In the present case, as the patient valve remained fixed by dried pulmonary secretions but the SIMR used had a pressure valve, the air then directed to the respiratory system was redirected to the environment and the compressible unit continued to be manipulated normally without ventilating the patient, though.
En el caso en cuestión, como la válvula del paciente permanecía fija por secreciones pulmonares resecadas y el RMA utilizado tenía una válvula de presión, el aire que sería dirigido al sistema respiratorio, fue llevado al ambiente, y la unidad comprensible continuaba siendo manipulada normalmente sin que ocurriese la ventilación del paciente.
No presente caso, como a válvula do paciente permanecia fixa por secreções pulmonares ressecadas e o RMA utilizado apresentava válvula de pressão, o ar a ser direcionado para o sistema respiratório foi direcionado para o ambiente, enquanto a unidade compressível continuava sendo manipulada normalmente, sem ocorrer ventilação do paciente.