b'\n_START_ARTICLE_\nNi 004\n_START_PARAGRAPH_\nNi 004 \xe2\x80\x93 niwelator precyzyjny libellowy ze \xc5\x9brub\xc4\x85 elewacyjn\xc4\x85 stworzony przez przedsi\xc4\x99biorstwo Carl Zeiss. Posiada libell\xc4\x99 niwelacyjn\xc4\x85 o przewadze 10\xe2\x80\xb3. P\xc4\x99cherzyk libelli obserwuje si\xc4\x99 w koincydencyjnym uk\xc5\x82adzie odczytowym przez okular lunety lub z boku niwelatora, po wcze\xc5\x9bniejszym obr\xc3\xb3ceniu elementu optycznego przy pomocy pier\xc5\x9bcienia zlokalizowanego od strony libelli. Dok\xc5\x82adno\xc5\x9b\xc4\x87 po\xc5\x82o\xc5\xbcenia p\xc4\x99cherzyka wynosi 0,2\xe2\x80\xb3. Instrument wyposa\xc5\xbcony jest w lunet\xc4\x99 o powi\xc4\x99kszeniu 44x. Przed obiektywem przytwierdzona jest p\xc5\x82ytka p\xc5\x82askor\xc3\xb3wnoleg\xc5\x82a, kt\xc3\xb3ra \xc5\x82\xc4\x85czy si\xc4\x99 z b\xc4\x99benkiem mikrometru optycznego. Przekr\xc4\x99canie b\xc4\x99benka daje mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 dok\xc5\x82adnego naprowadzenia obrazu kreski podzia\xc5\x82u \xc5\x82aty inwarowej w klin poziomej kreski p\xc5\x82ytki ogniskowej lunety, poprzez zmian\xc4\x99 k\xc4\x85ta nachylenia p\xc5\x82ytki p\xc5\x82askor\xc3\xb3wnoleg\xc5\x82ej._NEWLINE_Dok\xc5\x82adno\xc5\x9b\xc4\x87 instrumentu: \xc2\xb10,4 mm na 1 km podw\xc3\xb3jnej niwelacji._NEWLINE_Do zalet niwelatora mo\xc5\xbcna zaliczy\xc4\x87 mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 pracy na pod\xc5\x82o\xc5\xbcu drgaj\xc4\x85cym z zachowaniem dok\xc5\x82adno\xc5\x9bci pomiaru. Pozwala r\xc3\xb3wnie\xc5\xbc mierzy\xc4\x87 wychylenia osi celowej od poziomu do 50\xe2\x80\x9d. Niwelator jest czu\xc5\x82y na zmiany temperatury. Wykorzystywany jest g\xc5\x82\xc3\xb3wnie przy ustawianiu maszyn.'