اكتب مقالاً على أساس هذا " قم بتعيين عدة أجهزة لقياس السعة قم بتفعيل وضع REL إذا كان موجودًا. قم بتوصيل السلك إلى محطات المكثف انتظر النتيجة  المادة:
تستخدم معظم أجهزة القياس الرقمي الرقمية رمزًا مشابهًا لـ <unk>gadgad(<unk> للإشارة إلى السعة. حرّك القرص إلى هذا الرمز. إذا كان هناك العديد من الرموز التي تتشارك في تلك البقعة على القرص، قد تحتاج إلى الضغط على زر للتنقل بينها حتى يظهر رمز السعة على الشاشة. إذا كانت أداتك تحتوي على عدة إعدادات للمكثف ، فاختر النطاق الذي يناسب أفضل تخمين لك للقيمة الصحيحة للمكثف. (يمكنك قراءة تسمية المكثف للحصول على فكرة تقريبية). إذا كان هناك إعداد مكثف واحد فقط، يمكن لمتراكم أن يكتشف النطاق تلقائياً. إذا كان لمتريك زر REL، اضغط عليه بينما يتم فصل سلك الاختبار. هذا سيؤدي إلى تسوية سعة خيوط الاختبار نفسها ، لتجنب التدخل في القياس. هذا ضروري فقط عند قياس مكثفات صغيرة. على بعض النماذج، هذا الوضع يعطل المدى التلقائي. لاحظ أن مكثفات التحليل الكهربائي (الأكثر شيوعاً على شكل علب) هي قطبية، لذلك حدد المحطات الإيجابية والسلبية قبل توصيل سلكات مولتيميتر. قد لا يهم هذا كثيراً في اختبارك، ولكن عليك بالتأكيد أن تعرف هذا قبل استخدام المكثف في الدائرة. ابحث عن أي من الآتي: A + أو - بجانب محطة. إذا كان دبوس واحد أطول من الآخر، فإن الدبوس الطويل هو الطرف الإيجابي. شريط ملون بجوار محطة هو علامة غير موثوق بها ، لأن أنواع مختلفة من المكثفات تستخدم معايير مختلفة. سيبعث عدة أجهزة التقييم التيار لتشغيل المكثف، وقياس الجهد، ثم استخدام الجهد لحساب السعة. قد تستغرق هذه العملية عدة ثوانٍ، وقد تتباطأ الأزرار وشاشة العرض في الاستجابة حتى تنتهي. قراءة "OL" أو "العبء الزائد" تعني أن السعة مرتفعة جداً لقياس الـ "ميلتيميتر". ضعي عداد الأعداد على نطاق أعلى إن أمكن هذه النتيجة يمكن أن تعني أيضا أن المكثف قد انقطع. عدة أجهزة قياس المدى تلقائياً ستختبر أقل مدى أولاً، ثم تزيد إذا تعرضت لتحميل زائد. قد ترى "OL" تظهر على الشاشة عدة مرات قبل أن ترى النتيجة النهائية.