b"\n_START_ARTICLE_\nTerm\xc3\xb2metre d'inversi\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nUn term\xc3\xb2metre d'inversi\xc3\xb3 \xc3\xa9s un term\xc3\xb2metre\xc2\xa0de mercuri que marca la\xc2\xa0temperatura\xc2\xa0del lloc on ha estat invertit de posici\xc3\xb3. A difer\xc3\xa8ncia de la majoria dels term\xc3\xb2metres de mercuri convencionals, un term\xc3\xb2metre d'inversi\xc3\xb3 permet gravar una determinada temperatura per a veure-la en un moment posterior. Si el term\xc3\xb2metre s'inverteix cap per avall, es mostrar\xc3\xa0 la temperatura d'aquell moment fins que torni a estar vertical. Aquest va ser el principal dispositiu utilitzat pels ocean\xc3\xb2grafs per determinar temperatures d'aigua per sota de la superf\xc3\xadcie de l'oce\xc3\xa0 des de 1900 fins a 1970. _NEWLINE_Es compon d'un bulb convencional connectat a un capil\xc2\xb7lar en qu\xc3\xa8 es col\xc2\xb7loca una constricci\xc3\xb3 de manera que, quan s'inverteix, la columna de mercuri es descompon de manera reprodu\xc3\xafble. El mercuri passa a un bulb m\xc3\xa9s petit a l'altre extrem del capil\xc2\xb7lar, que est\xc3\xa0 graduat per llegir la temperatura. Un gir de 360\xc2\xb0 en una secci\xc3\xb3 localment amplificada del capil\xc2\xb7lar serveix de trampa per evitar l'entrada addicional de mercuri si el term\xc3\xb2metre s'escalfa i el mercuri s'expandeix m\xc3\xa9s enll\xc3\xa0 del punt de ruptura. _NEWLINE_Les potencialitats de lectura remota dels term\xc3\xb2metres d'inversi\xc3\xb3 els fan especialment adequats per al seu \xc3\xbas en la mesura de la temperatura del fons mar\xc3\xad en funci\xc3\xb3 de la pressi\xc3\xb3. En aquesta aplicaci\xc3\xb3, s'utilitzen term\xc3\xb2metres protegits i term\xc3\xb2metres sense protecci\xc3\xb3, cadascun dels quals disposa d'un term\xc3\xb2metre auxiliar. Generalment s'utilitzen en parelles en ampolles de Nansen._NEWLINE_Normalment es llegeixen a 0,01\xc2\xb0 C, i despr\xc3\xa9s d'aplicar-ne les correccions, les lectures es consideren fiables a 0,02\xc2\xb0 C."