شغّل المقياس إن كان يمتلك مفتاح تشغيل منفصل. لا يمكن للمقياس المتعدد قياس الاستمراراية عند قياسه للمقاومة بوحدة الأوم لأن المقاومة والاستمرارية ضدّين؛ أي أنه يكون هناك قدر كبير من الاستمرارية عند وجود قدر قليل من المقاومة، والعكس بالعكس. مع وضع هذه المعلومة في الحسبان، يمكنك افتراض الاستمرارية اعتمادًا على قيم المقاومة التي تقيسها. ابحث عن مقياس أوم ضمن المقاييس. يكون هذا المقياس هو الأول من الأعلى عادة وتكون قيمته العليا إلى يسار المقياس ("∞" للإشارة إلى ما لا نهاية) ليتدرّج إلى القيمة 0 أقصى اليمين. يكون ذلك معاكسًا للمقاييس الأخرى التي تكون قيمها الدنيا إلى الجهة اليسرى وتزيد تدريجيًا نحو اليمين. تكون إبرة قراءة المقياس أقصى الجهة اليسرى إن لم تكن المجسات متصلة بأي شيء خارجي ويمثّل ذلك قدرًا لا متناهيًا من المقاومة أو "دائرة مفتوحة" مما يقترح عدم وجود استمرارية (أو عدم وجود مسار بين المجسّين الأسود والأحمر). وصّل طرف الاختبار الأسود بالمنفذ الذي يحمل العنوان "Common" أو "-" ثم وصّل طرف الاختبار الأحمر بالمنفذ الذي يحمل الرمز أوميجا (رمز الأوم) أو الحرف "R". اضبط المجال (إن كان ذلك ممكنًا) على القيمة R x 100. يفترض أن تتحرّك إبرة القراءة نحو أقصى اليمين. حدد بعد ذلك مكان مقبض "ضبط القيمة 0" وأدِره حتى يشير المقياس إلى القيمة "0" (أو إلى أقرب موضع ممكن من القيمة).  لاحظ أن هذا الموضع يشير إلى "انقطاع الدائرة" أو "0 أوم" للمجال R x 1 من المقياس. تذكّر دائمًا أن تضبط القيمة "صفر" بعد تغيير مجالات المقاومة على الفور حتى لا تحصل على قراءات خاطئة. يمكن أن يشير عدم القدرة على الوصول إلى المقاومة 0 أوم إلى أن البطاريات ضعيفة ويجب استبدالها ويمكنك تجربة خطوة ضبط القيمة صفر الموضحة أعلاه مجددًا بعد استخدام بطاريات جديدة. حدّد نقطتيّ التوصيل في المصباح اللتان تكون أحدهما على شكل شريط في الجهة الجانبية وتكون الأخرى في منتصف قاعدة المصباح.   اطلب من شخص إمساك المصباح من الجزء الزجاجي. استخدم المجس الأسود للمس الطرف الجانبي والمجس الأحمر للمس الطرف السفلي الموجود في قاعدة المصباح. راقب تحرّك الإبرة من أقصى الجهة اليسرى إلى الوضع 0 في اليمين. اضبط مجال المقياس على القيمة R x 1 ثم اضبط القيمة 0 مجددًا وكرّر الخطوات أعلاه ثم لاحظ أن المقياس لن يصل إلى نفس البعد في الجهة اليمنى مقارنة بالمرة السابقة بسبب تغيير مقياس المقاومة وبالتالي يمكن قراءة كل رقم في مقياس R بشكل مباشر.  في الخطوة السابقة، كان كل رقم يمثل قيمة أكبر بمائة ضعف مما يعني أن القيمة 150 كانت 15000 من قبل أما الآن فهي 150 على حقيقتها. يمكن أن تمثّل القيمة 150 على المقياس قيمة 1500 إن اخترت المجال R x 10 واختيار المقياس الصحيح أمر مهم للغاية إن كنت ترغب بالحصول على قراءة دقيقة. ادرس المقياس R بعد فهم ما سبق. هذا المقياس ليس خطيًا كالمقاييس الأخرى، بل تكون القيم في الجهة اليسرى أصعب في قراءتها بدقة مقارنة بالقيم في الجهة اليمنى، وتظهر قيمة 5 أوم على المقياس مع اختيار المجال R x 100 على أنها 0 ويكون قراءة هذه القيمة أسهل بكثير عند استخدام المجال R x 1. لهذا السبب، حاول أن تكون القراءة في منتصف المقياس عوضًا عن كونها في أقصى اليمين أو اليسار عند اختبار المقاومة. اضبط المقياس على أعلى قيمة مجال (R x) ممكنة واضبط قيمة الصفر.  أمسك المجسات بعد ذلك بشكل مرتخٍ في يديك ولاحظ القراءة ثم اضغط على المجسات في يديك بقوة ولاحظ انخفاض المقاومة. اترك المجسات بعد ذلك وبلّل يديك ثم أمسك المجسات مجددًا ولاحظ انخفاض المقاومة أكثر مما سبق. من المهم جدًا عدم لمس المجسات لأي شيء آخر غير الجهاز الذي تختبره ولن يظهر الجهاز التالف على أنه "دائرة مفتوحة" في المقياس المتعدد عند اختباره إن كانت أصابعك تقدّم مسارًا بديلًا حول الجهاز (كحالة لمسها للمجسات). ستظهر قراءات أقل من الحقيقية إن كنت تختبر مصهر (فيوز) سيارات قديم أو زجاجي وكان المصهر موضوعًا على سطح معدني لأن المقياس المتعدد يشير في هذه الحالة إلى مقاومة السطح المعدني الذي تضع عليه المصهر (كونه يقدم مسارًا بديلًا للتيار بين المجسّين الأحمر والأسود حول المصهر) عوضًا عن تحديد مقاومة المصهر نفسه وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى إظهار أن المصهر "سليم" في كل الحالات مما يعطيك قراءة خاطئة.
اضبط المقياس المتعدد على الأوم أو المقاومة. لاحظ قراءة المقياس. وصّل أطراف الاختبار. وصّل المجسات الموجودة في نهايات أطراف الاختبار ببعضها. اختر المقاومة أو اختبر مصباحًا كهربائيًا تعرف أنه يعمل. جرّب مجالات مختلفة. اختبر المقاومة بين يديك. تأكد من أن القراءة دقيقة.