b'\n_START_ARTICLE_\nStroomtang\n_START_PARAGRAPH_\nEen stroomtang \xe2\x80\x93 ook wel amp\xc3\xa8retang \xe2\x80\x93 is een bijzondere vorm van een amp\xc3\xa8remeter bedoeld om wisselstroom of gelijkstroom mee te kunnen meten. Een stroomtang wordt gebruikt in plaats van een conventionele amp\xc3\xa8remeter als de geleiders niet onderbroken kunnen of mogen worden en wel stroom gemeten moet worden. Voor het permanent meten van grote stromen in bijvoorbeeld een algemeen laagspanningsbord, worden stroomtransformatoren in combinatie met amp\xc3\xa8remeters gebruikt.\n_START_SECTION_\nWisselstroomtang\n_START_PARAGRAPH_\nDe wisselstroomtang werkt op basis van het principe van een transformator, waarbij het door een stroomkring opgewekte magnetische veld wordt gemeten door een spoel en van daar uit naar een aanwijzing met een wisselspanningsmeter geijkt op de betreffende elektrische stroom door de geleider. Met deze tang kan enkel wisselstroom worden gemeten. Indien dit met een elektromagnetisch instrument gebeurt, is er geen behoefte aan een externe voeding.\n_START_SECTION_\nGelijkstroomtang\n_START_PARAGRAPH_\nDe gelijkstroomtang is gebaseerd op het hall-effect. Hierdoor is het ook mogelijk om gelijkstroom te meten. Het nadeel hiervan is echter dat de hall-effect-sensor elektriciteit verbruikt en dat het toestel met een batterij gevoed moet worden.\n_START_SECTION_\nGebruik\n_START_PARAGRAPH_\nOm een stroom te meten met een stroomtang moet de stroomvoerende geleider in de bek van de tang worden genomen. Het voordeel van een stroomtang is dat de geleider niet onderbroken hoeft te worden. Veelal kan dit als meest veilige stroommeting worden beschouwd. De gemeten waarden zijn echter onnauwkeuriger dan met een amp\xc3\xa8remeter. De kleinste waarde is vaak op \xc3\xa9\xc3\xa9n tiende of \xc3\xa9\xc3\xa9n honderdste van een amp\xc3\xa8re.'