b'\n_START_ARTICLE_\nIntensificador d\'imatge\n_START_PARAGRAPH_\nEl Intensificador d\'imatge \xc3\xa9s un dispositiu que rep el feix de radiaci\xc3\xb3 romanent i el transforma en llum visible i intensifica la imatge. Entre el fotoc\xc3\xa0tode i l\'\xc3\x80node es mant\xc3\xa9 una difer\xc3\xa8ncia de potencial sobre 10.000V perqu\xc3\xa8 els electrons emesos pel fotoc\xc3\xa0tode s\'accelerin en direcci\xc3\xb3 de l\'\xc3\x80node.\n_START_SECTION_\nPossibles modalitats de treball\n_START_PARAGRAPH_\nGaireb\xc3\xa9 totes les imatges fluorosc\xc3\xb2pic es veuen en un televisor, tot i que encara funcionen alguns dispositius de mirall. La c\xc3\xa0mera per serigrafia utilitza pel\xc2\xb7l\xc3\xadcula de 70, 100 o 105 mm i s\'utilitza cada cop m\xc3\xa9s. La c\xc3\xa0mera de Cineradiograf\xc3\xada s\'utilitza gaireb\xc3\xa9 exclusivament per cateterisme card\xc3\xadac.\n_START_SECTION_\nIntensificador d\'imatge multicamp\n_START_PARAGRAPH_\nAlguns intensificadors d\'imatge s\xc3\xb3n multicamp, tamb\xc3\xa9 anomenats de vegades Tubs de doble focus o trifoco . Aquests intensificadors Multifocus proporcionen bastant m\xc3\xa9s flexibilitat en tots els ex\xc3\xa0mens fluorosc\xc3\xb2pic i s\xc3\xb3n est\xc3\xa0ndard en fluorosc\xc3\xb2pia digital. Els tubs de doble focus es fabriquen en molts mides, per\xc3\xb2 el m\xc3\xa9s habitual \xc3\xa9s de 25 cm a 17 cm (25/17). Tamb\xc3\xa9 s\'utilitzen amb freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia els tubs trifocos d\'25/17/12 o 23/15/10 (aquest \xc3\xbaltim tamb\xc3\xa9 descrit com a 9 "/6"/4 "on ["] \xc3\xa9s el s\xc3\xadmbol de polzades)._NEWLINE__NEWLINE_Aquests n\xc3\xbameros es refereixen al di\xc3\xa0metre de l\'element fosforescent d\'entrada del tub intensificador d\'imatge._NEWLINE__NEWLINE_Tots els fotoelectrons que es produeixen en l\'element fosforescent d\'entrada s\xc3\xb3n accelerats en direcci\xc3\xb3 a l\'element fosforescent de sortida. Si es canvia a 17 cm s\'augmenta el potencial de les lents electroest\xc3\xa0tiques, el que fa que el punt focal dels electrons es separi de l\'element fosforescent de sortida. Com a conseq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia, nom\xc3\xa9s els fotoelectrons de la part central de 17 cm de di\xc3\xa0metre incideixen sobre l\'element fosforescent de sortida. La conseq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia d\'aquest canvi de punt focal \xc3\xa9s la reducci\xc3\xb3 del camp i l\'augment de la imatge. L\'\xc3\xbas de la dimensi\xc3\xb3 menor en un tub intensificador d\'imatge Multifocus sempre d\xc3\xb3na lloc a una ampliaci\xc3\xb3 de la imatge, amb un factor d\'augment directament relacionat amb el quocient dels di\xc3\xa0metres dels tubs. Un tub 25/17 en mode 17 cm produir\xc3\xa0 una imatge 1,5 vegades m\xc3\xa9s gran que la que s\'obt\xc3\xa9 treballant a 25 cm._NEWLINE_La conseq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia d\'obtenir una imatge ampliada \xc3\xa9s que s\'obt\xc3\xa9 una imatge m\xc3\xa9s t\xc3\xa8nue. Perqu\xc3\xa8 el guany de reducci\xc3\xb3 \xc3\xa9s m\xc3\xa9s petit i hi ha menys fotoelectrons que arriben a l\'element fosforescent de sortida._NEWLINE__NEWLINE_Per mantenir el nivell de contrast s\'augmenta autom\xc3\xa0ticament el corrent, el que incrementa la dosi que rep el pacient. L\'augment de dosi que rep el pacient \xc3\xa9s aproximadament igual a la relaci\xc3\xb3 entre l\'\xc3\xa0rea d\'element fosforescent d\'entrada utilitzat o 2,2 vegades (25 \xc2\xb2/17 \xc2\xb2) la dosi obtinguda s\'utilitza el tub complet._NEWLINE__NEWLINE_Aquest augment de la dosi que rep el pacient produeix una millora en la qualitat de la imatge. La dosi augmenta perqu\xc3\xa8 s\'utilitza m\xc3\xa9s fotons per unitat d\'\xc3\xa0rea per formar la imatge. El resultat \xc3\xa9s una reducci\xc3\xb3 del soroll i un augment de la resoluci\xc3\xb3 del contrast._NEWLINE__NEWLINE_La part perif\xc3\xa8rica de la imatge queda desenfocada i pateix degeneraci\xc3\xb3 de vores, una reducci\xc3\xb3 de brillantor en perif\xc3\xa8ria.\n_START_SECTION_\nMonitoratge \xc3\xb2ptic\n_START_PARAGRAPH_\nAquest \xc3\xa9s un sistema \xc3\xb2ptic de lents i miralls que augmenten la imatge de l\'element fosforescent de sortida i la mostren en una pantalla de vidre. Rep el nom de sistema de miralls \xc3\xb2ptics i, encara que \xc3\xa9s adequat, presenta alguns desavantatges. El camp de visi\xc3\xb3 d\'un sistema de miralls \xc3\xa9s molt petit i nom\xc3\xa9s pot ser utilitzat per una persona. A m\xc3\xa9s es perd molta llum.