<h1>재료 및 방법</h1><h2>표준 용액 및 시약</h2><p>\( \mathrm{Cl}^{-} \)표준용액(1,000 ppm, \( \left.\mathrm{NaCl}\right) \)은 Merk (Darmstadt, Germany), EC} 표준용액 \( \left(1,413 \mu \mathrm{S} \mathrm{cm}^{-1}, \mathrm{KCl}\right) \) 은 Horiba (Ubi crescent, Singapore)의 제품을 사용하였다. \( \mathrm{AgNO}_{3}(99.8 \%) \) 는 Samchun (Pyeongtaek, Korea)으로부터 구입하였다.</p><h2>\( \mathrm{Ag}-\mathrm{dEC} \) 법의 검량선</h2><p>3차 탈이온수로 희석하여 제조된 \(100\), \(200\), \(300\), \(400\), \(500 \mathrm{ppm} \)의 \( \mathrm{Cl}^{-} \)표준용액 \( 1 \mathrm{~mL} \) 를 \( 15 \mathrm{~mL} \mathrm{PP} \) 재질 튜브에 옮기고, \( 0.15 \%(\mathrm{v} / \mathrm{v}) \) 아세트산 \( 1 \mathrm{~mL} \) 와 탈이온수 \( 400 \mu \mathrm{L} \) 를 첨가하고 볼텍싱한 다음, EC 전극(013605MD, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)으로 전기전도도를 측정하였다. 이 측정값을 EC_A라 하고, 동일하게 준비된 표준용액에 탈이온수 대신 \( 35 \mathrm{mM} \)\( \mathrm{AgNO}_{3} 400 \mu \mathrm{L} \)를 처리하여 측정된 전기전도도를\( \mathrm{EC_B}\) 라고 하면, \( \mathrm{AgCl} \) 침전 전후의 전기전도도 차는 다음과 같이 정의된다.</p><p>\( \mathrm{dEC}=\mathrm{EC} A+\mathrm{EC} C-\mathrm{EC} B \)<caption>(1)</caption></p><p>여기서 EC_C 는 순수하게 가해진 \( \mathrm{AgNO}_{3} \)만의 전기전도도로, 탈이온수 \( 2 \mathrm{~mL} \) 에 \( 35 \mathrm{mM} \mathrm{AgNO} 300 \mu \mathrm{L} \)를 가한 후 측정된 값으로 하였다. 아세트산은 시료에 존재하는 인산 및 탄산이온이 \( \mathrm{Ag}^{+} \)와 침전하는 것을 방지하는 역할을 한다. 검량선은 측정된 dEC 와 \( \mathrm{Cl}^{-} \)농도 간 선형회귀로 작성하였다.</p><h2>분석법 검증</h2><p>검출한계와 정량한계는 \( 1.0 \mathrm{ppm} \) 표준용액을 8 반복 측정하여 얻은 dEC 측정값들과 검량선을 통해 구하였다. 한편, 정밀도는 검출한계의 10배 수준에서 얻어진 dEC 측정값들의 상대표준편차로부터 구하였다.</p><h2>토양 시료 채취 및 포화침출액 제조</h2><p>2016년 9월, 전남 고흥군 도덕면과 고흥읍 간척지 일원 17개 필지에서 상층부 \( (0-30 \mathrm{~cm}) \) 토양을 오거로 채취하여 풍건하였다. 염해토양들의 화학성은 농진청 토양분석법(NIAST 2000)에 준해 결정되었으며, Table 1 에 제시되어 있다. \( 2 \mathrm{~mm} \) 채를 통과한 풍건 토양 \( 250 \mathrm{~g} \) 을 \( 300 \mathrm{~mL} \) 스테인레스 용기에 옮기고, 증류수를 서서히 가하면서 포화반죽 상태에 이르도록 시료를 혼합하였다. 약 16 시간 동안 평형처리한 후, Whatman 50 여과지로 진공 흡입 여과하였다.</p><h2>포화침출액의 \( \mathrm{Cl}^{-} \)정량 및 통계분석</h2><p>동일한 포화침출액 시료에서 일부를 취하여 Ag-dEC법과 이온크로마토그래프(861, Metrohm, Herisau, Switzerland)로 각각 \( \mathrm{Cl}^{-} \)을 정량하였다. 각 분석방법에 대한 검량선의 최대 농도가 100 과 \( 500 \mathrm{ppm} \) 으로 상이하였기 때문에, 측정 범위를 넘어서는 시료들의 경우 각기 다른 희석비가 적용되었다. 아울러, 두 측정법의 분석결과들 간에 유의한 차이가 있는지 확인하기 위해, 대응 표본 t 검정을 Microsoft Excel \( ^{\overline{\mathbb{Ⓡ}}} \) 이용하여 실시하였다.</p>
\( \mathrm{AgNO}_{3}(99.8 \%) \) 는 어디로부터 구입했는가?
Samchun (Pyeongtaek, Korea)