b"\n_START_ARTICLE_\nCeil\xc3\xb2metre\n_START_PARAGRAPH_\nUn ceil\xc3\xb2metre o projector de sostre de n\xc3\xbavols (anomenat aix\xc3\xad per influ\xc3\xa8ncia de l'angl\xc3\xa8s  ceilometer) \xc3\xa9s un aparell que utilitza un l\xc3\xa0ser o una altra font lluminosa per poder determinar l'altura de la base de n\xc3\xbavols. Els ceil\xc3\xb2metres tamb\xc3\xa9 tenen aplicaci\xc3\xb3 per a mesurar concentracions d'aerosols dins de l'atmosfera tals com algunes mat\xc3\xa8ries s\xc3\xb2lides fines contaminants.\n_START_SECTION_\nCeil\xc3\xb2metre \xc3\xb2ptic de tambor\n_START_PARAGRAPH_\nAquest instrument usa la triangulaci\xc3\xb3 per a determinar l'altura d'un focus de llum projectat cap a la base del n\xc3\xbavol. Essencialment \xc3\xa9s un projector rotatiu, un detector, i un enregistrador. El projector emet un feix intens de llum cap al cel a un angle que varia amb la rotaci\xc3\xb3. El detector, est\xc3\xa0 localitzat a una dist\xc3\xa0ncia fixa del projector, i usa una c\xc3\xa8l\xc2\xb7lula fotoel\xc3\xa8ctrica apuntant verticalment. Quan detecta algun raig de llum projectada des de la base del n\xc3\xbavol, l'instrument registra l'angle i per triangulaci\xc3\xb3 determina l'altura del n\xc3\xbavol.\n_START_SECTION_\nEl l\xc3\xa0ser\n_START_PARAGRAPH_\nConsisteix en un l\xc3\xa0ser apuntant verticalment, i un receptor en el mateix lloc. Calcula l'altura del n\xc3\xbavol mesurant el temps () emprat perqu\xc3\xa8 un impuls de llum rebotat en els aerosols dpresents a l'atmosfera, retorni a l'aparell._NEWLINE__NEWLINE_on c \xc3\xa9s la velocitat de la llum dins l'aire._NEWLINE_Generalment, la grand\xc3\xa0ria de les part\xc3\xadcules en q\xc3\xbcesti\xc3\xb3 s\xc3\xb3n similars en grand\xc3\xa0ria a la longitud d'ona del l\xc3\xa0ser. Aquesta m\xc3\xa8tode opera amb la teoria de Lorenz-Mie._NEWLINE_Per a prop\xc3\xb2sits de determinar la base nuvolosa, cal tenir en compte que el ceil\xc3\xb2metre captura qualsevol part\xc3\xadcula en l'aire (pols, precipitacions, fum, etc.), donant falses lectures ocasionals. Com a exemple, depenent del llindar empleat, uns cristalls de gel en caiguda poden causar que el ceil\xc3\xb2metre doni una altura de n\xc3\xbavol igual a zero, encara que el cel estigui buit._NEWLINE_Usant aquestes \xc3\xbaltimes propietats, els ceil\xc3\xb2metres tenen altres usos. Aix\xc3\xad com l'instrument anota qualsevol tornada, \xc3\xa9s possible localitzar capes amb prou feines perceptibles, apart de la base nuvolosa, per observaci\xc3\xb3 del patr\xc3\xb3 complet de l'energia de tornada. M\xc3\xa9s encara, la taxa a la qual ocorre la difusi\xc3\xb3 pot ser registrada en la part de tornada disminu\xc3\xafda al ceil\xc3\xb2metre en atmosfera di\xc3\xa0fana, donant el coeficient d'extinci\xc3\xb3 del senyal llumin\xc3\xb3s. Emprant-lo aix\xc3\xad pot obtenir-se la visibilitat vertical i la possible concentraci\xc3\xb3 de pol\xc2\xb7lucionants dins l'aire. Aquesta t\xc3\xa8cnica ha estat desenvolupada en en diferents recerques i ja s'aplica de forma operativa."