b"\n_START_ARTICLE_\nTub de raigs X\n_START_PARAGRAPH_\nUn tub de raigs X \xc3\xa9s una v\xc3\xa0lvula de buit que converteix energia d'entrada en raigs X. Els tubs de raig X provenen del tub de Crookes experimental amb el qual primer es van descobrir els raigs X el 8 de novembre de 1895, pel f\xc3\xadsic alemany Wilhelm Conrad R\xc3\xb6ntgen. La disponibilitat d'aquesta font controlable de raig X va crear el camp de radiografia, la imatge d'objectes opacs parcials amb radiaci\xc3\xb3 penetrant. A difer\xc3\xa8ncia d'altres fonts de radiaci\xc3\xb3 ionitzant, nom\xc3\xa9s es produeixen radiografies mentre el tub de raigs X s'activi. Els tubs de raigs X tamb\xc3\xa9 s'utilitzen en els esc\xc3\xa0neres de tomografia computada, esc\xc3\xa0ners d'equipatges de l'aeroport, cristal\xc2\xb7lografia de raigs X, an\xc3\xa0lisi de materials i estructures i per a la inspecci\xc3\xb3 industrial.\n_START_SECTION_\nTub d'\xc3\xa0node giratori\n_START_PARAGRAPH_\nL'\xc3\xa0node es recolza en coixinets de buit i es pot rotar mitjan\xc3\xa7ant inducci\xc3\xb3 electromagn\xc3\xa8tica d'una s\xc3\xa8rie de bobinats de l'estator fora del tub evacuat. Normalment, els corrents de Foucault s\xc3\xb3n indu\xc3\xafts en un cilindre de metall giratori, el rotor. La superposici\xc3\xb3 de la inducci\xc3\xb3 magn\xc3\xa8tica externa i la inducci\xc3\xb3 des dels corrents de remol\xc3\xad, que canvia de direcci\xc3\xb3 amb el temps, crea un impuls mec\xc3\xa0nic conductor en el rotor. _NEWLINE_Com que el conjunt de l'\xc3\xa0node ha de contenir-se dins del tub evacuat, l'eliminaci\xc3\xb3 de calor \xc3\xa9s un problema greu, agreujat encara m\xc3\xa9s per la major pot\xc3\xa8ncia disponible. A causa de l'alta generaci\xc3\xb3 de calor, \xc3\xa9s necess\xc3\xa0ria una expansi\xc3\xb3 t\xc3\xa8rmica igualada de vidre i el material de \xc3\xa0node. Per aix\xc3\xb2, s'utilitza sovint vidre borosilicat d'alt borat iniciat per Otto Schott. El refredament directe mitjan\xc3\xa7ant la conducci\xc3\xb3 de calor o la convecci\xc3\xb3, com en el tub Coolidge, \xc3\xa9s dif\xc3\xadcil. En la majoria dels tubs, l'\xc3\xa0node es susp\xc3\xa8n sobre rodaments de boles amb lubricaci\xc3\xb3 en pols de plata que proporciona refrigeraci\xc3\xb3 gaireb\xc3\xa9 negligible per conducci\xc3\xb3._NEWLINE_Un desenvolupament recent ha estat el gal\xc2\xb7li lubricat que pot suportar temperatures molt elevades sense contaminar el buit del tub. La gran superf\xc3\xadcie de contacte i el lubricant met\xc3\xa0l\xc2\xb7lic proporcionen un m\xc3\xa8tode efica\xc3\xa7 per a la conducci\xc3\xb3 de calor des de l'\xc3\xa0node._NEWLINE_L'\xc3\xa0node ha de ser constru\xc3\xaft amb materials d'alta temperatura. La temperatura de la dist\xc3\xa0ncia focal pot arribar a 2.500\xc2\xbaC durant una exposici\xc3\xb3, i el conjunt d'\xc3\xa0toms pot arribar a 1.000\xc2\xbaC despr\xc3\xa9s d'una s\xc3\xa8rie de grans exposicions. Els materials t\xc3\xadpics s\xc3\xb3n un objectiu de tungst\xc3\xa8-reni en un nucli de molibd\xc3\xa8, amb suport de grafit. El reni fa que el tungst\xc3\xa8 sigui m\xc3\xa9s d\xc3\xbactil i resistent al desgast de l'impacte de les bigues d'electrons._NEWLINE_El [molibd\xc3\xa8] realitza calor des de l'objectiu. El grafit proporciona un emmagatzematge t\xc3\xa8rmic per a l'\xc3\xa0node i minimitza la massa rotativa de l'\xc3\xa0node._NEWLINE_L'augment de la demanda de sistemes d'escaneig i angiografia de tomografia computada (CT) ha condu\xc3\xaft al desenvolupament de tubs de raigs X m\xc3\xa8dics d'alt rendiment. Els tubs CT contemporanis tenen una pot\xc3\xa8ncia de fins a 100 kW i una capacitat de calor d'\xc3\xa0node de 6 MJ, per\xc3\xb2 mantenen una \xc3\xa0rea focal efectiva de menys de 1 mm \xc2\xb2 .\n_START_SECTION_\nTub de raigs X de Microfocus (Microfocus X-ray tube)\n_START_PARAGRAPH_\nAlguns ex\xc3\xa0mens de raigs X (com, per exemple, proves no destructives i Microtomografia| 3-D necessiten imatges molt d'alta resoluci\xc3\xb3 i, per tant, requereixen tubs de raigs X que puguin generar mides de punts focals molt petites, t\xc3\xadpicament inferiors a 50 \xce\xbcm de di\xc3\xa0metre. Aquests tubs es denominen tubs de raigs X de microfocus._NEWLINE_Hi ha dos tipus b\xc3\xa0sics de tubs de raigs X de microfocus: tubs d'\xc3\xa0node s\xc3\xb2lid i tubs d'\xc3\xa0toms met\xc3\xa0l\xc2\xb7lics."