\n_START_SECTION_\nMonitor de televisi\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nEl sistema de visualitzaci\xc3\xb3 amb monitor de televisi\xc3\xb3 \xc3\xa9s m\xc3\xa9s cost\xc3\xb3s que el sistema de miralls \xc3\xb2ptics, per\xc3\xb2 actualment s\'utilitza amb freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia. Si es fa servir un monitor de televisi\xc3\xb3, l\'element fosforescent de sortida del tub intensificador d\'imatge es connecta directament al tub d\'una c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3. El tub de c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 m\xc3\xa9s utilitzat en fluorosc\xc3\xb2pia \xc3\xa9s el Vidic\xc3\xb3n. La seva superf\xc3\xadcie sensible d\'entrada t\xc3\xa9 la mateixa mida que l\'element fosforescent de sortida del tub intensificador d\'imatge. el tub de la c\xc3\xa0mera de TV converteix la imatge lluminosa en un senyal el\xc3\xa8ctric que s\'envia al monitor, on es reconstrueix la imatge a la pantalla._NEWLINE_Un avantatge molt important d\'usar un monitor de televisi\xc3\xb3 \xc3\xa9s que la brillantor i el contrast es controlen de forma electr\xc3\xb2nica. a m\xc3\xa9s, el monitor de televisi\xc3\xb3 permet que molts observadors vegin la imatge simult\xc3\xa0niament, i \xc3\xa9s possible fins i tot connectar m\xc3\xa9s monitors fora del quart d\'examen pota el servei d\'altres observadors. El monitor de televisi\xc3\xb3 permet a m\xc3\xa9s gravar les imatges electr\xc3\xb2niques en cinta per visualitzaci\xc3\xb3 o manipulaci\xc3\xb3 posteriors. El monitor de televisi\xc3\xb3 \xc3\xa9s una part fonamental de l\'equip de diagn\xc3\xb2stic fluorosc\xc3\xb2pic.\n_START_SECTION_\nC\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nLa c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 est\xc3\xa0 formada per una carcassa cil\xc3\xadndrica de 15 cm de di\xc3\xa0metre i 25 cm de llarg que cont\xc3\xa9 el cor de la c\xc3\xa0mera, el tub de televisi\xc3\xb3. Cont\xc3\xa9 tamb\xc3\xa9 les bobines electromagn\xc3\xa8tiques que s\'utilitzen per dirigir el feix d\'electrons dins del tub. Hi ha diversos tipus de c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 per Fluorosc\xc3\xb2pies, els m\xc3\xa9s utilitzats s\xc3\xb3n el Vidicon i el Plumbicon.\n_START_SECTION_\nAcoblament de la c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nEls tubs dels intensificadors d\'imatge i de la c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 es fabriquen de manera que l\'element fosforescent de sortida del tub intensificador d\'imatge tingui el mateix di\xc3\xa0metre que la finestra del tub de la c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3, en general 2,5 cm o 2 cm. Hi ha dues maneres d\'unir el tub de la c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 i el tub intensificador d\'imatge._NEWLINE_El m\xc3\xa8tode m\xc3\xa9s senzill \xc3\xa9s utilitzar un feix de fibres \xc3\xb2ptiques. El feix mesura nom\xc3\xa9s uns mil\xc2\xb7l\xc3\xadmetres de gruix i cont\xc3\xa9 milers de fibres per mil\xc2\xb7l\xc3\xadmetre quadrat de secci\xc3\xb3. Un avantatge d\'aquest m\xc3\xa8tode \xc3\xa9s l\'acoblament \xc3\xa9s que \xc3\xa9s m\xc3\xa9s senzill i compacte, el que facilita la manipulaci\xc3\xb3 de la torre de l\'intensificador. L\'acoblament \xc3\xa9s a m\xc3\xa9s molt fort. El seu principal inconvenient \xc3\xa9s que no permet afegir dispositius addicionals, com c\xc3\xa0meres de cinema o de seriograf\xc3\xada. Amb aquest tipus d\'acoblament \xc3\xa9s necessari usar cassets carregats amb pel\xc2\xb7l\xc3\xadcula de seriograf\xc3\xada._NEWLINE_Per poder connectar una c\xc3\xa0mera de cinema o de seriograf\xc3\xada es necessita un acoblament mitjan\xc3\xa7ant lents. Aquest tipus d\'acoblament \xc3\xa9s molt m\xc3\xa9s volumin\xc3\xb3s i ha de ser tractat amb cura. \xc3\x89s absolutament necessari que les lents i els miralls estiguin ajustats amb total precisi\xc3\xb3. Si es mouen s\'obtindr\xc3\xa0 una imatge borrosa. La lent de l\'objectiu recull la llum que surt de l\'element fosforescent de sortida i la converteix en un feix paral\xc2\xb7lel. Per gravar una imatge en pel\xc2\xb7l\xc3\xadcula s\'interromp el feix mitjan\xc3\xa7ant un mirall de tall del feix, de manera que nom\xc3\xa9s es transmet a la c\xc3\xa0mera de televisi\xc3\xb3 una part d\'aquest, entre el 10% i el 90%, mentre que la resta es reflecteix cap a la c\xc3\xa0mera de gravaci\xc3\xb3. La quantitat de reflexi\xc3\xb3 ve determinada pel tipus de c\xc3\xa0mera i la pel\xc2\xb7l\xc3\xadcula empleats.'