b'\n_START_ARTICLE_\nAdquisici\xc3\xb3 de dades\n_START_SECTION_\nEtapa d\'adquisici\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nL\'adquisici\xc3\xb3 de dades s\'inicia amb el fenomen f\xc3\xadsic o la propietat f\xc3\xadsica d\'un objecte (objecte de la investigaci\xc3\xb3) que es desitja mesurar. Aquesta propietat f\xc3\xadsica o fenomen podria ser el canvi de temperatura o la temperatura d\'una habitaci\xc3\xb3, la intensitat o intensitat del canvi d\'una font de llum, la pressi\xc3\xb3 dins d\'una cambra, la for\xc3\xa7a aplicada a un objecte, o moltes altres coses. Un efica\xc3\xa7 sistema d\'adquisici\xc3\xb3 de dades pot mesurar totes aquestes diferents propietats o fen\xc3\xb2mens._NEWLINE_Un sensor \xc3\xa9s un dispositiu que converteix una propietat f\xc3\xadsica o fenomen en un senyal el\xc3\xa8ctric mesurable, tal com tensi\xc3\xb3, corrent, el canvi en els valors de resist\xc3\xa8ncia o condensador, etc. La capacitat d\'un sistema d\'adquisici\xc3\xb3 de dades per mesurar diferents fen\xc3\xb2mens dep\xc3\xa8n dels transductors per convertir els senyals dels fen\xc3\xb2mens f\xc3\xadsics mesurables en l\'adquisici\xc3\xb3 de dades per hardware. Transductors s\xc3\xb3n sin\xc3\xb2nim de sensors en sistemes de DAQ. Hi ha transductors espec\xc3\xadfics per a diferents aplicacions, com la mesura de la temperatura, la pressi\xc3\xb3, o flux de fluids. DAQ tamb\xc3\xa9 desplega diverses t\xc3\xa8cniques de condicionament de senyals per modificar adequadament diferents senyals el\xc3\xa8ctrics en tensi\xc3\xb3, que despr\xc3\xa9s poden ser digitalitzats utilitzant CED._NEWLINE_Es requereix una etapa de condicionament que adeq\xc3\xbci el senyal a nivells compatibles amb l\'element que fa la transformaci\xc3\xb3 a senyal digital, \xc3\xa9s a dir, el senyal ha de ser compatible amb el m\xc3\xb2dul d\'adquisici\xc3\xb3 de dades (DAQ) hardware que s\'utilitza. Quan els senyals el\xc3\xa8ctrics es transformen a digital, s\'envien a trav\xc3\xa9s del bus de dades cap a la mem\xc3\xb2ria del PC, se les pot processar amb un programa d\'aplicaci\xc3\xb3 adequat a l\'\xc3\xbas que l\'usuari necessiti, arxivar-les al disc dur, mostrar-les a la pantalla, imprimir-les, etc._NEWLINE_De la mateixa manera que es pren un senyal el\xc3\xa8ctric i es transforma en un senyal digital per enviar-lo a l\'ordinador, es pot tamb\xc3\xa9 adquirir un senyal digital o binari i convertir-lo en un d\'el\xc3\xa8ctric, en aquest cas l\'element que fa la transformaci\xc3\xb3 \xc3\xa9s una targeta o m\xc3\xb2dul d\'adquisici\xc3\xb3 de dades de sortida o targeta de control. El senyal dins de la mem\xc3\xb2ria del PC el genera un programa adequat a les aplicacions que vol l\'usuari i despr\xc3\xa9s, una vegada processat, \xc3\xa9s rebut per mecanismes que executen moviments mec\xc3\xa0nics, mitjan\xc3\xa7ant servomecanismes, que tamb\xc3\xa9 s\xc3\xb3n del tipus transductors.\n_START_SECTION_\nTargeta d\'Adquisici\xc3\xb3 de Dades\n_START_PARAGRAPH_\nLes targetes DAQ s\xc3\xb3n la interf\xc3\xadcie de connexi\xc3\xb3 entre el senyal i (generalment) l\'ordinador. Les targetes d\'adquisici\xc3\xb3 de dades poden ser externes i connectades mitjan\xc3\xa7ant els ports de l\'ordinador (Parallel, Serial, USB, etc.) o b\xc3\xa9 internes connectades als "forats" de la placa mare (PCI, ISA, PCI-E, etc.)._NEWLINE_Normalment aquestes targetes solen tenir m\xc3\xbaltiples entrades i sortides amb components com multiplexadors, conversors anal\xc3\xb2gic-digital (ADC) i digital-anal\xc3\xb2gic (DAC), temporitzadors d\'alta velocitat i mem\xc3\xb2ria (RAM)._NEWLINE_Cal dir, tamb\xc3\xa9, que no totes les targetes d\'adquisici\xc3\xb3 de dades han d\'estar permanentment connectades a un ordinador, per exemple les "Stand-alone loggers & controllers". _NEWLINE_Aquestes targetes disposen d\'una resoluci\xc3\xb3, que ve definida pel nombre de bits amb qu\xc3\xa8 treballa la nostra targeta i el rang de la mostra que es llegeix._NEWLINE_Tamb\xc3\xa9 cal tenir en compte la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia a la que pot recollir dades la nostra targeta, si volem moltes mesures en poc temps._NEWLINE_Perqu\xc3\xa8 l\'ordinador pugui "entendre" les dades que rep de la targeta, requereix uns drivers concrets, un software que sol proporcionar el fabricant de la targeta. Aquest driver software permet que el