Background and Objective: A new noninvasive continuous blood pressure monitor (KKU-KMTL NICBP) has been developed using applanation tonometry principle and force sensing resistor. This study aimed to evaluate the validity, reliability of measurement in a cardiovascular model and intra-rater reliability in human.
Methods: Fluid pressure was measured continuously and simultaneously by KKU-KMITL NICBP and a standard pressure monitor while increasing the fluid circulating into the model 5 steps from 0.1-0.5 ml, and at constant volume of 0.1 ml, every 10 seconds 10 minutes a time, 10 times. Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were recorded every minute for 10 minutes a time 2 times in 10 healthy volunteers (aged 23.09±1.45 years). Validity and reliability of measurements were analyzed by comparison, Pearson correlation coefficient (r) and intra-class correlation coefficient (ICC), coefficient of variation (CV) and mean difference between 2 measurements of Bland-Altman method.
Results: The results show no differences in pressure measured by the both monitors and has high correlation coefficient (r=0.997) in the model. The reliability of measurements was very good with ICC=0.998.  Intra-rater reliability in human were good with ICC, CV were 0.825, 9.03 % for SBP and 0.775, 9.73% for DBP respectively. The mean difference between 2 measurements of SBP was 1.70 ± 3.86 mmHg and of DBP 0.7 ± 4.50 mmHg.
Conclusions: It is concluded that a new KKU-KMITL NICBP has a high validity and reliability of measurement in a cardiovascular model and good intra-rater reliability of blood pressure measurement in man. Further study is warrant.  
หลักการและวัตถุประสงค์: เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องแบบไม่รุกล้ำแบบใหม่ (KKU-KMITL NICBP) ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักโทโนเมตรีโดยใช้  force sensing resistor การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความตรงและความเที่ยงภายในผู้วัดในหุ่นจำลองระบบหัวใจและหลอดเลือดและมนุษย์  วิธีการศึกษา: ความดันของเหลวในหุ่นจำลองฯถูกวัดอย่างต่อเนื่องด้วย KKU-KMITL NICBP และเครื่องวัดมาตรฐานไปพร้อมกัน ขณะเพิ่มปริมาตร 5 ระดับ จาก 0.1-0.5 มิลลิลิตร และขณะปริมาตรคงที่ 0.1 มิลลิลิตร วัดทุก 10 วินาที อย่างต่อเนื่อง 10 นาที/ครั้ง 10 ครั้ง วัดความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) และไดแอสโตลิก (DBP) ทุกนาที เป็นเวลา 10 นาที/ครั้ง วัด 2 ครั้ง ในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 ราย (23.09±1.45 ปี) วิเคราะห์ความตรงด้วยการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ Pearson correlation coefficient (r) และความเที่ยงด้วย intra-class correlation coefficient (ICC), coefficient of variation (CV) ความแตกต่างระหว่างการวัดซ้ำด้วย Bland-Altman method  ผลการศึกษา: พบว่าค่าความดันที่วัดในหุ่นจำลองจากเครื่องทั้งสองไม่แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กันสูงมาก (r=0.997) ความเที่ยงภายในอยู่ในระดับดีมาก (ICC=0.998) และความเที่ยงภายในผู้วัดในอาสาสมัครอยู่ในระดับดี โดยมี ICC, CV ของ SBP = 0.825, 9.03% และ DBP = 0.775, 9.73 %, ตามลำดับ (p< 0.05) ความแตกต่างเฉลี่ยในการวัดซ้ำของ SBP = 1.70±3.86 และ DBP = 0.7±4.50 มิลลิเมตรปรอท
สรุป: เครื่อง KKU-KMITL NICBP มีความตรงและความเที่ยงในการวัดทั้งในหุ่นจำลองฯและความเที่ยงภายในผู้วัดในมนุษย์อยู่ในระดับดี-ดีมาก จึงน่าจะศึกษาต่อไป