離心機的主要安全措施|離心機 - Coccad.com
tags： 離心機 時間：2014-03-11 18:47:01
離心機的主要安全措施簡介
a．電源自動關閉當離心機的內部電路發生短路故障，或者是由於某種原因導致電源過載和功耗過大，電源開關將自動跳開，把整機電源切斷。此時需要人為合上開關才能接……
離心機的主要安全措施正文
a．電源自動關閉
當離心機的內部電路發生短路故障，或者是由於某種原因導致電源過載和功耗過大，電源開關將自動跳開，把整機電源切斷。此時需要人為合上開關才能接通電源。如果連續兩次出現自動關機，則提示機內已發生電氣故障，需要排除后才能通電試機。
b．轉頭運轉的平衡探測
離心機內有一個轉頭平衡控測器，當轉頭安裝不正確，或者離心標本放置不平衡，或者離心機本身放置不水平時，轉頭運轉時就會由於不平衡而發生振動。如果不平衡量超過它的容限時，就會觸發保護系統，斷開電機供電，使轉頭在沒有制動力的情況下減速。此時控制面板上的報警指示燈IMBAL亮。應排除導致轉頭運轉不平衡的因素后再重新啟動。離心機在啟動的加速過程中，當轉速逐步提高，在越過轉頭的臨界速度(約600-800RPM)時，會發生輕微的振動，這是正常現象。這是由於轉頭由靜止開始逐步加速，最後切換到圍繞它的質量中心轉動的運動方式時產生的正常振動。
c．轉頭轉速異常保護
對低速轉頭的運轉採用空氣阻力(Windage)作用來防止轉頭過速，對高速轉頭則機內設有專門的保護電路，當轉頭的速度突然異常升高時，保護系統將切斷電機供電。使用時如果要在運轉過程中調高速度，則調節SPEED旋鈕時要緩慢調節，否則速度的陡增將會導致過速保護系統起控。
d．離心室的門鎖
只有在開機狀態和轉頭處於靜止狀態時，才能正常開關離心室的門；只有在離心室的門關好的時候，轉頭才能啟動運轉。這就防止了誤操作，對操作者和機器本身的安全都十分重要。
有兩種特殊的情況，需要在離心機無法繼續運轉時，及時打開離心室的門取出樣品。一種是在運轉過程中突然出現電源故障，一時無法恢復；另一種是在運轉過程中，傳動帶突然斷裂，不能及時換上備件。電源失效時離心室的門無法打開，不裝傳動帶時門也不能打開。此時可以採用手工的方法打開離心室的門，首先切斷電源，確信轉頭已經完全停轉(在沒有制動力的情況下，轉頭需要20min以上才能完全停轉)，用一根長度大於40ram有一定硬度的細棒，插入門把手下方的小孔內，直插到底后再壓進去5ram左右，同時拉開門栓，即可打開門。剛投入使用的新機器，也往往需要用這種方法打開離心室的門。取出放在裡面的東西。
e．轉頭超溫保護
離心機在離心室的底上有一個熱敏電阻作為溫度感測器。保護系統的起控溫度是由旋鈕0VERTEMP 來設定。當離心室的溫度超過OVERTEMP的設定溫度時，或者超過45℃ 時，系統將切斷電機電源，同時面板上的OVERTEMP報警指示燈亮。因為離心機只能在38℃ 以下的環境中使用，因此如果在高速運轉狀態，離心室的溫度高於38℃ 許多，則提示不但離心機的製冷系統工作不正常，而且真空系統也不正常，目為離心室的真空度下降，將導致轉頭在高速運轉時發生嚴重的摩擦生熱。
One thought on “離心機的主要安全措施”