لقياس أكثر دقة، اختبر مقاومة مكون واحد على حدة. إزالة المكون من الدائرة أو اختباره قبل تثبيته. اختبار المكون بينما لا يزال في الدائرة يمكن أن يسبب قراءات غير دقيقة من المكونات الأخرى. على سبيل المثال، قد تختبر المفتاح أو المحرك. إذا كنت تختبر دائرة أو حتى مجرد إزالة مكون، تأكد من أن كل الطاقة إلى الدائرة مغلقة قبل المتابعة. في معظم أجهزة قياس الأعداد، يكون أحد خيوط الاختبار أسود والآخر أحمر. غالبًا ما يحتوي مقياس التعدد على عدة فتحات اختبار ، وفقًا لما إذا كان يتم استخدامه لاختبار المقاومة أو الجهد أو الكهرباء (التيار). عادةً ما يتم وضع علامة على المقابس اليمنى لاختبار المقاومة "COM" (للعامة) وواحدة تحمل الحرف اليوناني أوميغا، وهو رمز "أوم". ضعي الرصاص الأسود في المقبس المسمى "كوم" والرصاص الأحمر في المقبس المسمى "أوم". يمكن أن تتراوح مقاومة مكون من أوم (1 أوم) إلى ميجا أوم (1،000،000 أوم). من أجل الحصول على قراءة دقيقة للمقاومة يجب عليك تعيين عدة أجهزة على النطاق المناسب لمكونك. إذا كان لديك فكرة عامة عن نطاق المقاومة فقط ضعه على هذا النطاق. إذا كنت غير متأكد، يمكنك تحديد المدى من خلال التجربة والخطأ. إذا كنت لا تعرف النطاق، ابدأ مع إعداد النطاق المتوسط، عادة 20 كيلو أوم (kΩ). إلمس إحدى الرصاصات إلى نهاية مكونك والآخر إلى الطرف الآخر. ستتحرك الإبرة عبر الشاشة وتتوقف في نقطة محددة، مما يشير إلى مقاومة مكونك. إذا كانت الإبرة تتأرجح إلى أعلى النطاق (الجانب الأيسر) ، فستحتاج إلى زيادة إعداد النطاق، وتعديل العداد إلى الصفر، ثم حاول مرة أخرى. إذا كانت الإبرة تتأرجح إلى أسفل النطاق (الجانب الأيمن) ، فستحتاج إلى تقليل إعداد النطاق، وتعديل العداد إلى الصفر، ثم حاول مرة أخرى. يجب إعادة تعيين أجهزة قياس الأعداد المتعددة التناظرية أو وضعها على الصفر في كل مرة يتم فيها تغيير إعداد النطاق وقبل اختبار المكون. إلمسي نهاية كلا السلكين معاً لتقصر الدائرة تأكد من إعداد الإبرة إلى الصفر باستخدام ضبط أومز أو التحكم في الصفر بعد أن تم لمس الأسلاك مع بعضها البعض. تماما كما فعلت عندما كنت تعيين النطاق، لمس واحد يؤدي إلى نهاية واحدة من المكون والآخر يؤدي إلى الطرف الآخر. نطاق المقاومة على عدة أمتار يذهب من اليمين إلى اليسار. الجانب الأيمن هو صفر والجانب الأيسر يرتفع إلى حوالي 2k (2,000). هناك مقاييس متعددة على عدة أجهزة قياس التناظرية لذا تأكد من النظر إلى المقياس الملصق بـ Ω الذي يذهب من اليمين إلى اليسار. كلما ارتفع المقياس، تتجمع القيم الأعلى بالقرب من بعضها. تعيين النطاق الصحيح أمر بالغ الأهمية ليكون قادرا على الحصول على قراءة دقيقة لجزء الخاص بك. بمجرد أن تلمس المكونات، ستستقر الإبرة في مكان ما بين الجزء العلوي والسفلي من المقياس. تأكد من أنك تنظر إلى مقياس أوم وتسجل القيمة التي تشير إليها الإبرة هذه مقاومة مكونك على سبيل المثال إذا قمت بتعيين النطاق إلى 10 Ω و توقفت الإبرة عند 9، فإن مقاومة مكونك هي 9 أوم. عندما تنتهي من استخدام الميلتيميتر، عليك التأكد من تخزينه بشكل صحيح. تعديل الجهد إلى نطاق عالي قبل إيقاف تشغيله يضمن أنه لن يتضرر في المرة القادمة التي يستخدمها فيها إذا لم يتذكر شخص ما تعديل النطاق أولاً. أطفىء عداد الأعداد و أخرج الكابلات من التخزين  ملخص:
اختر العنصر الذي ترغب في قياس مقاومته. قم بتوصيل خيوط الاختبار في فتحات الاختبار الصحيحة شغّل عدة أجهزة وقم بتحديد أفضل نطاق للفحص. لمس عدة أجهزة يقود إلى نهايات المكون الذي تختبره. قراءة المقاومة. ضعي الجهد على نطاق عالي