Wie man einen Hoyer Lifter in Sitzposition verwendet. Mache dich mit dem Lifter und den Sitzen oder Sitztüchern vertraut Jemanden aus einer horizontalen Position transferieren.
Stelle sicher, dass der Pflegebedürftige weiß, wo du ihn hinbringst und dass der Transfer in den Lifter zu diesem Zweck stattfindet. Beschreibe jeden einzelnen Schritt, so dass er weiß, was du tust und dich so gut wie es seine Behinderung zulässt unterstützen kann. Die Schlaufen sollten nach vorne zeigen und der Bogen des “U” nach oben. Die Enden des “U” werden überkreuz unter den Beinen angebracht und müssen von daher ganz unten sein. Ziehe das Sitztuch zwischen dem Rücken des Pflegebedürftigen und der Lehne des Sitzes, in der sich der Pflegebedürftige befindet, mit kleinen, zupfenden Bewegungen nach unten. Versichere dich, dass das Ende des Tuches die Hüften des Pflegebedürftigen bedeckt. Die Basis wird auf Transportrollen fortbewegt und sie wird am vorderen Ende unter der Aufnahmevorrichtung breiter und dünner, um näher an die Sitzposition des Pflegebedürftigen heranzukommen.   Öffne oder schließe das vordere Ende der Lifterbasis entsprechend, um die Aufnahmevorrichtung direkt über dem Pflegebedürftigen positionieren zu können. Benutze das Fußpedal oder den Umlegehebel am hinteren Ende der Basis, um die Spreizung der Lifterbeine kontrollieren zu können. Die Lifterbeine müssen „immer so weit wie möglich gespreizt sein, bevor der Patient angehoben wird.  Die Transportrollen müssen „immer arretiert sein, bevor der Patient angehoben wird. Sind verstellbare Schlaufen hinter den Schultern des Pflegebedürftigen vorhanden, dann finde gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen heraus, welche dieser Schlaufen die komfortabelste Position ermöglicht. Bringe die Schlaufen an den Haken des Hebebügels am Ende der Hebevorrichtung an.   Kreuze die Beinschlaufen unter den Beinen des Pflegebedürftigen. Stelle sicher, dass die linke Schlaufe am rechten Haken und die rechte Schlaufe am linken Haken angebracht wird und dass die Haken nicht mit der Bewegung der Hebevorrichtung interferieren. Das Überkreuzen sorgt dafür, dass die Beine des Pflegebedürftigen zusammen bleiben, was verhindert, dass der Pflegebedürftige aus dem Sitz rutscht. Sollte der Pflegebedürftige seinen Kopf und/oder Hals nicht mehr unter Kontrolle haben, dann bringe die Nackenstütze an. Die Nackenstütze muss bei Pflegebedürftigen dieser Art fest eingehakt sein. Prüfe, ob die Haken gesichert sind. Hebe den Pflegebedürftigen an bis er den Sitz vollständig verlassen hat und prüfe erneut, ob alles gesichert ist und der Patient sich wohlfühlt bevor du fortfährst. Entsichere die Transportrollen und manövriere den Lifter an den neuen Zielort. Passe die Breite der Transportrollen gegebenenfalls an, jedoch nur dann, wenn die Hebevorrichtung sich in korrekter Höhe befindet . br> Der Pflegebedürftige sollte mit dem Gesicht in Richtung Mast positioniert sein. Positioniere den Pflegebedürftigen vorsichtig, so dass er es bequem hat und sich sicher fühlt und bringe ihn sicher am Zielort in seine Endposition. Tue dies immer mit dem Pumphebel, wenn es sich um manuelle Lifter handelt oder mit den elektronischen Kontrolltasten für E-Lifter. Versichere dich, dass der Pflegebedürftige es bequem hat und seine Hüften sich so nahe wie möglich an der Sitzlehne befinden, sofern es sich um einen anderen Sitz handelt. Wenn der Patient sich in einem Sessel oder Stuhl befindet, dann ziehe das Sitztuch langsam nach oben, um es zu entfernen. Wenn der Patient sich im Liegen befindet, dann