Mettere a Fuoco il Microscopio
Dovrebbe essere sempre pronto con un coprivetrino che protegge sia il campione che stai osservando sia le lenti dell'obiettivo, evitando che entrino in contatto.  Metti il campione fra i due componenti per formare un vetrino. Inserisci il vetrino al centro del tavolino proprio sopra il foro. Sposta le due mollette sopra il vetrino per fissarlo in sede. Questo elemento si trova solitamente sotto il tavolino; in questa fase hai bisogno della maggior quantità di luce possibile.  Non dovresti usare il diaframma per controllare la luce, ma per ottimizzare il livello di contrasto e di risoluzione per ottenere un'immagine più definita. In questo processo si utilizza solitamente l'ingrandimento minimo. Inizia con il livello minore di ingrandimento che ti permette di selezionare la parte più interessante del campione; una volta individuata, puoi aumentare l'ingrandimento per osservarla meglio.  Ruota la torretta portaobiettivi finché la lente più corta (4x) non si trova sopra il campione. Dovresti percepire un "clic" e notare una certa resistenza quando l'obiettivo è in sede. L'obiettivo più corto è anche il meno potente e rappresenta il livello di ingrandimento migliore per iniziare. Ruota la vite macrometica (quella più grande) che si trova sulla base, in modo che il tavolino si sollevi verso la lente. Esegui questa regolazione senza guardare dentro l'oculare; devi accertarti che il vetrino non entri in contatto con l'obiettivo. Fermati appena prima che il campione tocchi la lente. Regola la lampada e il diaframma mentre osservi il campione attraverso l'oculare per raggiungere il livello ottimale di luce; muovi il vetrino in maniera che l'immagine sia al centro del campo visivo.  Disponi la lampada finché il livello di illuminazione non è confortevole; più la luce è brillante e migliore è l'immagine. Ruota la vite macrometica in direzione opposta, in modo che il tavolino si allontani dalla lente; procedi sempre lentamente finché l'immagine non è a fuoco. Usa la vite macrometica per osservare il campione e poi passa a quella micrometrica per la regolazione fine; potrebbe essere necessario cambiare la posizione del vetrino per centrarlo nel campo visivo.  Quando usi un microscopio composto, la tecnica di osservazione corretta prevede che entrambi gli occhi restino aperti: uno guarda attraverso l'oculare e l'altro la parte esterna del microscopio. Quando si usa l'obiettivo 10x vale la pena ridurre la quantità di luce per migliorare la visibilità dell'immagine. Regola nuovamente la lampada e il diaframma in base alla necessità. Cambia obiettivo ruotando la torretta e selezionando le lenti più lunghe. Esegui le necessarie regolazioni per la messa a fuoco. Una volta ottenuta un'immagine chiara, passa a un ingrandimento maggiore. Dovrebbe essere una procedura semplice che richiede un utilizzo minimo degli strumenti di messa a fuoco. Se non riesci a rendere definita l'immagine del campione, ripeti i passaggi descritti in precedenza. La polvere causa dei gravi danni al microscopio composto; può graffiare le lenti delicate, bloccare le viti di regolazione e alterare le immagini che osservi attraverso l'oculare.  Spegni sempre l'alimentazione al termine di ogni utilizzo. Abbassa il tavolino, rimuovi il vetrino e copri lo strumento con una protezione antipolvere. Non toccare le lenti o il vetrino con le dita. Trasporta sempre il microscopio con due mani.
Prepara il vetrino. Assicurati che il diaframma sia aperto. Regola la torretta rotante e le viti. Metti a fuoco lo strumento. Ingrandisci l'immagine. Metti via lo strumento.
https://www.wikihow.com/Use-a-Compound-Microscope
Focusing the Microscope