text:
Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
Chia sẻ: Lê Trang Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48
lượt xem 356
download
Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
Một số phương pháp phân tích thực phẩm: Phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử (Atomic Spectroscopy) là phương pháp sử dụng sự hấp thu hay phát xạ ánh sáng của đám hơi nguyên tử ở một bước sóng nhấ
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
- Tiểu Luận THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
- Mục Lục Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM............................................................................................ 3 I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................... 3 II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ: ......................................................................................................................................... 3 2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử:.......................... 3 2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử:............................................... 4 2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: ......................................................................... 12 2.4. Các phương pháp phân tích cụ thể : .......................................................................... 31 III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:......................................................................................... 33 3.1. Nguyên tắc chung: ..................................................................................................... 34 IV. SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM:............................................................................................... 39 4.1. Khối lượng mẫu cân ban đầu:.................................................................................... 39 4.2. Hệ số pha loãng: ........................................................................................................ 39 4.3. Số liệu phân tích Na: ................................................................................................. 39 4.4. Số liệu phân tích Ca:.................................................................................................. 40 4.5. Số liệu phân tích Fe: .................................................................................................. 41 V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ................................................................................................ 42 5.1. Công thức tính: .......................................................................................................... 43 5.2. Xử lý kết quả: ............................................................................................................ 43 VI. NHẬN XÉT: .................................................................................................................. 45 VII. BÀN LUẬN: ................................................................................................................. 46 7.1. Mục đích của xử lí mẫu: ............................................................................................ 46 7.2. Mục đích dùng LaCl3 và CsCl:.................................................................................. 47 7.3. Phân tích Na đo phát xạ, còn Ca và Fe đo hấp thu:................................................... 47
- Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm bằng phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp trên máy đo. − Định lượng các nguyên tố khoáng Ca, Na, Fe có trong mì ăn liền bằng phương pháp quang phổ nguyên tử. Đối với nguyên tố Na, ta sử dụng phương pháp quang phổ hấp thu (Atomic Absorption Spectroscopy - AAS), còn đối với nguyên tố Ca và Fe, ta sử dụng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (Atomic Emission Spectroscopy - AES). − Củng cố và tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý, cấu tạo của hệ thống phân tích bằng phương pháp quang phổ nguyên tử. − Rèn luyện kỹ thuật thực hành, sử dụng các loại dụng cụ, máy móc có liên quan đến phương pháp phân tích này nói riêng cũng như kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm nói chung. II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ: 2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử: Phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử (Atomic Spectroscopy) là phương pháp sử dụng sự hấp thu hay phát xạ ánh sáng của đám hơi nguyên tử ở một bước sóng nhất định để phân tích định tính và định lượng kim loại có trong các mẫu rắn hoặc lỏng. Ở nhiệt độ cao, các chất khoáng bị hoá hơi và nguyên tử hoá sẽ có khả năng hấp thu chọn lọc bức xạ đặc trưng, khi đó, từ trạng thái cơ bản chúng sẽ chuyển lên trạng thái kích thích. Ở trạng thái này, chúng lại có xu hướng trở về trạng thái cơ bản và có thể phát ra bức vạ trong quá trình chuyển trạng thái. Các nguyên tử có khả năng hấp thu bức xạ nào thì cũng có khả năng phát xạ bức xạ ấy. Vì vậy, mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái hơi hoặc khí khi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một vạch quang phổ đặc trưng của nguyên tố đó.
- Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử – AAS: dựa trên phổ hấp thu tử ngoại hoặc thấy được của các nguyên tố được nguyên tử hoá. Mẫu dưới dạng lỏng được hút vào ngọn lửa có nhiệt độ từ 2000 – 3000K. Mẫu được nguyên tử hóa trong ngọn lửa và đa số ở trạng thái cơ bản. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử – AES: dựa trên phổ phát xạ trong vùng tử ngoại hoặc thấy được của các nguyên tố được nguyên tử hoá. Không cần đến nguồn sáng, một số nguyên tử trong ngọn lửa được kích thích do va chạm với các nguyên tử khác và phát ra các bức xạ đặc trưng để trở về trạng thái cơ bản. Cường độ bức xạ ở bước sóng đặc trưng của nguyên tố tỉ lệ với nồng độ của nguyên tố trong 2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử: 2.2.1. Sự xuất hiện phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử: Như chúng ta đã biết, vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử và nguyên tử là phần tử cơ bản nhỏ nhất còn giữ được tính chất của nguyên tố hóa học. Nguyên tử lại bao gồm hạt nhân nguyên tử nằm ở giữa và chiếm một thể tích rất nhỏ (khoảng 1/10000 thể tích của nguyên tử) và các điện tử (electron) chuyển động xung quanh hạt nhân trong phần không gian lớn của nguyên tử. Trong điều kiện bình thường nguyên tử không thu và cũng không phát ra năng lượng dưới dạng các bức xạ. Lúc này nguyên tử tồn tại ở trạng thái cơ bản. Đó là trạng thái bền vững và nghèo năng lượng nhất của nguyên tử. Nhưng khi nguyên tử ở trạng thái hơi tự do, nếu ta chiếu một chùm tia sáng có những bước sóng (tần số) xác định vào đám hơi nguyên tử đó, thì các nguyên tử tự do đó sẽ hấp thu các bức xạ có bước sóng nhất định ứng đúng với những tia bức xạ mà nó có thể phát ra được trong quá trình phát xạ của nó. Lúc này nguyên tử đã nhận năng lượng của các tia bức xạ chiếu vào nó và nó chuyển lên trạng thía kích thích có năng lượng cao hơn trạng thái cơ bản. Đó là tính chất đặc trưng của nguyên tử ở trạng thái hơi. Quá trình đó được gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ nguyên tử của nguyên tố đó. Phổ sinh ra trong quá trình này được gọi là phổ hấp thu nguyên tử. Nếu gọi năng lượng của tia sáng đã bị nguyên tử hấp thu là ∆E thì chúng ta có: ΔE = C m − E 0 = hν (1) hay là. hc ΔE = (2) λ Trong đó Eo và Cm là năng lượng của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích m; h là hằng số Plank; c là tốc độ của ánh sáng trong chân không; λ là độ dài sóng của vạch phổ hấp thu. Như vậy, ứng với mỗi giá trị năng lượng ∆E; mà nguyên tử đã hấp thu ta sẽ có một vạch phổ hấp thu với độ dài sóng đi đặc trưng cho quá trình đó, nghĩa là phổ hấp thu của nguyên tử cũng là phổ vạch. Nhưng nguyên tử không hấp thu tất cả các bức xạ mà nó có thể phát ra được trong quá trình phát xạ. Quá trình hấp thu chỉ xảy ra đối với các vạch phổ nhạy, các vạch
- phổ đặc trưng và các vạch cuối cùng của các nguyên tố. Cho nên đối với các vạch phổ đó quá trình hấp thu và phát xạ là hai quá trình ngược nhau (hình 2). Theo phương trình (1), nếu giá trị năng lượng ∆E là dương ta có quá trình phát xạ; ngược lại khi giá trị ∆E là âm ta có quá trình hấp thu. Chính vì thế, tùy theo từng điều kiện cụ thể của nguồn năng lượng dùng để nguyên tử hóa mẫu và kích thích nguyên tử mà quá trình nào xảy ra là chính, nghĩa là nếu kích thích nguyên tử: − Bằng năng lượng Cm ta có phổ phát xạ nguyên tử, − Bằng chùm tia đơn sắc ta có phổ hấp thu nguyên tử. Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử đám hơi nguyên tử của mẫu trong ngọn lửa hay trong cuvet graphite là môi trường hấp thu bức xạ (hấp thu năng lượng của tia bức xạ) Phần tử hấp thu năng lượng của tia bức xạ hv là các nguyên tử tự do trong đám hơi đó. Do đó, muốn có phổ hấp thu nguyên tử trước hết phải tạo ra được đám hơi nguyên tử tự do, và sau đó chiếu vào nó một chùm tia sáng có những bước sóng nhất định ứng đúng với các tia phát xạ nhạy của nguyên tố cần nghiên cứu. Khi đó các nguyên tử tự do sẽ hấp thu năng lượng của chùm tia đó và tạo ra phổ hấp thu nguyên tử của nó. Trong nguyên tử, sự chuyển mức của điện tử từ mức năng lượng En không phải chỉ về mức E0, mà có rất nhiều sự chuyển mức từ En về các mức khác E01, E02, E03… cùng với mức E0. Nghĩa là có rất nhiều sự chuyển mức của điện tử đã được lượng tử hóa, và ứng với mỗi bước chuyển mức đó ta có 1 tia bức xạ, tức là một vạch phổ. Chính vì thế mà một nguyên tố khi bị kích thích thường có thể phát ra rất nhiều vạch phổ phát xạ. Nguyên tố nào có nhiều điện tử và có cấu tạo phức tạp của các lớp điện tử hóa trị thì càng có nhiều vạch phổ phát xạ. Như vậy, phổ phát xạ nguyên tử là sản phẩm sinh ra do sự tương tác vật chất, mà ở đây là các nguyên tử tự do ở trạng thái khí với một nguồn năng lượng nhiệt, điện... nhất định phù hợp. Nhưng trong nguồn sáng, không phải chỉ có nguyên tử tự do bị kích thích, mà có cả ion, phân tử, nhóm phân tử. Các phần tử này cũng bị kích thích và phát ra phổ phát xạ của nó. Tất nhiên là trong mức độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng kích thích của nguồn năng lượng. Vì vậy, phổ phát xạ của vật mẫu luôn bao gồm ba thành phần: − Nhóm phổ vạch: Đó là phổ của nguyên tử và con. Nhóm phổ vạch này của các nguyên tố hóa học hầu như thường nằm trong vùng phổ từ 190 – 1000nm (vùng UV- VIS). Chỉ có một vài nguyên tố á kim hay kim loại kiềm mới có một số vạch phổ nằm ngoài vùng này. − Nhóm phổ đám: Đó là phổ phát xạ của các phân tử và nhóm phân tử. Ví dụ: 9 phổ của phân tử MeO, CO và nhóm phân tử CN. Các đám phổ này xuất hiện thường có một đầu đậm và một đầu nhạt. Đầu đậm ở phía sóng dài và nhạt ở phía sóng ngắn. Trong vùng tử ngoại thì phổ này xuất hiện rất yếu và nhiều khi không thấy. Nhưng trong vùng khả kiến thì xuất hiện rất đậm, và làm khó khăn cho phép phân tích quang phổ vì nhiều vạch phân tích của các nguyên tố khác bị các đám phổ này che lấp. − Phổ nền liên tục: Đây là phổ của vật rắn bị đất nóng phát ra, phổ của ánh sáng trắng và phổ do sự bức xạ riêng của điện tử. Phổ này tạo thành một nền mờ liên tục trên toàn dải phổ của mẫu. Nhưng nhạt ở sóng ngắn và đậm dần về phía sóng dài. Phổ này nếu quá đậm thì cũng sẽ cản trở phép phân tích.
- Ba loại phổ trên xuất hiện đồng thời khi kích thích mẫu phân tích và trong phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử người ta phải tìm cách loại bớt phổ đám và phổ nền. Đó là hai yếu tố nhiễu. Hình 1: Quá trình phát xạ và hấp thu của một nguyên tử Eo: Mức năng lượng ở trạng thái cơ bản. Em: Mức năng lượng ở trạng thái kích thích. ∆E: Năng lượng nhận vào (kích thích).
- Hình 2: Sơ đồ phân bố năng lượng trong nguyên tử 2.2.2. Cường độ của vạch phổ hấp thu nguyên tử: Nghiên cứu sự phụ thuộc của cường độ một vạch phổ hấp thu của một nguyên tố vào nồng độ C của nguyên tố đó trong mẫu phân tích, lí thuyết và thực nghiệm cho thấy rằng, trong một vùng nồng độ C nhỏ của chất phân tích, mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ hấp thu và nồng độ N của nguyên tố đó trong đám hơi cũng tuân theo định luật Lambert Beer, nghĩa là nếu chiếu một chùm sáng cường độ ban đầu là Io qua đám hơi nguyên tử tự do của nguyên tố phân tích nồng độ là N và bề dầy là L cm, thì chúng ta có: I = I 0e − Kv N .L (3) Trong đó Kv là hệ số hấp thu nguyên tử của vạch phổ tần số ν và Kv là đặc trưng riêng cho từng vạch phổ hấp thu của mỗi nguyên tố và nó được tính theo công thức: A ( v − v0 ) 2 − K v = K 0e 2 RT v 2 (4) Với : Ko là hệ số hấp thu tại tâm của vạch phổ ứng với tần số ν0. A là nguyên tử lượng của nguyên tố hấp thu bức xạ. R là hằng số khí. T là nhiệt độ của môi trường hấp thu (K).
