b'\n_START_ARTICLE_\nReflect\xc3\xb2metre de domini temporal\n_START_PARAGRAPH_\nUn reflect\xc3\xb2metre de domini temporal, TDR (Time Domain Reflectometer) o reflect\xc3\xb2metre de domini de temps, \xc3\xa9s un instrument electr\xc3\xb2nic usat per a diagnosticar i localitzar els defectes en cables met\xc3\xa0l\xc2\xb7lics (per exemple, els parells trenats de coure, cables coaxials) i, en xarxes de fibra \xc3\xb2ptica (amb un altre tipus anomenat OTDR). S\xc3\xb3n imprescindibles per a la conservaci\xc3\xb3 i manteniment de l\xc3\xadnies de telecomunicaci\xc3\xb3. Amb ells es poden detectar augments dels nivells de la resist\xc3\xa8ncia en connexions i connectors que es corroeixen, i disminuci\xc3\xb3 d\'a\xc3\xafllament per degradaci\xc3\xb3 i absorci\xc3\xb3 de la humitat, etc. Els TDRS s\xc3\xb3n instruments tamb\xc3\xa9 molt \xc3\xbatils per a mesures de manteniment, on ajuden a determinar l\'exist\xc3\xa8ncia i la ubicaci\xc3\xb3 d\'empalmaments de cable. Les aplicacions noves de TDX inclouen a\xc3\xafllar els punts d\'error.\n_START_SECTION_\nFonament\n_START_PARAGRAPH_\nUn TDX emet un impuls molt curt en el temps (semblant a l\'impuls que enviat un Radar). Si el conductor \xc3\xa9s d\'una imped\xc3\xa0ncia uniforme i est\xc3\xa0 apropiadament acabat, l\'impuls transm\xc3\xa8s s\'absorbir\xc3\xa0 en la terminaci\xc3\xb3 final i no es reflectir\xc3\xa0 cap senyal de tornada cap al TDX. En canvi, si hi ha discontinu\xc3\xaftats d\'imped\xc3\xa0ncia, cada discontinu\xc3\xaftat crear\xc3\xa0 un eco que es reflectir\xc3\xa0 cap al TDX (d\'aqu\xc3\xad el seu nom). Els augments en la imped\xc3\xa0ncia creen un eco que refor\xc3\xa7a l\'impuls original, mentre que les disminucions en la imped\xc3\xa0ncia creen un eco que s\'oposa l\'impuls original. El resultat de l\'impuls mesurat a la sortida/entrada al TDX es representa o mostra com una funci\xc3\xb3 del temps i, at\xc3\xa8s que la velocitat de la propagaci\xc3\xb3 del senyal \xc3\xa9s relativament constant per a una imped\xc3\xa0ncia donada, pot ser llegit com una funci\xc3\xb3 de la longitud de cable. Aix\xc3\xb2 \xc3\xa9s semblant en el seu funcionament al del radar._NEWLINE_A causa d\'aquesta sensibilitat a les variacions en la imped\xc3\xa0ncia, un TDX es pot utilitzar per verificar les caracter\xc3\xadstiques d\'imped\xc3\xa0ncia, les ubicacions d\'empalmaments i connectors, i les p\xc3\xa8rdues associada en un cable, estimant tant la longitud d\'aquest, com cada discontinu\xc3\xaftat del cable que ser\xc3\xa0 detectada com un senyal en forma d\'eco.\n_START_SECTION_\nIndicaci\xc3\xb3 de curt\n_START_PARAGRAPH_\nPer veure-ho de forma simple, considerem el cas trivial on l\'extrem final del cable es curtcircuita (\xc3\xa9s a dir, acaba en una imped\xc3\xa0ncia de zero ohms). Quan la riba creixent de l\'impuls es llan\xc3\xa7a a trav\xc3\xa9s del cable, el voltatge en el punt que llan\xc3\xa7a els impulsos arriba a un valor instantani donat, i l\'impuls comen\xc3\xa7a a propagar-se a trav\xc3\xa9s del cable. Quan l\'impuls arriba al curt, no s\'absorbeix cap energia a l\'extrem final. En comptes d\'aix\xc3\xb2, un impuls oposat es reflecteix cap enrere. Quan el reflex oposat arriba al punt de llan\xc3\xa7ament, el voltatge En aquest punt augmenta bruscament, assenyalant que hi ha un curt al final del cable. \xc3\x89s a dir, al TDX no t\xc3\xa9 indicaci\xc3\xb3 que hi ha un curt al final del cable fins que l\'impuls em\xc3\xa8s hagi viatjat pel cable-aproximadament a la velocitat de la llum - i l\'eco hagi tornat a la mateixa velocitat. Despr\xc3\xa9s d\'aquest temps d\'anada i tornada, el curt pot ser detectat pel TDX. Coneixent la velocitat de propagaci\xc3\xb3 del senyal en el cable, s\'obt\xc3\xa9 d\'aquesta manera la dist\xc3\xa0ncia a la qual es produeix el curt.\n_START_SECTION_\nIndicaci\xc3\xb3 de circuit obert\n_START_PARAGRAPH_\nUna cosa semblant passa si l\'extrem distant del cable \xc3\xa9s un circuit obert (acaba en una imped\xc3\xa0ncia infinita). En aquest cas, el reflex de l\'extrem distant es polaritza id\xc3\xa8nticament a l\'impuls original i afegeix el cancel\xc2\xb7lant anteriorment. Aix\xc3\xad que, despr\xc3\xa9s d\'una demora de viatge d\'anada i tornada, el voltatge al TDX salta bruscament a dues vegades el voltatge inicialment aplicat._NEWLINE_Una terminaci\xc3\xb3 perfecta te\xc3\xb2rica a l\'extrem distant del cable, absorbiria enterament l\'impuls aplicat sense causar cap reflex. En aquest cas, seria impossible determinar la longitud del cable. Afortunadament, les terminacions perfectes s\xc3\xb3n molt rares i gaireb\xc3\xa9 sempre es produeix algun petit reflex._NEWLINE_La magnitud del reflex s\'anomena "coeficient de reflex"; que pot ser relacionat amb la proporci\xc3\xb3 de la imped\xc3\xa0ncia nominal del sistema contra la imped\xc3\xa0ncia veritable en cada discontinu\xc3\xaftat.'