sistema operatiu pugui recon\xc3\xa8ixer el hardware de la targeta i donar acc\xc3\xa9s als programes als senyals de lectura pel hardware de la targeta. Un bon conductor ofereix un alt i baix nivell d\'acc\xc3\xa9s._NEWLINE_Per al tractament d\'aquestes dades es poden utilitzar diferents llenguatges de programaci\xc3\xb3, com ara basic, c, fortran, lisp, i pascal, entre d\'altres. _NEWLINE_De tota manera, hi ha programes m\xc3\xa9s espec\xc3\xadfics per a aquesta finalitat que faciliten la tasca, com ara Epics, per a sistemes a gran escala; Labview, amb un entorn gr\xc3\xa0fic de programaci\xc3\xb3 optimitzat per a l\'adquisici\xc3\xb3 de dades, i Matlab, que tamb\xc3\xa9 t\xc3\xa9 eines gr\xc3\xa0fiques i llibreries per a l\'adquisici\xc3\xb3 i l\'an\xc3\xa0lisi de dades._NEWLINE_Alguns exemples d\'adquisici\xc3\xb3 i control: DAQ per recollir dades (datalogger) medioambientals (energies renovables i enginyeria verda). DAQ per a \xc3\xa0udio i vibracions (manteniment, test). DAQ m\xc3\xa9s control de moviment (tall amb l\xc3\xa0ser). DAQ + control de moviment +_NEWLINE_visi\xc3\xb3 artificial (robots moderns).\n_START_SECTION_\nSoftware DAQ\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x89s el software necessari perqu\xc3\xa8 el hardware del DAQ pugui treballar amb l\'ordinador. Aquest controlador realitza un registre a baix nivell, escriu i llegeix el hardware mentre que una API (interf\xc3\xadcie de programaci\xc3\xb3 d\'aplicacions) s\'encarrega del desenvolupament d\'aplicacions de l\'usuari. Aquesta interf\xc3\xadcie permet realitzar les aplicacions d\'un mateix usuari amb diversos sistemes operatius.\n_START_SECTION_\nAvantatges\n_START_PARAGRAPH_\nFlexibilitat de processament, possibilitat de realitzar les tasques en temps real o en an\xc3\xa0lisis posteriors (a fi d\'analitzar els possibles errors), gran capacitat d\'emmagatzematge, r\xc3\xa0pid acc\xc3\xa9s a la informaci\xc3\xb3 i presa de decisi\xc3\xb3, s\'adquireix gran quantitat de dades per poder analitzar, possibilitat d\'emular una gran quantitat de dispositius de mesura i activar diversos instruments al mateix temps, facilitat d\'automatitzaci\xc3\xb3, etc. _NEWLINE_Avui dia es pot detectar tamb\xc3\xa9 for\xc3\xa7a flexibilitat de cara a la seva connexi\xc3\xb3 als sistemes de mesura/tractament de dades (en aquest cas, els ordinadors). Amb el pas del temps, s\'han anat actualitzant aquests sistemes d\'adquisici\xc3\xb3 de dades, dotant-los de connexions com USB, PCI, PXI, etc. Aix\xc3\xad resulta m\xc3\xa9s f\xc3\xa0cil d\'adaptar el dispositiu a l\'ordinador._NEWLINE_S\'utilitza en la ind\xc3\xbastria, la investigaci\xc3\xb3 cient\xc3\xadfica, el control de m\xc3\xa0quines i de producci\xc3\xb3, la detecci\xc3\xb3 de falles i el control de qualitat entre altres aplicacions.\n_START_SECTION_\nSensors\n_START_PARAGRAPH_\nUn sistema t\xc3\xadpic d\'adquisici\xc3\xb3 utilitza sensors, transductors, amplificadors, convertidors anal\xc3\xb2gics, per tal d\'obtenir mostres anal\xc3\xb2giques del m\xc3\xb3n real i convertir-les a senyals digitals mitjan\xc3\xa7ant convertidors, acceler\xc3\xb2metres a digital (A/D) i de digital a anal\xc3\xb2gic (D/A), per processar informaci\xc3\xb3 sobre un sistema f\xc3\xadsic de forma digitalitzada. L\'exemple m\xc3\xa9s clar \xc3\xa9s el term\xc3\xb2metre. Es tracta d\'un sensor de temperatura a base de mercuri. El mercuri, en detectar calor, es dilata i avan\xc3\xa7a en una escala precisament creada per realitzar aquesta "transformaci\xc3\xb3" de dades. Mentre el mercuri es dilata, l\'escala indica quina temperatura detecta. En aquest cas, aquesta escala transmet les dades que ha recollit el term\xc3\xb2metre.\n_START_SECTION_\nHist\xc3\xb2ria\n_START_PARAGRAPH_\nEl 1963 IBM produeix ordinadors especialitzats en l\'adquisici\xc3\xb3 de dades. Aquests inclouen el Sistema d\'Adquisici\xc3\xb3 de Dades IBM 7.700 i el seu successor, el Sistema d\'Adquisici\xc3\xb3 de Dades i Control IBM 1.800._NEWLINE_El 1974, aquests costosos sistemes especialitzats van ser substitu\xc3\xafts pels ordinadors S-100 i les targetes d\'adquisici\xc3\xb3 de dades produ\xc3\xafdes per Tecmar / Scientific Solutions Inc, que tenien un prop\xc3\xb2sit general._NEWLINE_El 1981, IBM presenta l\'IBM Personal Computer i Scientific Solutions introdueix els primers productes d\'adquisici\xc3\xb3 de dades per PC.'