drehe ihn zunächst sanft auf eine Seite, falte das Sitztuch und drehe ihn dann auf die andere Seite, um das Sitztuch zu entfernen. Der Lifter sollte zwei “Beine” haben, die parallel zum Boden verlaufen und von vier Transportrollen getragen werden. Diese sollten ausnahmslos stabil sein, von daher stelle sicher, dass sich die Transportrollen fest am Boden befinden und verwende den Lifter nicht auf unebenen Flächen. Mit dem vertikalen Verstellhebel (oder “Umlegehebel”) neben dem Hauptmast des Lifters kann man die Beine auseinanderspreizen bzw. diese wieder zusammenführen. Der Hebel sollte anschließend in die Hebelvorrichtung versenkt werden, um zu vermeiden, dass die „Beine“ sich nach dem gewünschten Spreizwinkel weiter nach außen oder nach innen bewegen.  Einige Modelle haben ein “Fußpedal” anstelle eines Spreizhebels. Arretiere die Beine immer, wenn sie sich im größtmöglichen Spreizwinkel befinden, bevor du einen Patienten anhebst oder während der Patient sich im Lifter befindet. Wenn das nicht gemacht wird kann der Lifter umkippen. Am oberen Teil des Hoyer Lifters befindet sich ein langer, gewinkelter Bügel, auch Hebevorrichtung genannt. Vom Ende der Hebevorrichtung hängt eine vierzackige „Sitzvorrichtung“,  auch “Schwenkbügel“ genannt, herab. Diese ist mit vier oder mehr Haken versehen, an denen der Sitz/das Sitztuch, der/das den Patienten tragen soll, befestigt wird. Es gibt zwei Hoyer Lifterarten: „manuell (oder hydraulisch) und „stromgespeist (oder elektrisch). Der einzige Unterschied dieser beiden Lifterarten ist die Methode, mit der die Hebevorrichtung angehoben oder abgesenkt wird. Manuelle Lifter haben einen “Pumphebel”, den man mehrfach auf und ab bewegen muss, um die Hebevorrichtung nach oben zu bewegen, wohingegen batteriebetriebene Lifter einen einfachen Druckknopf haben, der mit nach oben oder nach unten weisenden Pfeilen versehen ist, um die Hebevorrichtung zu bedienen.  Finde das kleine „Kontrollventil”  am Pumphebel des manuellen Lifters. Wenn das Kontrollventil in Richtung Pumphebel zeigt, dann ist es geschlossen. Das Ventil muss sich in dieser Position befinden, damit die Pumpe funktionieren kann, wenn die Hebevorrichtung angehoben wird. Pumpe solange bis die Hebevorrichtung in Position einrastet. Wenn das Kontrollventil vom Pumphebel wegzeigt, dann ist das Ventil offen. Bewege das Kontrollventil sanft aus der geschlossenen in die offene Position, um den Hebebügel auf Absenken einzustellen. Für den Fall eines Stromausfalls haben elektrische Patientenlifter eine Notfallentriegelung, die den Patienten dann mechanisch absenkt. Finde heraus, wo sich diese befindet und wie man sie bedient. Einige Modelle haben einen versenkten Knopf, den man nur mit einem Kugelschreiber erreichen kann. Für Details hierzu, solltest du das Bedienungshandbuch des Lifters lesen.  Manuelle Lifter haben keine Notfallentriegelung, da solche Lifter durch physische Kraft bedient werden, anstelle einer Batterie mit eingeschränkter Leistungsdauer. Es kann sein, dass sich an deinem Modell zwei oder mehr Notfallentriegelungen befinden.  Finde heraus, welche die Hauptentriegelung ist und welche nur bedient werden sollten, wenn die erste versagt. U-Sitze sind am einfachsten und am schnellsten zu benutzen und sind für Pflegebedürftige geeignet, die aufrecht sitzen können, wenn auch nur leicht. Den kompletten Körper mit einer Ganzkörperliege (Ganzkörpertuch) oder Hängematte anzuheben ist zeitaufwendiger und wird bei Pflegebedürftigen benutzt, die nicht mehr alleine aufrecht sitzen können.  