Evaluation de l'automate Neo(r) IMMUNCOR pour les analyses groupes ABO RHK, phenotypes etendus (JK1, 2, FY1,2, MNS3, 4)
Nous avons evalue les performances de l'automate Neo (r) IMMUCOR et realise les validations de methodes pour les analyses groupe sanguin ABORHK et phenotype etendu (JK1, 2, FY1,2, MNS3, 4) L'evaluation des performances porte sur la cadence de l'automate, les comparaisons avec la technique de routine utilisee au laboratoire automate Galileo (r) IMMUCOR, realisees sur 344 echantillons, l'evaluation du taux de rejet comme indicateur de fiabilite de l'automate, la detection de doubles populations. Les resultats obtenus sur site sont en faveur d'un automate de grande cadence (resultat de groupe ABORHK obtenu en 24 min pour un echantillon et en 46 minutes pour 32) Nous n'obtenons aucune discordance sur les echantillons testes en ABORHK sur 344 echantillons avec une tres bonne detection du phenotype KEL1 (clone K1.21.HM.EF) et sur le phenotype etendu (88 echantillons) avec un taux faible de rejet (1,5 La detection des doubles populations ABORH1 est effective a partir d'un melange 30 %70 (mais detecte visuellement a partir de 20 %80 jusqu'au 90 %10 et pour le phenotype KEL1 a partir du melange 70 %30 par l'automate (visuellement 60 %40 On note une faible detection des doubles populations pour l'antigene KEL1 avec le faible risque de rendre un antigene KEL1 positif chez un sujet KEL 1. Les valeurs des intensites reactionnelles obligatoirement relues visuellement permettent neanmoins d'affiner ce seuil. L'automate Neo (r) IMMUCOR satisfaisant les exigences du laboratoire en termes de cadence en serie et en urgence (un resultat ABORH1 en 18 min et permet d'adapter la conduite transfusionnelle de maniere optimale en cas d'urgence vitale.