Usare un Multimetro Analogico Usare un Multimetro Digitale senza Impostazione della Capacità Cortociruitare i Terminali del Condensatore Usare un Voltmetro Usare un Multimetro Digitale con Impostazione della Capacità
 Proprio come accade per gli strumenti analogici, questa modalità è indicata dalla parola "OHM" oppure dal simbolo omega (Ω). Unisci quella rossa al terminale positivo (più lungo) e quella nera al terminale negativo (più corto). Un multimetro analogico sfrutta un ago che si muove lungo una scala graduata per mostrare i dati; il comportamento dell'ago permette di capire se il condensatore funziona o meno.  Se all'inizio mostra una resistenza ridotta, ma poi si sposta gradualmente verso destra, il condensatore è in buone condizioni. Se l'ago indica una resistenza ridotta e non si muove, il condensatore ha subito un corto circuito e devi cambiarlo. Se non viene rilevata alcuna resistenza e l'ago non si muove oppure indica un valore elevato e resta fermo, il condensatore è aperto e quindi "morto".  Tale modalità è indicata con la parola "OHM" (l'unità di misura della resistenza) o la lettera greca omega (Ω), il simbolo dell'ohm. Se lo strumento di misura è dotato di un intervallo regolabile di resistenza, imposta quest'ultimo ad almeno 1000 ohm. Anche in questo caso, ricorda di unire il terminale positivo (quello più lungo) alla sonda rossa e quello negativo (più corto) alla sonda nera. Se lo desideri, puoi scrivere il valore iniziare della resistenza; il dato indicato dallo strumento dovrebbe ritornare rapidamente al numero presente prima di collegare le sonde. Dovresti sempre trovare il medesimo risultato, in tal caso puoi concludere che l'elemento è funzionante. Se invece la resistenza non cambia durante uno dei test, il condensatore non funziona.  Ricorda di rispettare la concordanza fra il terminale positivo e negativo. Non dovresti mantenere il contatto per più di 1-4 secondi. In questo modo, non danneggi il condensatore quando procedi con il lavoro e riduci il rischio di prendere una forte scossa elettrica. Indossa dei guanti isolanti e non toccare alcun oggetto di metallo con le mani mentre procedi. Tale dettaglio fornisce informazioni sulla capacità del condensatore.  Questo metodo funziona solo con i condensatori che hanno abbastanza energia da produrre una scintilla quando sono sottoposti a corto circuito. Tuttavia, questa tecnica viene sconsigliata perché può essere usata solamente per capire se il condensatore trattiene la carica ed è in grado o meno di emettere scintille quando viene collegato in corto circuito; non permette di sapere se la capacità rientra nei valori nominali. Seguire tale metodo su condensatori di grandi dimensioni potrebbe causare gravi infortuni e perfino la morte. Se lo desideri, puoi scollegare solo uno dei due terminali. Questa informazione dovrebbe essere stampata sul corpo esterno del condensatore stesso; cerca un numero seguito dalla lettera "V", il simbolo del volt. Ad esempio, se hai un elemento da 25 V, puoi usare una tensione da 9 V; se hai a che fare con un elemento da 600 V, dovresti usare una differenza di potenziale minima di 400 V. Aspetta che il condensatore si carichi per alcuni secondi e verifica di aver collegato il cavo positivo (rosso) e negativo (nero) della fonte di energia ai rispettivi terminali del componente. Maggiore è la differenza tra il valore della tensione nominale e quella che stai usando per caricare il condensatore e più tempo ti serve. In linea di massima, maggiore è la tensione della fonte di energia che hai a disposizione e maggiore è quella nominale che puoi testare senza difficoltà.  Unisci quella positiva (rossa) e quella negativa (nera) ai rispettivi capi del condensatore (il terminale negativo è più corto). Dovrebbe essere prossimo a quello della corrente con cui hai alimentato il condensatore; se così non fosse, il componente è malfunzionante. Il condensatore scarica la propria differenza di potenziale nel voltmetro; di conseguenza, la lettura tende ad azzerarsi man mano che lasci le sonde collegate. Si tratta di un effetto del tutto normale, dovresti preoccuparti solo se la lettura iniziale è molto più bassa rispetto al previsto.  L'unità di misura è il farad, che si abbrevia con la lettera maiuscola "F". Potresti anche trovare la lettera greca "mu" (µ) che assomiglia a una "u" minuscola con una "gambetta" più lunga all'inizio. Dato che il farad è un'unità molto grande, la capacità di quasi tutti i condensatori viene misurata in microfarad, che equivale a un milionesimo di farad.  Unisci il polo positivo (rosso) all'anodo dell'elemento e il polo negativo (nero) al catodo; sulla maggior parte dei condensatori, soprattutto quelli elettrolitici, l'anodo è chiaramente più lungo del catodo. Se il valore è simile o prossimo a quello nominale, il condensatore è in buone condizioni; se riscontri un numero inferiore o nullo, l'elemento è "morto".
Stacca il condensatore dal suo circuito. Imposta il multimetro in modo che rilevi la resistenza. Collega le sonde dello strumento ai terminali del condensatore. Osserva i risultati. Stacca il condensatore dal suo circuito. Imposta il multimetro per rilevare la resistenza. Collega le sonde del multimetro ai terminali del condensatore. Prendi nota della lettura del multimetro. Stacca e connetti il condensatore più volte. Stacca il condensatore dal circuito. Collega le sonde ai terminali. Collega i capi a una fonte di energia per un breve periodo. Stacca i capi dalla fonte di energia. Manda il condensatore in corto circuito. Osserva la scintilla che si forma. Stacca il condensatore dal suo circuito. Controlla la tensione nominale dell'elemento. Carica il condensatore con una tensione nota, inferiore ma prossima a quella nominale. Imposta il voltmetro per leggere la tensione della corrente continua, se lo strumento può essere utilizzato con la corrente sia continua sia alternata. Collegane le sonde al condensatore. Prendi nota del valore iniziale della tensione. Scollega il condensatore dal circuito a cui appartiene. Leggi il valore nominale della capacità che è stampato sul corpo stesso dell'elemento. Imposta il multimetro per misurare la capacità. Collegane le sonde ai terminali del condensatore. Controlla il risultato sul display del multimetro.
https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor
Using an Analog Multimeter Using a Digital Multimeter Without Capacitance Setting Shorting the Capacitor Terminal Testing a Capacitor With a Voltmeter Using a Digital Multimeter With Capacitance Setting