- Nếu gọi Aλ là cường độ của vạch phổ hấp thu nguyên tử, từ công thức (3) chúng ta có: I0 Aλ = log = 2.303K v .N .L (5) I Ở đây A chính là độ tắt nguyên tử của chùm tia sáng cường độ Io sau khi qua môi trường hấp thu. A phụ thuộc vào nồng độ nguyên tử N trong môi trường hấp thu và phụ thuộc cả vào bệ dầy L của lớp hấp thu (bề dầy chùm sáng đi qua). Nhưng trong máy đo phổ hấp thu nguyên tử, thì chiều dài của đèn nguyên tử hóa hay cuvet graphite là không đổi, nghĩa là L không đổi, nên giá trị A chỉ còn phụ thuộc vào số nguyên tử N có trong môi trường hấp thu. Như vậy cường độ của vạch phổ hấp thu sẽ là: Aλ = kL (6) Với k = 2.303K v .L Trong đó K là hệ số thực nghiệm, nó phụ thuộc vào các yếu tố : − Hệ số hấp thu nguyên tử Kv của vạch phổ hấp thu − Nhiệt độ của môi trường hấp thu. − Bề dày của môi trường hấp thu L. Song công thức (6) chưa cho ta biết mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ C của nguyên tố phân tích trong mẫu. Tức là qua hệ giữa N và C. Đây chính là quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích. Nghiên cứu quá trình này, lí thuyết và thực nghiệm chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa nồng độ N và nồng độ C trong mẫu phân tích được tính theo biểu thức sau: F .W .s.n.R0 b N = 3 × 1012 × C (7) Q.T .nT Đây là công thức tổng quát tính giá trị N trong ngọn lửa nguyên tử hóa mẫu theo Winefordner và Vicker. Trong đó: F là tốc độ dẫn mẫu vào hệ thống nguyên tử hóa (ml/phút), W là hiệu suất aerosol hóa mẫu. s là hiệu suất nguyên tử hóa. nRo là số phân tử khí ở nhiệt độ ban đầu (ambient), To(K). nT là số phân tử khí ở nhiệt độ T(K) của ngọn lửa nguyên tử hóa. Q là tốc độ của dòng khí mang mẫu vào buồng aerosol hóa (lít/phút). C là nồng độ của nguyên tố phân tích có trong dung dịch mẫu. Phương trình (6) cho ta biết mối quan hệ giữa A và N, phương trình (7) cho ta biết mối quan hệ giữa N và C. Mối quan hệ này rất phức tạp, nó phụ thuộc vào tất cả các điều kiện nguyên tử hóa mẫu, phụ thuộc vào thành phần vật lí, hóa học, trạng thái tồn tại của nguyên tố ở trong mẫu. Nhưng nhiều kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, trong một giới hạn nhất định của nồng độ C, thì mối quan hệ giữa N và C có thể được biểu thị theo công thức: N = K aC b (8) Trong đó Ka là hằng số thực nhiệm, phụ thuộc vào tất cả các điều kiện hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu; còn b được gọi là hằng số bản chất, phụ thuộc vào từng vạch phổ
- của từng nguyên tố, b có giá trị bằng 1 và nhỏ hơn 1, tức là 0 < b ≤ 1 . Giá trị b = 1 khi nồng độ C nhỏ và ứng với mỗi vạch phổ của mỗi nguyên tố phân tích, ta luôn luôn tìm được một giá trị C = Co để b bắt đầu nhỏ hơn 1, nghĩa là ứng với: − Vùng nồng độ Cx < Co, thì luôn luôn có b = 1, nghĩa là mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ Cx của chất phân tích là tuyến tính có dạng của phương trình y = ax. − Vùng nồng độ Cx > Co thì b luôn nhỏ hơn 1, tức là b tiến về 0, tất nhiên là không bằng 0. Như vậy trong vùng này mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ Cx của chất phân tích là không tuyến tính. Nên Co được gọi là giới hạn trên của vùng tuyến tính. Đến đây kết hợp phương trình (6) và (8) chúng ta có: Aλ = a.C b (9) Trong đó a = K .K a và được gọi là hằng số thực nghiệm, phụ thuộc vào tất cả các điều kiện thực nghiệm để hóa hơi và nguyên từ hóa mẫu, như đã trình bày ở trên. Chính do thực tế này mà trong một phép đo định lượng xác định một nguyên tố phải giữ cho các điều kiện hóa hơi, nguyên tử hóa mẫu ổn định và không đổi. Phương trình (9) được gọi là phương trình cơ sở của phép đo đinh lượng các nguyên tố theo phổ hấp thu nguyên tử của nó. Đường biểu diễn của phương trình này có 2 đoạn, một đoạn thẳng (trong đoạn này b = 1), và quan hệ giữa Aλ và C là tuyến tính) và một đoạn cong, trong đoạn này b < 1 (hình 3). Hình 3: Mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ Aλ và nồng độ chất Cx AB: vùng tuyến tính (b=1). BC: vùng không tuyến tính (b
- − Phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử có độ nhạy và độ chọn lọc tương đối cao. Gần 60 nguyên tố hóa học có thể được xác định bằng phương pháp này với độ nhạy từ 10-4 đến 10-5 %. Đặc biệt, nếu sử dụng kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa với phép đo phổ hấp thu nguyên tử thì có thể đạt đến độ nhạy 10-7% (bảng 1). Chính vì có độ nhạy cao, nên phương pháp phân tích này đã được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để xác định lượng vết các kim loại Đặc biệt là trong phân tích các nguyên tố vi lượng trong các đối tượng mẫu y học, sinh học, nông nghiệp, kiểm tra các hóa chất có độ tinh khiết cao. − Đồng thời cũng do có độ nhạy cao nên trong nhiều trường hợp không phải làm giàu nguyên tố cần xác định trước khi phân tích. Do đó tốn ít nguyên liệu mẫu, tốn ít thời gian, không cần phải dùng nhiều hóa chất tinh khiết cao khi làm giàu mẫu. Mặt khác cũng tránh được sự nhiễm bẩn mẫu khi xử lí qua các giai đoạn phức tạp. Đó cũng là một ưu điểm lớn của phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử. Bảng 1: Độ nhạy của các nguyên tố theo phương pháp AAS
- − Ưu điểm thứ ba của phương pháp này là các động tác thực hiện nhẹ nhàng. Các kết quả phân tích lại có thể ghi lại trên băng giấy hay giản đồ để lưu giữ lại sau này. Cùng với các trang thiết bị hiện nay người ta có thể xác định đồng thời hay liên tiếp nhiều nguyên tố trong một mẫu. Các kết quả phân tích lại rất ổn định, sai số nhỏ. Trong nhiều trường hợp sai số không quá 15% với vùng nồng độ cỡ 1 – 2 ppm. Hơn nữa, bằng sự ghép nối với máy tính cá nhân (PC) và các phần mềm đặc hợp quá trình đo và xử lí kết quả sẽ nhanh và dễ dàng, lưu lại đường chuẩn cho các lần sau. Bên cạnh những ưu điểm, phép đo phổ hấp thu-phát xạ nguyên tử cũng có một số hạn chế và nhược điểm nhất định. Điều hạn chế trước hết là muốn thực hiện phép đo này cần phải có một hệ thống máy AAS hay AES tương đối đắt tiền. Do đó nhiều cơ sở nhỏ không đủ điều kiện để xây dựng phòng thí nghiệm và mua sắm máy móc. Mặt khác, cũng chính do phép đo có độ nhạy cao, cho nên sự nhiễm bẩn rất có ý nghĩa đối với kết quả phân tích hàm lượng vết. Vì thế môi trường không khí phòng thí nghiệm phải không có bụi. Các dụng cụ, hóa chất dùng trong phép đo phải có độ tinh khiết cao. Đó cũng là một khó khăn khi ứng dụng phương pháp phân tích này. Mặt khác, cũng vì phép đo có độ nhạy cao nên các trang thiết bị máy móc khá tinh vi và phức tạp. Do đó cần phải có kĩ sư có trình độ cao để bảo dưỡng và chăm sóc, cần cán bộ làm phân tích công cụ thành thạo để vận hành máy. Những yếu tố này có thể khắc phục được qua công tác chuẩn bị và đào tạo cán bộ. Nhược điểm chính của phương pháp phân tích này là chỉ cho ta biết thành phần nguyên tố của chất ở trong mẫu phân tích mà không chỉ ra trạng thái liên kết của nguyên tố ở trong mẫu. Vì thế nó chỉ là phương pháp phân tích thành phần hóa học của nguyên tố mà thôi. 2.2.4. Đối tượng và phạm vi ứng dụng của phương pháp hấp thu – phát xạ nguyên tử: Đối tượng chính của phương pháp phân tích theo phổ hấp thu nguyên tử là phân tích lượng nhỏ (lượng vết) các kim loại trong các loại mẫu khác nhau của các chất vô cơ và hữu cơ. Với các trang bị và kĩ thuật hiện nay, bằng phương pháp phân tích này người ta có thể định lượng được hầu hết các kim loại (khoảng 65 nguyên tố) và một số á kim đến giới hạn nồng độ cỡ ppm (microgam) bằng kĩ thuật F-AAS, và đến nồng độ ppb (nanogam) bằng kĩ thuật ETA-AAS với sai số không lớn hơn 15%. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, phương pháp phân tích phổ hấp thu nguyên tử đã được sử dụng để xác định các kim loại trong các mẫu quặng, đất, đá, nước khoáng, các mẫu của y học, sinh học, các sản phẩm nông nghiệp, rau quả, thực phẩm, nước uống, các nguyên tố vi lượng trong phân bón, trong thức ăn gia súc, v.v... Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ hấp thu nguyên tử đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn để định lượng nhiều kim loại. Ví dụ: − Đèn Fe phát xạ tia cộng hưởng 248.3nm. − Đèn Cu phát xạ tia cộng hưởng 342.8nm. − Đèn Mg phát xạ tia cộng hưởng 285.2nm. − Đèn Al phát xạ tia cộng hưởng 396.2nm.
