Résultats complètement incohérents pour les arythmies brutales
Je me suis procuré cet oxymètre car je fais de la tachycardie posturale. Installée tranquillement dans le canapé, l'appareil est capable de détecter la bonne fréquence cardiaque. Le problème est que cet oxymètre ne supporte pas du tout les fortes variations. Il faut avoir une fréquence cardiaque "normale" (sans arythmie) pour que ça fonctionne. Donc, quand je passe en quelques secondes de 70 bpm à 150 bpm par exemple, il est incapable de le détecter et affiche des résultats complètement aléatoires et incohérents. Genre au lieu d'afficher les 150 bpm mesurés manuellement ou avec autre appareil, il va afficher 60 puis 100 puis 50 bpm. J'ai aussi fait le test en sens inverse. Quand je passe de 150 bpm debout et que je m'accroupie passant d'un coup à 60 bpm, l'oxymètre continue d'afficher les mesures aux alentours des 150 bpm sans stabiliser même au delà de 15 secondes d'attente. Bref les arythmies brutales ne sont pas détectées par cet appareil. Du coup je l'ai renvoyé. Sinon il est simple d'utilisation et joli. C'est dommage pour moi
amazon reviews