<h1>III. 결과 및 고찰</h1><p>Fig. 3은 1개의 대표적인 해면질골 샘플의 한쪽 면에 피질골 판이 부착되지 않은 경우 및 부착된 경우에 수신된 초음파 신호를 나타낸다. CTh.0는 피질골판이 부착되지 않은 해면질골 샘플을 나타내며, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh. 2.00는 초음파가 수직으로 입사되는 샘플의 한쪽 면에 각각 1.00, 1.47, 및 2.00\( \mathrm{~mm} \)의 두께를 갖는 피질골 판이 부착된 해면질골 샘플을 나타낸다. Fig. 3 에서 볼 수 있듯이 해면질골에 비해 높은 밀도 및 음속을 갖는 피질골 판의 두께가 증가함에 따라 더욱 빠른 수신시간을 보였으며, 수신 진폭은 감소하는 것으로 나타났다. Fig. 4는 CTh.0, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00에 대해 측정된 감쇠계수를 주파수 함수로 나타낸 것이다. Fig. 4에서 볼 수 있듯이 서로 다른 두께를 갖는 피질골 판의 영향으로 인해 감쇠계수가 서로 다른 특정 주파수 범위에서 주파수에 대해 선형적으로 증가하는 것을 알 수 있다. CTh.0 및 CTh.1.00은 0.3-0.65 \( \mathrm{MHz} \)의 주파수 범위에서 nBUA를 결정하였으며, CTh.1.47 및 CTh.2.00은 0.3-0.6 \(\mathrm{MHz} \)의 주파수 범위에서 nBUA를 결정하였다.</p><p>Table 1은 피질골 판이 부착되지 않은 해면질골 샘플(CTh.0) 및 초음파가 수직으로 입사되는 샘플의 한쪽 면에 각각 1.00(CTh.1.00), 1.47(CTh.1.47), 및 \( 2.00\mathrm{mm} \) (CTh.2.00)의 두께를 갖는 피질골 판이 부착된 해면질골 샘플에 대해 측정된 해면질골 겉보기 골밀도, SOS, 및 nBUA의 평균값 및 표준편차를 나타낸다. Table 1 에서 볼 수 있듯이 겉보기 골밀도 측정법을 이용하여 측정된 피질골 판이 부착되지 않은 12개 CTh.0의 겉보기 골밀도는 \( 0.362-0.633 \mathrm{~g} / \mathrm{cm}^{3} \)의 범위에 분포하였으며, \( 0.474 \pm 0.086 \mathrm{~g} / \mathrm{cm}^{3} \)의 평균값을 가졌다. 본 연구에서 이용된 12개의 해면질골 샘플에서 측정된 겉보기 골밀도의 평균값은 14개의 사람 대퇴골을 이용하여 제작된 23개의 해면질골 샘플에서 측정된 겉보기 골밀도의 평균값 \( (0.483 \pm 0.162 \) \( \mathrm{g} / \mathrm{cm}^{3} \) )과 매우 유사한 것으로 나타났다. CTh.0의 SOS는 \( 1706 \pm 119 \mathrm{~m} / \mathrm{s} \)의 평균값을 가졌으며, 피질골판이 부착된 CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00의 SOS는 CTh.0의 SOS에 비해 17, 53, 및 68\(\mathrm{~m} / \mathrm{s} \) 만큼 거의 선형적으로 증가하였다. 또한Table 1 에서 볼 수 있듯이 CTh.0의 nBUA는 \( 22.2-48.9 \mathrm{~dB} / \mathrm{cm} / \mathrm{MHz} \)의 범위에 분포하였으며, \( 33.2 \pm 10.3 \mathrm{~dB} / \mathrm{cm} / \mathrm{MHz} \)의 평균값을 가졌다. 반면에 CTh.1.00의 nBUA는 \( 34.9 \pm 7.6 \mathrm{~dB} / \mathrm{cm} / \mathrm{MHz} \)의 값을 가졌으며, CTh.1.47 및 CTh.2.00의 nBUA는 각각 CTh.0 및 CTh.1.00의 nBUA보다 작은 \( 30.1 \pm 9.3 \) 및 \( 23.9 \pm 8.9 \mathrm{~dB} / \mathrm{cm} / \mathrm{MHz} \)의 값을 갖는 것으로 나타났다. 즉 피질골 판의 두께가 증가함에 따라 거의 선형적으로 증가하는 SOS에 비해 nBUA는 피질골 판의 두께에 대해 비선형적인 의존성을 나타내는 것을 알 수있다.</p><p>Table 2는 CTh.0, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00에 대해 측정된 해면질골 겉보기 골밀도 및 SOS 사이의 Pearson 상관계수(r)를 나타낸다(모든 r에 대해 p \(<0.0001\)). Table 2에서 볼 수 있듯이 해면질골 겉보기 골밀도와 SOS 사이의 r은 0.95-0.97의 매우 높은 값을 갖는 것으로 나타났다. 여기서 주목할 점은 초음파가 수직으로 입사되는 샘플의 한쪽 면에 서로 다른 두께를 갖는 피질골 판이 부착된 CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00의 SOS의 경우에도 해면질골 겉보기 골밀도와 강한 상관관계를 나타낸다는 것이다. 또한 CTh.0, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00의 SOS 사이에도 r=0.97-0.99의 매우 높은 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. 반면에 Table 3 에 나타낸 CTh.0, CTh. 1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00에 대해 측정된 해면질골 겉보기 골밀도 및 nBUA 사이에는 r=0.53-0.73의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. CTh.0, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00의 nBUA 사이에는 r=0.67-0.96의 비교적 강한상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. Fig. 5 및 6은 CTh.0, CTh.1.00, CTh.1.47, 및 CTh.2.00에 대해 측정된 SOS 및 nBUA를 해면질골 겉보기 골밀도 함수로 나타낸 것이다. 그림의 ○ 기호는 각각의 해면질골 샘플에 대해 샘플의 중심으로부터 위치를 변화시켜가며 서로 다른 10개의 관심영역에 대해 측정된 SOS 및 nBUA의 평균값을 나타내며, 흑색 실선으로 나타낸 직선은 이들 평균값에 대한 선형회귀(linear regression)를 나타낸다.</p>
CTh.0는 무엇을 말하는가?
피질골판이 부착되지 않은 해면질골 샘플