U-Sitze sind annähernd wie der Buchstabe U geformt. Sie bestehen aus zwei parallel verlaufenden Verlängerungen. Oftmals sind diese wattiert, um den Komfort zu erhöhen. Eine Ganzkörperliege ist ein langes Tuch, das teilweise mit einer Öffnung für den Toilettengang geliefert wird. Verwende einen Sitz mit Kopf- und Nackenstütze, wenn der Pflegebedürftige seinen Kopf und/oder Hals nicht mehr unter Kontrolle hat. Stelle sicher, dass die Sitze, die du verwendest die richtigen für das verwendete Liftermodell sind. Falls notwendig, frage den Hersteller um Rat. Berate dich hinsichtlich der Auswahl des Sitzes mit einem Arzt, damit der Sitz dich richtige Größe für den jeweiligen Benutzer hat und mache diesen dann zu ihrem oder seinem persönlichem Sitz. Abnutzungen, offene Nähte oder abgetragene Schlaufen könnten den Sitz während des Transfers reißen lassen, was sowohl den Pflegebedürftigen als auch dich selbst verletzen könnte. Liftersitze sind stabil, dennoch solltest Du den Sitz vor jedem Transfer untersuchen, nur für den Fall das dieser ersetzt werden müsste. So unterschiedlich wie die Sitze sind so unterschiedlich sind auch die Befestigungsarten am Lifter. Dies könnten zum Beispiel Ketten, Riemen oder Schlaufen sein. Mache dich mit den Befestigungspunkten vertraut, indem du im Benutzerhandbuch nachschaust oder einen Experten um Hilfe bittest.  Wenn du einen Sitz mit Haken verwendest, dann befestige diesen so, dass die offene Seite des Hakens vom Pflegebedürftigen weg zeigt, um Verletzungen zu vermeiden. Finde heraus, auf welcher Seite des Sitzes der Patient sitzen sollte und welche die Außenseite ist. Frage einen Experten oder den Hersteller, wenn du dir nicht sicher bist. Der Hoyer Lifter erledigt zwar die meiste Arbeit für dich, dennoch musst du den Pflegebedürftigen in und aus dem Sitz verlagern. Dabei solltest du vorsichtig vorgehen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Tipps bezüglich des Anhebens von Möbeln oder anderen schweren Objekten kommen hier gleichermaßen zur Anwendung.  Benutze deine Beine für Kraft und Stabilität. Stelle dich mit leicht gespreizten Beinen hin und beuge die Knie bevor du den Patienten anhebst. Halte deinen Rücken während des Anhebens so gerade wie möglich. Vermeide es während des Anhebens deinen Körper zu drehen. Positioniere dich direkt vor die Stelle, zu der der Patient transferiert werden soll, so dass du deinen Torso auf halben Weg nicht zur Seite drehen musst. Folge dieser Anleitung mehrmals mit einem leeren Lifter, übe dann mit einem Freiwilligen, der voll mobil ist. Mache dich mit jedem Schritt vertraut, bevor du den eigentlichen Pflegebedürftigen transferierst, insbesondere wenn du dabei auf dich selbst gestellt sein solltest. Am besten ist es, wenn du den Transfer mit jemandem durchführst, der weiß wie man einen Lifter bedient und der dir assistieren kann. In vielen Krankenhäusern werden Lifter von zwei Personen bedient, selbst wenn es sich um erfahrenes Personal handelt. Das reduziert das Verletzungsrisiko. Lies im Handbuch nach oder setze dich mit dem Hersteller in Verbindung, um herauszufinden wie viel Gewicht dein Liftermodell und die Sitze tragen können. Versuche niemals eine Person anzuheben, die zu schwer für Lifter oder Sitz ist. Verwende ausschließlich Sitze, die, wie weiter oben beschrieben, für die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen gefertigt wurden.  