultante a una longitud de onda de 880 nm utilizando un espectrofotómetro de haz sencillo. Se debe medir también la absorbancia de una solución en blanco, preparada de la misma manera que la solución de muestra, pero sin la adición de la solución patrón de fosfato disódico.

    Cálculo: La concentración de fósforo en la muestra se calcula a partir de la absorbancia de la muestra y la absorbancia de la solución en blanco, utilizando una curva de calibración previamente preparada con soluciones patrón de fosfato disódico de diferentes concentraciones conocidas.

Los equipos necesarios para este procedimiento son: matraz de digestión de Kjeldahl, papel de filtro Whatman Nº 42, matraz aforado de 250 ml, matraz Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado de 100 ml, espectrofotómetro de haz sencillo.

Los reactivos necesarios son: ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), ácido clorhídrico concentrado (HCl), hidróxido de sodio (NaOH), fosfato disódico (Na2HPO4), y agua destilada

La incertidumbre de medida del procedimiento se puede calcular siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN ISO 17025:2017. La incertidumbre se puede dividir en dos componentes: la incertidumbre estándar de la medida (determinada a partir de la repetibilidad del procedimiento) y la incertidumbre debida a otros factores, como la exactitud de los equipos, la calibración, etc.

Para determinar la incertidumbre estándar de la medida, se deben realizar al menos 6 mediciones del mismo tipo de muestra utilizando el mismo procedimiento. A partir de los resultados de estas mediciones, se puede calcular la desviación estándar de los resultados, que proporciona una medida de la precisión del procedimiento. La incertidumbre estándar de la medida se calcula dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de mediciones realizadas.

La incertidumbre debida a otros factores se puede determinar a partir de la información disponible sobre la exactitud de los equipos, la calibración, etc. Por ejemplo, si se utiliza un espectrofotómetro para medir la absorbancia de la muestra, se debe conocer la exactitud de las mediciones realizadas por el equipo y el error de calibración del mismo.

La incertidumbre total del procedimiento se calcula sumando la incertidumbre estándar de la medida y la incertidumbre debida a otros factores. La incertidumbre se debe expresar con un intervalo de confianza del 95%, es decir, se debe indicar el intervalo en el que se espera que se encuentre el valor verdadero del resultado de la medida con una probabilidad del 95%.

Es importante destacar que el cálculo de la incertidumbre de medida es fundamental para la acreditación de laboratorios según la norma UNE-EN ISO 17025:2017, ya que permite evaluar la fiabilidad de los resultados obtenidos por el laboratorio.