- − Đèn Co phát xạ tia cộng hưởng 240.7nm. − Đèn Pb phát xạ tia cộng hưởng 217.0nm. − Đèn Hg phát xạ tia cộng hưởng 235.7nm. Bên cạnh các kim loại, một vài á kim như Si, P, S, Se, Te cũng được xác định 148 bằng phương pháp phân tích này. Các á kim khác như C, Cl, O, N, không xác định trực tiếp được bằng phương pháp này, vì các vạch phân tích của các á kim này thường nằm ngoài vùng phổ của các máy hấp thu nguyên tử thông đụng (190 – 900nm). Ví dụ C – 165.701, N – 134.70, O – 130.20, Cl – 134.78; S – 180.70 nm. Do đó muốn phân tích các á kim này cần phải có các bộ đơn sắc đặc biệt. Cho nên đến nay, theo phương pháp phân tích trực tiếp, đối tượng chính của phương pháp phân tích theo phổ hấp thu nguyên tử vẫn là phân tích lượng nhỏ và lượng vết các kim loại. Còn các anion, các á kim, các chất hữu cơ không có phổ hấp thu nguyên tử phải xác định theo cách gián tiếp thông qua một kim loại có phổ hấp thu nguyên tử nhạy nhờ một phản ứng hóa học trung gian có tính chất định lượng, như phản ứng tạo kết tủa không tan, tạo phức, đẩy kim loại, hay hoà tan kim loại, v.v... giữa kim loại đo phổ và chất cần phân tích. Đây là một đối tượng mới, phong phú đang được nghiên cứu và phát triển. 2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thu hay phát xạ nguyên tử của một nguyên tố được gọi là phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử. Như trên đã đề cập, cơ sở lí thuyết của phép đo này là sự hấp thu năng lượng (bức xạ đơn sắc) của nguyên tử tự do ở trong trạng thái hơi (khí) khi chiếu chùm tia bức xạ qua đám hơi của nguyên tố ấy trong môi trường hấp thu. Vì thế muốn thực hiện được phép đo phổ hấp thu nguyên tử của một nguyên tố cần thực hiện các quá trình sau đây: − Chọn các điều kiện và một loại trang bị phù hợp để chuyển mẫu phân tích từ trạng thái ban đầu (rắn hay dung dịch) thành trạng thái hơi của các nguyên tử tự do. Đó là quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu. Những trang bị để thực hiện quá trình này được gọi là hệ thống nguyên tử hóa mẫu (dụng cụ để nguyên tử hóa mẫu). Nhờ đó chúng ta có được đám hơi của các nguyên tử tự do của các nguyên tố trong mẫu phân tích. Đám hơi chính là môi trường hấp thu bức xạ và sinh ra phổ hấp thu nguyên tử. − Chiếu chùm tia sáng bức xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích qua đám hơi nguyên tử vừa điều chế được ở trên. Các nguyên tử của nguyên tố cần xác định trong đám hơi đó sẽ hấp thu những tia bức xạ nhất định và tạo ra phổ hấp thu của nó. Ở đây, phần cường độ của chùm tia sáng đã bị một loại nguyên tử hấp thu là phụ thuộc vào nồng độ của nó ở môi trường hấp thu. Nguồn cung cấp chùm tia sáng phát xạ của nguyên tố cần nghiên cứu gọi là nguồn phát bức xạ đơn sắc hay bức xạ cộng hưởng. − Tiếp đó, nhờ một hệ thống máy quang phổ người ta thu toàn bộ chùm sáng, phân li và chọn một vạch phổ hấp thu của nguyên tố cần nghiên cứu để đo cường độ của nó. Cường độ đó chính là tín hiệu hấp thu của vạch phổ hấp thu nguyên tử. Trong một giới hạn nhất định của nồng độ C, giá trị cường độ này phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ C của nguyên tố ở trong mẫu phân tích theo phương trình (9). Ba quá trình trên chính là nguyên tắc của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Vì vậy, muốn thực hiện phép đo phổ hấp thu nguyên tử, hệ thống máy đo phổ hấp thu nguyên tử phải bao gồm các phần cơ bản sau đây:
