b"\n_START_ARTICLE_\nTerm\xc3\xb2metre infraroig\n_START_PARAGRAPH_\nUn term\xc3\xb2metre d'infraroig \xc3\xa9s un instrument de mesura de la temperatura de superf\xc3\xadcie d'un objecte a partir  de l'emissi\xc3\xb3 de llum de tipus cos negre que en produeix.\xc2\xa0El principi de funcionamentes basa en el mesurament de la\xc2\xa0radiaci\xc3\xb3\xc2\xa0de l'objecte en el camp d'infraroig, d'aqu\xc3\xad el nom de term\xc3\xb2metre infraroig.\xc2\xa0Tamb\xc3\xa9 s'empra el terme de pir\xc3\xb2metre\xc2\xa0infraroig quan es tracta de mesurar temperatures elevades d'un objecte o medi ambient (forn, incendi, volc\xc3\xa0, etc.). Tots dos termes expressen la difer\xc3\xa8ncia amb un term\xc3\xb2metre de contacte convencional, ja que mesuren la radiaci\xc3\xb3 t\xc3\xa8rmica emesa i no la temperatura en si._NEWLINE_Un term\xc3\xb2metre d'aquest tipus es denomina de vegades equivocadament term\xc3\xb2metre l\xc3\xa0ser si l'ajuda d'un\xc2\xa0l\xc3\xa0ser per apuntar,\xc2\xa0o un term\xc3\xb2metre sense contacte per il\xc2\xb7lustrar la seva capacitat per mesurar la temperatura de forma remota.\n_START_SECTION_\nHist\xc3\xb2ria i fonaments\n_START_PARAGRAPH_\nIsaac Newton posa en evid\xc3\xa8ncia l'espectre\xc2\xa0de la llum el 1666. Es va observar que la llum solar que passa a trav\xc3\xa9s d'un prisma de vidre es divideix en bandes de color anomenat espectre. El 1880,\xc2\xa0William Herschel mesura l'energia relativa de cadascuna d'aquestes bandes compreses m\xc3\xa9s enll\xc3\xa0 del vermell (visible). _NEWLINE_A la d\xc3\xa8cada de 1900,  els cient\xc3\xadfics Max Planck, Josef Stefan, Ludwig Boltzmann, Wilhelm Wien i Gustav Kirchhoff formulen les equacions fonamentals de l'espectre electromagn\xc3\xa8tic, aix\xc3\xad com l'energia radiant en l'infraroig. El concepte de pir\xc3\xb2metre d'infrarojos es va afirmar per Charles R. Darling en el seu llibre de 1911 Pyrometry. L'arribada de l'electr\xc3\xb2nica en la d\xc3\xa8cada de 1930 va permetre a la industrialitzaci\xc3\xb3 dels primers term\xc3\xb2metres d'aquest tipus que ara s\xc3\xb3n un instrument de mesura est\xc3\xa0ndard per a les aplicacions personals, industrials i universit\xc3\xa0ries.\n_START_SECTION_\nContaminaci\xc3\xb3 de la traject\xc3\xb2ria \xc3\xb2ptica\n_START_PARAGRAPH_\nPer obtenir un mesurament fiable, la traject\xc3\xb2ria \xc3\xb2ptica entre el punt de mesura i el cap del sensor pir\xc3\xb2metre ha de quedar clar. Un sistema de purga d'aire impedeix l'adher\xc3\xa8ncia de pols, fum i un altre tipus de brut\xc3\xadcia en el sistema \xc3\xb2ptic. Dels sistemes de purga s'utilitzen per evitar aquest embrutiment._NEWLINE_Aix\xc3\xb2 implica, entre altres coses, que el sistema de purga funciona perfectament i de forma cont\xc3\xadnua.\xc2\xa0Malauradament, l'experi\xc3\xa8ncia demostra que en la pr\xc3\xa0ctica l'obstrucci\xc3\xb3 \xc3\xb2ptica s'embruta gradualment a causa de parades imprevistes o altres defectes.\xc2\xa0Aix\xc3\xb2 es troba sobretot en ambients agressius, com ara en la ind\xc3\xbastria metal\xc2\xb7l\xc3\xbargica, forns de ciment o de combusti\xc3\xb3._NEWLINE_El mesurament de la temperatura realitzada per un pir\xc3\xb2metre monocrom\xc3\xa0tic deriva aleshores a poc a poc._NEWLINE_La temperatura llegida disminueix a la recerca de cremadors o un altre sistema de escalfament de vegades innecess\xc3\xa0riament."