Befrage dir unbekannte Pflegebedürftige nach deren Mobilitätsgrad bevor du sie transferierst und finde heraus wie viel diese selbst zum Transfer beitragen können. Wäge gut ab, wenn man von dir verlangt, einen Pflegebedürftigen zu transferieren, der unkontrollierte Bewegungen ausführen könnte, eine feindselige Einstellung hat oder euch beiden auf andere Art und Weise Schaden zufügen könnte. Lehne notfalls ab, anstatt dich und den Pflegebedürftigen zu gefährden. Erkläre dem Pflegebedürftigen vor jedem Schritt, was du tun wirst und warum. Lasse ihn die Gründe für den Transfer wissen, insbesondere, wenn er nicht darum gebeten hat und beziehe ihn in die einzelnen Schritte des Prozesses ein. Dies zeugt nicht nur von Respekt, es gibt ihm darüber hinaus auch die Möglichkeit, dich während des Prozesses zu unterstützen, sofern er dazu in der Lage ist. Wenn dir niemand assistiert, dann musst du wahrscheinlich mehrmals von einer Seite auf die andere gehen. Stelle jedoch sicher, dass das Schutzgitter verschlossen ist, bevor du eine Seite verlässt, um zur anderen zu gehen. Es ist in Ordnung, wenn du das Schutzgitter vorübergehend herunterlässt, um bei der Verlagerung des Patienten auf den Sitz besseren Zugang zu erhalten. Wenn der Sitz mit dem Hoyer Lifter verbunden ist, bringe die Schutzgitter in aufrechte und verschlossene Position bevor du den Patienten anhebst. Der Pflegebedürftige könnte das Bedürfnis haben, sich an den Schutzgittern festzuhalten, um beim Beginn des Anhebens eine gewisse Stabilität zu erlangen. Wenn du ein Bett verwendest, dass sich flach nach oben bringen lässt, dann bringe es in die obere Maximalposition, in der du bequemer arbeiten kannst. Je höher die Liegefläche ist, desto weniger wird dein Rücken belastet während du den Pflegebedürftigen unterstützt. Wenn es sich um ein Einzel- oder Doppelbett handelt, dann sollte der Patient in der Mitte des Bettes liegen. Handelt es sich um ein größeres Bett, dann sollte sich der Patient in der Nähe des Bettrandes befinden, von dem aus du ihn transferieren wirst. Der Pflegebedürftige sollte sich nicht zu nahe an der Bettkante befinden. Platziere alle Objekte, die sich während des Transfers als hinderlich erweisen könnten, an eine andere Stelle oder ans Ende des Bettes. Streiche die Kleidung oder den Bademantel des Patienten glatt. Hebe das sich auf deiner Seite befindliche Knie des Patienten an und stelle seinen Fuß flach auf das Bett. Erkläre dem Patienten, dass du ihn nun auf eine Seite drehen wirst und dass das angehobene Knie diesen Schritt erleichtern wird. Fasse den Patienten sanft am gehobenen Knie sowie seiner gegenüberliegenden Schulter und drehe ihn dann vorsichtig auf die Seite, so dass sein Gesicht in die andere Richtung schaut. Sollte der Pflegebedürftige sich nicht ohne Unterstützung in dieser seitlichen Position halten können, dann platziere ein zusammengerolltes Handtuch oder einen ähnlich weichen Gegenstand hinter seinen Rücken, um die notwendige Unterstützung zu liefern. Alternativ kann eine zweite Person den Patienten sanft in Position halten. Das untere Ende sollte sich knapp oberhalb des Knies des Pflegebedürftigen befinden und die obere Seite knapp unterhalb der Achseln. Stelle sicher, dass sich die Schlaufen und Griffe auf der Innenseite des Sitzes befinden, wenn du diesen zusammenfaltest. Stelle sicher, dass sich der Falz des Sitzes neben dem Pflegebedürftigen befindet, so dass die offene Seite von ihm wegzeigt. Unter Anwendung der gleichen Drehtechnik kannst du den Pflegebedürftigen dann auf seine andere Seite und dadurch auf den gefalteten Sitz drehen.   