b"\n_START_ARTICLE_\nFreq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetre\n_START_PARAGRAPH_\nUn  freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetre  \xc3\xa9s un instrument que serveix per mesurar la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia, comptant el nombre de repeticions d'una ona en un interval de temps, mitjan\xc3\xa7ant l'\xc3\xbas d'un comptador que acumula el nombre de per\xc3\xadodes. At\xc3\xa8s que la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia es defineix com el nombre d'esdeveniments d'una classe ocorreguts en un per\xc3\xadode, \xc3\xa9s generalment senzilla la seva mida._NEWLINE_Segons el sistema internacional el resultat es mesura en hertzs (Hz). El valor comptat s'indica en un display i el comptador es posa a zero, per comen\xc3\xa7ar a acumular el seg\xc3\xbcent per\xc3\xadode de mostra._NEWLINE_La majoria dels comptadors de freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia funciona simplement mitjan\xc3\xa7ant l'\xc3\xbas d'un comptador que acumula el nombre d'esdeveniments. Despr\xc3\xa9s d'un per\xc3\xadode predeterminat (per exemple, 1 segon) el valor comptat \xc3\xa9s transferit a un display num\xc3\xa8ric i el comptador \xc3\xa9s posat a zero, comen\xc3\xa7ant a acumular el seg\xc3\xbcent per\xc3\xadode de mostra._NEWLINE_El per\xc3\xadode de mostreig s'anomena  base de temps  i ha de ser calibrat amb molta precisi\xc3\xb3.\n_START_SECTION_\nUtilitzaci\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nPer efectuar la mesura de la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia existent en un circuit, el freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetre ha de col\xc2\xb7locar-se en paral\xc2\xb7lel, en derivaci\xc3\xb3 sobre els punts entre els que tractem d'efectuar la mesura. Aix\xc3\xb2 ens porta que el freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetre ha de posseir una resist\xc3\xa8ncia interna alta, perqu\xc3\xa8 no produeixi un consum apreciable, cosa que donaria lloc a una mesura err\xc3\xb2nia. Per aix\xc3\xb2, en el cas d'instruments basats en els efectes electromagn\xc3\xa8tics del corrent el\xc3\xa8ctric, estaran dotats de bobines de fil molt fi i amb moltes espires, de manera que amb poca intensitat de corrent a trav\xc3\xa9s de l'aparell s'aconsegueix la for\xc3\xa7a necess\xc3\xa0ria per al despla\xc3\xa7ament de l'agulla indicadora._NEWLINE_Si l'element a comptar est\xc3\xa0 ja en forma electr\xc3\xb2nica, tot el que es requereix \xc3\xa9s un simple interf\xc3\xadcie amb l'instrument. Quan els senyals siguin m\xc3\xa9s complexes, s'hauran de condicionar perqu\xc3\xa8 la lectura del freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetre sigui correcta. Incloent a la seva entrada algun tipus d'amplificador, filtre o circuit conformador de senyal._NEWLINE_Altres tipus d'esdeveniments peri\xc3\xb2dics que no s\xc3\xb3n de naturalesa purament electr\xc3\xb2nica necessitaran algun tipus de transductor. Per exemple, un esdeveniment mec\xc3\xa0nic pot ser preparat per interrompre un raig de llum, i el comptador fa el compte dels impulsos resultants.\n_START_SECTION_\nFreq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetres digital\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x89s el tipus de frecuenc\xc3\xadnetro m\xc3\xa9s usat, compta amb unes caracter\xc3\xadstiques excepcionals quant a resoluci\xc3\xb3 i exactitud en la lectura, mostrant amb precisi\xc3\xb3 a la seva pantalla display LCD el resultat.\n_START_SECTION_\nFreq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetres de radiofreq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia\n_START_PARAGRAPH_\nEls freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetres dissenyats per radiofreq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia (RF) actuen igual que els freq\xc3\xbcenc\xc3\xadmetres per m\xc3\xa9s baixes freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncies, per\xc3\xb2 solen tenir un major rang de mesura per evitar el seu desbordament._NEWLINE_Per a les freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncies molt altes, els dissenys utilitzen un dispositiu capa\xc3\xa7 de baixar la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia del senyal perqu\xc3\xa8 els digitals normals puguin operar amb freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncies m\xc3\xa9s comunes. Els displays tenen aix\xc3\xb2 en compte per indicar la lectura veritable.\n_START_SECTION_\nPrecisi\xc3\xb3 de la mesura\n_START_PARAGRAPH_\nLa precisi\xc3\xb3 d'un comptador de freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia dep\xc3\xa8n en gran manera de l'estabilitat de la base de temps. Amb finalitats d'instrumentaci\xc3\xb3 s'utilitzen generalment oscil\xc2\xb7ladors controlats per vidre de quars, en qu\xc3\xa8 el vidre est\xc3\xa0 tancat en una cambra de temperatura controlada, coneguda com a  forn del vidre . _NEWLINE__NEWLINE_Quan no es necessita con\xc3\xa8ixer la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia amb tan alt grau de precisi\xc3\xb3 es poden utilitzar oscil\xc2\xb7ladors m\xc3\xa9s simples._NEWLINE_Tamb\xc3\xa9 \xc3\xa9s possible la mesura de freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia utilitzant les mateixes t\xc3\xa8cniques en programari en un sistema encastat - una CPU per exemple, pot ser disposada per mesurar la seva pr\xc3\xb2pia freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia d'operaci\xc3\xb3 sempre que tingui alguna base de temps per a comparar."