<h1>재료 및 방법</h1><h2>재료 및 시약</h2><p>본 실험에서는 국내에서 유통되고 있는 국내산 더덕을 주산지별 강원도 인제(옴니허브), 횡성(제천약초), 충청남도 금산(합천생약)의 3개 지역으로부터 지리적으로 표시된 시료를 구입하여 사용하였으며, 건조되어 있는 각각의 시료를 분쇄하여 \( 4{ }^{\circ} \mathrm{C} \)에서 보관하였다. 시료의 추출과 분석을 위해 각각 주정(Duksan, 95\(\%\) Korea)과 아세토나이트릴(Merk, Darmstadt, Germany) 유기용매를 사용했으며, 초순수제조장치(Milli-Q Academic, Merck)를 이용하여 제조된 증류수를 사용하였다.</p><h2>추출 및 시료 준비</h2><p>각각의 시료 \( 400 \mathrm{mg} \)을 정확하게 칭량한 후 \( 50 \% \) 주정 \( 4 \mathrm{~mL} \)을 넣고 초음파처리장치(SD-\(350\)H, Korea)를 이용하여 \(15\)분씩 \(3\)회 추출하였다. 추출물은 진공감압장치를 이용해 농축하고 메탄올에 완전히 녹인 후 원심분리기를(\(13,000 \mathrm{rpm} \), \( 30 \mathrm{min}) \) 사용하여 상층액을 분석용 시료로 사용하였다.</p><h2>UPLC QTOF-MS 분석 및 조건</h2><p>Waters Acquity UPLC I-Class system (Waters, Milford, MA, USA)에 부착된 Vion IMS QTOF mass spectrometer (Waters)와 ACQUITY BEH \( \mathrm{C}_{18} \) 역상컬럼 \(2.1\) \(\times (100 \mathrm{~mm}, 1.7 \mu \mathrm{m} \), Waters)을 이용해 더덕 분석을 진행하였다. 이동상 용매는 \( 0.1 \% \) formic \( \mathrm{acid} \)가 함유된 증류수(용매 A)와 \( 0.1 \% \) formic acid가 포함된 acetonitrile (용매 B)를 사용하여 분석하였다. 이동상 용리는 \(1\)분 동안 용매 \( \mathrm{B} \)를 \( 5 \% \)로 유지한 후 \(10\)분까지 \( 50 \% \)로 하는 기울기 용매 조건으로 분석하였으며, 용출 속도는 \( 0.4 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} \), 컬럼의 온도는 \( 35^{\circ} \mathrm{C} \)로 유지하고 \( 2 \mu \mathrm{L} \) 시료를 주입하여 분석하였다. QTOF-MS 분석은 ESI의 negative mode에서 분석하였으며 이온 source와 desolvation 온도는 각각 110과 \( 350^{\circ} \mathrm{C} \)으로 유지하였다. Capillary voltage는 \( 2.3 \mathrm{kV} \), cone voltage는 \( 40 \mathrm{V} \)에서 분석하였고, desolvation과 cone 가스의 유속을 각각 \(800\)과 \(50\)\( \mathrm{L} / \mathrm{h} \)로 설정하였다. 데이터의 재현성 및 정확도를 보정하기 위해 내부 표준 용액으로 leucine-enkephalin [\(m/z\) \(554.2615\) (\(\mathrm{ESI}^{-}\))]을 사용하였으며, 질량값 스캔의 범위는 \( m /z \) 100-1500으로 설정하였다. 모든 MS 데이터는 \( \mathrm{MS}^{\mathrm{E}} \) mode로 분석하였으며 UNIFI (v\(1.9\), Waters) 소프트웨어를 이용하여 질량분석 데이터를 수집하였다. 더덕의 주성분인 tangshenoside I 화합물은 Chemfaces (CFN95108, China)로부터 구매하였으며, 일부성분들은 국립원예특작과학원 인삼특작부로부터 분양 받아 사용하였다.</p><h2>다변량 데이터 분석</h2><p>UPLC-QTOF-MS로부터 얻어진 데이터는 peak alignment, peak picking, data normalization을 위해 Progenesis QI (v.\(2.4\), Waters) 프로그램을 사용하였으며, PCA와 PLS-DA 분석과 같은 다변량 통계분석을 위해 EZ info (v.\(3.0.3\), Waters) software를 사용하여 통계모델에서의 적합도(goodness of fit, \( \mathrm{R}^{2} \) )와 통계적인 예측도(goodness of prediction, \( \left.\mathrm{Q}^{2}\right) \)를 구하였다.</p>
이온 source와 desolvation 온도는 각각 \( 80 \)과 \( 110^{\circ} \mathrm{C} \)로 유지했지?
NO