Solltest du den Pflegebedürftigen nicht von der gleichen Seite aus zu dir drehen können, dann begebe dich auf die andere Seite des Bettes. Solltest Du einen Stützkeil verwendet haben, dann entferne diesen bevor du den Pflegebedürftigen auf den Rücken drehst. Das verhindert Diskomfort. Ziehe die zweite Hälfte des Sitzes heraus, um ihn zu entfalten und flach auf das Bett zu legen. Drapiere die Extremitäten des Pflegebedürftigen so, dass sie mit der Sitzkonstruktion übereinstimmen sowie den Präferenzen des Pflegebedürftigen entsprechen. Die Arme sollten sich entweder gerade und flach neben dem Körper befinden oder aber ausgestreckt über dem Sitz, falls der Pflegebedürftige seine Arme außerhalb des Sitzes haben möchte. Die Beine sollten sich je nach Sitzmachart entweder zusammen oder leicht gespreizt flach auf dem Bett befinden. Sollte der Lifter nicht unter das Bett passen, dann prüfe, ob sich Gegenstände darunter befinden. Falls notwendig, führe die Beine des Lifters mit dem Verstellhebel oder dem Fußpedal enger zusammen. Unter dem Bett sollten diese jedoch so weit wir möglich auseinandergespreizt werden.  Die Sitzvorrichtung sollte sich über und parallel zum Patienten befinden. Die Transportrollen des Lifters sollten „immer“ arretiert werden bevor du mit dem Prozess fortfährst. Die Hebevorrichtung sollte soweit nach unten gefahren werden bis sich die Sitzschlaufen in Reichweite der Schlaufenhaken befinden, sie sollten jedoch nicht mit dem Patienten in Kontakt kommen. Solltest du nicht wissen wie man die Hebevorrichtung absenkt, dann lies bitte die Anleitung im Abschnitt „Mache dich mit dem Lifter und den Sitzen vertraut“. Du solltest mit der Funktionsweise des Lifters vertraut sein, bevor du eine Person mit eingeschränkter Mobilität transferierst. Wahrscheinlich befinden sich mehrere Schlaufen hinter der Schulter des Patienten. Wähle jene Schlaufen, die am besten passen. Falls möglich, frage den Patienten nach seiner Meinung. Unter Verwendung von  Riemen, Ketten oder Langschlaufen kannst du dann jede Ecke des Sitzes an dem dafür vorgesehenen Haken der Sitzvorrichtung befestigen.  Bei Sitzen mit Beinschlaufen solltest du die Schlaufen unter den Beinen des Patienten überkreuzen. Stelle sicher, dass die linke Schlaufe am rechten Haken angebracht wird und die rechte Schlaufe am linken Haken und dass die Haken sich außer Reichweite der Hebeapparatur sowie des Lifters befinden. Die Beinschlaufen zu überkreuzen stellt sicher, dass die Beine des Patienten zusammenbleiben, so dass der Patient nicht aus dem Sitz rutscht. Einige Sitze verfügen über eine Stütze, die man einhaken kann, um Hals und Genick zu stützen. Eine solche abnehmbare Stütze kann jedoch für alle Patienten, die ihren Kopf unter Kontrolle haben, zu unbequem sein. Die offenen Seiten der Haken sollten vom Patienten wegzeigen, um Verletzungen zu vermeiden. Versichere dich, dass die Schlaufen fest an den Haken angebracht sind und fahre die Hebevorrichtung dann solange nach oben bis der Patient sich ein kleines Stück über dem Bett befindet. Versichere dich, dass alles gesichert und der Patient  bereit für den Prozess ist. Entriegele die Transportrollen des Lifters und bewege den Lifter vorsichtig an den Zielort. Der Beinabstand muss unter Umständen verringert werden, tue dies aber nicht während die Hebevorrichtung angehoben oder abgesenkt wird. Du solltest die Hebevorrichtung auch während des Rollens weder anheben noch absenken.   