في جملة واحدة، وصف ما هي المادة التالية حول:  أنابيب من الشعلة الخاصة بك يجب أن تعلق على فوهات على الأوكسجين والأسيتيلين خزانات. عادةً ما تكون خزانات الأكسجين والأنابيب خضراء، وأنابيب الأسيتيلين حمراء. وعادة ما تكون الأنابيب مقترنة مع بعضها البعض، ويتم فصل النهايات حتى يتمكنوا من ربطها بالخزانات الخاصة بهم. أنبوب الأسيتيلين سيكون له خيوط عكسية و مقاس ذكر لتسهيل التمييز بينها بما أن الأجهزة مصنوعة من النحاس ويمكن أن تتلف بسهولة، شدها بمفتاح مناسب الحجم. للتحقق من أن المنظم مغلق تماماً، أرجع مقبض البداية للخلف بضع مرات. هذا المقبض سيكون على قمة الخزان بجانب صمام المنظم هذا سيساعدك على التأكد من أن لديك سيطرة كاملة على ضغط غاز الأسيتيلين. عند أعلى من 15 psi (100 kPa) ، يصبح الأسيتيلين غير مستقر وقد يشتعل أو ينفجر تلقائيًا. مرة أخرى، من المهم للغاية للحفاظ على السيطرة على تدفق الأسيتيلين، لذلك كنت تريد فتح صمام الغاز فقط بما فيه الكفاية للسماح باستمرار، تدفق ثابت من الغاز. فتح الخزان أكثر من مرة واحدة قد يؤدي إلى أن يصبح الغاز غير مستقر، وسيكون من الصعب إيقافه في حالة الطوارئ. هذا هو نفس المقبض الذي أغلقته قبل فتح صمام الغاز يجب أن تفتح هذا ببطء شديد، ويجب أن تراقب باستمرار مقياس الضغط المنخفض أثناء فتح الصمام. افتحها فقط حتى يصل الضغط المشار إليه إلى 5<unk>8 psi (34<unk>55 كيلوباس). لتفريغ الغلاف الجوي من خرطوم الأسيتيلين ، افتح صمام الغاز على مقبض الشعلة حتى تسمع غاز الهروب ، ثم راقب مقياس الضغط المنخفض لمعرفة ما إذا كان الضغط يبقى ثابتًا أثناء التدفق وتأكد من أن لديك هذا المنظم بشكل صحيح. أغلق صمام الأسيتيلين على الشعلة بمجرد أن تتأكد من أن الضغط منظم بنفس الطريقة التي أغلقت بها جهاز تنظيم الأسيتيلين، أعد مقياس جهاز تنظيم الأكسجين للخلف بضع مرات. بمجرد أن تفعل ذلك، وتحول المقبض على خزان الأكسجين الرئيسي حتى انها في جميع أنحاء الطريق مفتوحة. الإعدادات فوق خزان الأكسجين ستكون مشابهة لتلك الموجودة على خزان الأسيتيلين. صمام الأكسجين عبارة عن صمام مزدوج. عندما تفتحه، تأكد من تحويل المقبض بحيث الصمام هو كل الطريق مفتوح. وإلا فإن الأوكسجين سيتسرب من حول الحلقة المضادة للصمام تماماً كما هو الحال مع منظّم الأسيتيلين، ستقوم بتحريك مقبض البداية ببطء شديد، ومراقبة مقياس الضغط المنخفض أثناء القيام بذلك حتى يقرأ الضغط بين 25 و40 بايسيه (170 و280 كيلوباسيه). هناك صمامين على جانب الأكسجين من مجموعة شعلة القطع. بادئ ذي بدء، افتح الصمام الأقرب إلى الخرطوم عدة مرات لضمان توفر كمية كافية من الأكسجين لكلا الوظيفتين. بعد ذلك ، افتح الصمام الأمامي قليلاً حتى يتم تنظيف الشريط (حوالي 3-5 ثواني لشريط طوله 25 قدم (7.6 متر)) ، ثم أغلق الصمام الأمامي. الصمام بالقرب من وصلات الأنابيب سوف يتحكم في تدفق الأكسجين إلى غرفة الخلط للاحتراق، لذلك لا ينبغي أن يخرج الأكسجين من طرف المشعل حتى يتم ضغط رافعة القطع أو فتح الصمام أعلى المشعل.  ملخص:
قم بتوصيل المقاييس بالخزانات المناسبة تأكد من إيقاف تشغيل منظم الأسيتيلين افتح صمام الغاز فوق خزان الأسيتيلين بتحريك واحد للمعصم افتح صمام المنظم عن طريق تحويل مقبض المفتاح في اتجاه عقارب الساعة. افتح صمام الغاز على مقبض الشعلة لتفريغها أغلق جهاز تنظيم الأكسجين ثم افتح خزان الأكسجين الرئيسي بالكامل افتح صمام تنظيم الأكسجين ببطء افتح وأغلق صمام الأكسجين على الشعلة لتفريغ الغلاف الجوي