في كثير من الأحيان ، يكون للجهد الذي يجب قياسه قيمة غير معروفة. لهذا السبب ، يتم اختيار أعلى نطاق ممكن بحيث لا تتلف دوائر العداد وحركته بسبب الجهد الكبير من المتوقع. إذا تم تعيين العداد على نطاق 50 فولت وكان من المفترض اختبار منفذ كهربائي أمريكي شائع، فإن 120 فولت موجودة يمكن أن تضر العداد بشكل لا يمكن إصلاحه. ابدأ من الأعلى و اعمل لأسفل إلى أدنى نطاق يمكن عرضه بأمان أدخل المسبار الأسود في "COM" أو "-" جاك. بعد ذلك، أدخل المسبار الأحمر في مقبس "V" أو "+". قد يكون هناك عدة مقاييس فولت مع مختلف القيم القصوى. يحدد النطاق الذي تختاره عقدة الاختيار مقياس الجهد الذي يجب قراءته. يجب أن يتزامن مقياس القيمة القصوى مع نطاقات مقبض الاختيار. مقاييس الجهد، على عكس مقاييس أوم، خطية. المقياس دقيق في أي مكان على طوله بالطبع سيكون من الأسهل بكثير قراءة 24 فولت بدقة على مقياس 50 فولت من مقياس 250 فولت، حيث قد يبدو أنه بين 20 و 30 فولت. في الولايات المتحدة، قد تتوقع 120 فولت أو حتى 240 فولت. في أماكن أخرى، 240 أو 380 فولت قد تكون متوقعة. ضغط المسبار الأسود في واحدة من الفتحات المستقيمة. يجب أن يكون من الممكن إطلاق سراح المسبار الأسود، حيث أن جهات الاتصال وراء وجه المنفذ يجب أن تمسك المسبار، مثلما يفعل عندما يتم إدخال سدادة. أدخل المسبار الأحمر في فتحة مستقيمة أخرى يجب أن يشير العداد إلى جهد قريب جدًا من 120 أو 240 فولت (اعتمادًا على نوع المنفذ الذي تم اختباره). تدوير مقبض الاختيار إلى أدنى نطاق المقدمة التي هي أكبر من الجهد المشار إليها (120 أو 240). قد يظهر العداد بين 110 و 125 فولت هذه المرة نطاق العداد مهم للحصول على قياسات دقيقة. إذا لم يتحرك المؤشر، فمن المرجح أن DC تم اختيارها بدلا من AC. أنماط التيار المتردد والتيار المستمر غير متوافقة يجب تعيين الوضع الصحيح. إذا لم يتم تعيينها بشكل صحيح، فإن المستخدم يعتقد خطأ أنه لا يوجد وجود الجهد، والذي يمكن أن يكون خطأ خطير. تأكد من محاولة كلا الوضعين إذا لم يتحرك المؤشر. ضعي العداد على وضع الفولت المتردد و حاولي مجدداً عندما يكون ذلك ممكناً، حاول ربط مسبار واحد على الأقل بطريقة لا تتطلب أن يحتفظ بكلا المسبارين أثناء إجراء الاختبارات. بعض الأجهزة تحتوي على أدوات إضافية تتضمن مشابك التمساح أو أنواع أخرى من المشابك التي ستساعد في القيام بذلك. الحد من اتصالك بالدوائر الكهربائية يقلل بشكل كبير من فرص حدوث حروق أو إصابات  ملخص:
قم بتعيين العداد على أعلى نطاق مخصص للفولتات المتغيرة. أدخل مسبار الاختبار الخاص بك. حددوا مقاييس الجهد اختبر منفذ كهربائي مشترك إزيل المسبار. أعد وضع المجسّرات كما كان سابقاً حاولي ألا تحتفظي بهما