Wenn du den Raum wechselst, dann justiere den Sitzbügel auf langsame Art und Weise, so dass der Patient dir ins Gesicht schauen kann während du den Lifter fortbewegst. Positioniere den Patienten vorsichtig direkt über die zentrale Stelle des Zielortes. Sollte der Patient in einen Sessel oder Rollstuhl transferiert werden, dann sollten seine Hüften sich soweit wie möglich an der Sitzlehne befinden. Dies sollte nur dann geschehen, wenn sic h der Patient vollständig entweder sitzend oder liegend am Zielort befindet. Entferne dann sanft den Sitz unter dem Patienten und platziere ihn an einer sicheren Stelle.  Drehe den Patienten von einer Seite auf die andere und falte und entferne den Sitz, wenn sich der Patient auf einem Bett oder in einer Trage befindet. Verwende die gleiche Drehtechnik wie am Anfang dieses Abschnittes beschrieben. Befindet sich der Patient in einem Rollstuhl oder Auto, dann ziehe das Sitztuch sanft hinter dem Patienten heraus.
Erkläre die einzelnen Schritte. Bringe den U-Sitz hinter dem Pflegebedürftigen an. Schiebe das Sitztuch hinter dem Pflegebedürftigen nach unten. Positioniere die Lifterapparatur über dem Sitz und spreize die Lifterbeine. Hake die Schlaufen des U-Sitztuches an den Seiten der Aufnahmevorrichtung ein. Hebe die Aufnahmevorrichtung langsam an. Rolle den Lifter mit dem sich im Sitztuch befindlichen Patienten langsam an den Zielort. Arretiere die Transportrollen in breitester Position über dem neuen Zielort. Senke die Hebevorrichtung langsam auf den Zielort ab. Sobald der Pflegebedürftige sich in sicherer Position befindet, kannst du das Sitztuch entfernen. Prüfe das Fahrgestell und die Transportrollen. Die „Beine“ spreizen. Finde heraus, wo sich die Hebe- und Sitzvorrichtungen befinden. Finde heraus, wie man die Hebevorrichtung anhebt und absenkt. Finde die Notfallentriegelung am elektrischen Lifter. Finde heraus, um welche Sitze oder Sitztücher es sich handelt. Untersuche den Sitz nach vorhandenden Defekten. Finde heraus, wie man die Schlaufen an den Schlaufenhaken befestigt. Finde heraus , welches die beste Anhebetechnik ist. Studiere jeden Transfer gründlich ein bevor du den Patienten verlagerst. Finde heraus, wo die Grenzen des Lifters sowie der Sitze sind. Erkläre dem Pflegebedürftigen jeden einzelnen Schritt. Wenn du ein Krankenhausbett benutzt, dann behalte das Schutzgitter in aufrechter und verschlossener Position, sofern dieses den Zugang zum Patienten nicht behindert. Bringe das Bett, wenn möglich, flach in die obere Maximalposition. Bringe den Pflegebedürftigen in die Nähe des Bettrandes, an dem du den Lifter positionieren möchtest. Entferne sämtliche Decken oder Laken, die sich auf dem Patienten befinden. Weise den Patienten an, sein sich an deiner Seite befindliches Bein anzuheben. Drehe den Pflegebedürftigen auf die von dir abgewandte Seite. Falte den Sitz längsseitig in die Hälfte und platziere ihn neben dem Patienten. Drehe den Pflegebedürftigen auf den Rücken und dann auf seine andere Seite. Ziehe sanft an der oberen Lage des gefalteten Sitzes. Drehe den Pflegebedürftigen auf den Rücken und auf den Sitz. Bringe den Lifter unter dem Bett des Patienten in Position und arretiere ihn. Fahre die Hebevorrichtung solange nach unten bis die Sitzvorrichtung sich über dem Patienten befindet. Hake die seitlichen Schlaufen des U-Sitzes an die Vorrichtung. Senke die Hebevorrichtung langsam ab. Rolle den Lifter mit dem Patienten im Sitz langsam an den Zielort. Senke die Hebevorrichtung solange ab bis der Patient bequem positioniert ist. Entferne die Sitzschlaufen und den Sitz.
https://www.wikihow.com/Use-a-Hoyer-Lift https://www.wikihow.com/Use-a-Hoyer-Lift https://www.wikihow.com/Use-a-Hoyer-Lift
Using a Hoyer Lift from a Sitting Position Familiarizing Yourself with the Lift and Sling Transferring Someone from a Horizontal Position