- − Phần 1: Nguồn phát tia phát xạ cộng hưởng của nguyên tố phân tích (vạch phổ phát xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích), để chiếu vào môi trường hấp thu chứa các nguyên tử tự do của nguyên tố. Đó là các đèn canh rỗng (HCL), các đèn phóng điện không điện cực (EDL), hay nguồn phát bức xạ liên tục đã được biến điệu. − Phần 2: Hệ thống nguyên tử hóa mẫu phân tích. Hệ thống này được chế tạo theo hai loại kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu. Đó là kĩ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa đèn khí (lúc này ta có phép đo F-AAS) và kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa (lúc này ta có phép đo ETA-AAS). Trong kĩ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa, hệ thống này bao gồm: Bộ phận dẫn mẫu vào buồng aerosol hóa và thực hiện quá trình aerosol hóa mẫu (tạo thể sol khí). Đèn để nguyên tử hóa mẫu (Burner head) để đốt cháy hỗn hợp khí có chứa mẫu ở thể huyền phù sol khí (hình 4). Ngược lại, khi nguyên tử hóa mẫu bằng kĩ thuật không ngọn lửa, người ta thường dùng một lò nung nhỏ bằng graphite (cuvet graphite) hay thuyền Tangtan (Ta) để nguyên tử hóa mẫu nhờ nguồn năng lượng điện có thế thấp (nhỏ hơn 12 V) nhưng nó có dòng rất cao (50 – 800 A). Hình 4: Hệ thống nguyên tử hóa mẫu trong ngọn lửa (1) Đèn nguyên tử hóa mẫu. (2) Màng bảo hiểm. (3) Đường thải phần mẫu thừa. (4) Đường dẫn chất oxi hóa. (5) Đường dẫn mẫu vào buồng aerosol hóa. (6) Đường dẫn chất cháy C2H2. (7) Viên bi tạo bụi aerosol. − Phần 3: Hệ thống máy quang phổ hấp thu, nó là bộ đơn sắc, có nhiệm vụ thu, phân li và chọn tia sáng (vạch phổ) cần đo hướng vào nhân quang điện để phát hiện tín hiệu hấp thu AAS của vạch phổ. − Phần 4: Hệ thống chỉ thị tín hiệu hấp thu của vạch phổ (tức là cường độ của vạch phổ hấp thu hay nồng độ nguyên tố phân tích). Hệ thống có thể là các trang bị:
- Đơn giản nhất là một điện kế chỉ năng lượng hấp thu (E) của vạch phổ, Một máy tự ghi lực của vạch phổ, Hoặc bộ hiện số digital, Hay bộ máy tính và máy in (printer). Hoặc máy phân tích (intergrator). Với các máy hiện đại còn có thêm một microcomputer hay microprocessor, và hệ thống phần mềm. Loại trang bị này có nhiệm vụ điều khiển quá trình đo và xử lí các kết quả đo đạc, vẽ đồ thị, tính nồng độ của mẫu phân tích, v.v... Một cách tóm tắt, chúng ta có thể minh hoạ một hệ thống máy đo phổ hấp thu nguyên tử như sơ đồ trong hình 5. Hình 5: Sơ đồ nguyên tắc cấu tạo hệ thống máy AAS. a) Hệ 1 chùm tia; b) Hệ 2 chùm tia 1- Nguồn phát tia bức xạ đơn sắc. 2- Hệ thống nguyên tử hóa mẫu. 3- Hệ thống đơn sắc và detetctor. 4- Bộ khuếch đại và chỉ thị kết quả đo. 5- Microcomputer. 2.3.1. Kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu: 2.3.1.1. Mục đích và nhiệm vụ:
- Nguyên tử hóa mẫu phân tích là một công việc hết sức quan trọng của phép đo phổ hấp thu nguyên tử, bởi vì chỉ có các nguyên tử tự do ở trạng thái hơi mới cho phổ hấp thu nguyên tử, nghĩa là số nguyên tử tự do trong trạng thái hơi là yếu tố quyết định cường độ vạch phổ hấp thu và quá trình nguyên tử hóa mẫu thực hiện tốt hay không tốt đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích một nguyên tố. Chính vì thế người ta thường ví quá trình nguyên tử hóa mẫu là hoạt động trái tim của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Mục đích của quá trình này là tạo ra được đám hơi các nguyên tử tự do từ mẫu phân tích với hiệu suất cao và ổn định để phép đo đạt kết quả chính xác và có độ lặp lại cao. Đáp ứng mục đích đó, để nguyên tử hóa mẫu phân tích, ngày nay người ta thường dùng hai kĩ thuật. Thứ nhất là kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu trong ngọn lửa đèn khí. Kĩ thuật này ra đời đầu tiên cùng với sự ra đời của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Nhưng kĩ thuật này có độ nhạy không cao, thường là trongvùng 0.05 – 1 ppm (bảng 1). Sau đó là kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa. Kĩ thuật này ra đời sau, nhưng lại có độ nhạy rất cao đạt đến 0.1ng (bảng 1) và hiện nay lại được ứng dụng nhiều hơn kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu bằng ngọn lửa. Chính vì có hai kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu khác nhau nên chúng ta cũng có hai phép đo tương ứng. Đó là phép đo phổ hấp thu nguyên tử trong ngọn lửa (F-AAS: Flame Atomic Absorpt Ion Spectrophotometry) và phép đo phổ hấp thu nguyên tử không ngọn lửa (Electro-Thermal Atomizat Ion Atomic Absorpt Ion Spectrophotometry: ETA- AAS). Trong bài thí nghiệm này ta sử dụng kỹ thuật nguyên tử hóa ngọn lửa. Theo kĩ thuật này người ta dùng năng lượng nhiệt của ngọn lửa đèn khí để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích. Vì thế mọi quá trình xảy ra trong khi nguyên tử hóa mẫu phụ thuộc vào các đặc trưng và tính chất của ngọn lửa đèn khí, nhưng chủ yếu là nhiệt độ của ngọn lửa. Đó là yếu tố quyết định hiệu suất nguyên tử hóa mẫu phân tích, và mọi yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngọn lửa đèn khí đều ảnh hưởng đến kết quả. 2.3.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của ngọn lửa: Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử, ngọn lửa là môi trường hấp thu. Nó có nhiệm vụ hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích, tạo ra đám hơi của các nguyên tử tự do có khả năng hấp thu bức xạ đơn sắc để tạo ra phổ hấp thu nguyên tử. Vì thế ngọn lửa đèn khí muốn dùng vào mục đích để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích cần phải thoả mãn một số yêu cầu nhất định sau đây: − Ngọn lửa đèn khí phải làm nóng đều được mẫu phân tích, hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích với hiệu suất cao, để bảo đảm cho phép phân tích đạt độ chính xác và độ nhạy cao. − Năng lượng (nhiệt độ) của ngọn lửa phải đủ lớn và có thể điều chỉnh được tùy theo từng mục đích phân tích mỗi nguyên tố. Đồng thời lại phải ổn định theo thời gian và có thể lặp lại được trong các lần phân tích khác nhau để đảm bảo cho phép phân tích đạt kết quả đúng đắn. Yêu cầu này có lúc không được thỏa mãn, vì nhiệt độ cao nhất của ngọn lửa cũng chỉ đến 3300oC. Do đó với những nguyên tố tạo thành hợp chất bền nhiệt thì hiệu suất nguyên tử hóa của ngọn lửa là kém.
- − Yêu cầu thứ ba là ngọn lửa phải thuần khiết, nghĩa là không sinh ra các vạch phổ phụ làm khó khăn cho phép đo hay tạo ra phổ nền quá lớn quấy rối phép đo. Quá trình Ion hóa và phát xạ phải không đáng kể vì quá trình này làm mất các nguyên tử tự do tạo ra phổ hấp thu nguyên tử. − Một yêu cầu nữa là ngọn lửa phải có bề dày đủ lớn để có được lớp hấp thu đủ dầy làm tăng độ nhạy của phép đo. Đồng thời bề dày của lớp hấp thu lại có thể thay đổi được khi cần thiết, để đo ở nồng độ lớn. Trong các máy hiện nay, bề dày này có thể thay đổi được từ 2 – 10 cm. − Tiêu tốn ít mẫu phân tích. Để tạo ra ngọn lửa, người ta có thể đốt cháy nhiều hỗn hợp khí khác nhau, bao gồm một khí oxy hóa và một khí cháy, trong các đèn khí thích hợp. Nhưng với những yêu cầu đã nói trên thì chỉ có một vài loại đèn khí là tạo ra được ngọn lửa tương đối phù hợp cho phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Đó là những môi trường nguyên tử hóa mẫu tương đối bền vững và kinh tế (bảng 2). Đặc biệt được ứng dụng nhiều nhất trong phép đo AAS là ngọn lửa của đèn khí được đốt bằng hỗn hợp khí: (axetylen và không khí nén) hay ngọn lửa của đèn khí (N2O và axetylen), hay (hydro và axetylen). Bảng 2a và 2b là một số ví dụ về nhiệt độ của ngọn lửa một số đèn khí được dùng trong phép đo AAS (Ox: chất oxy hóa; K.K: không khí.). Bảng 2a: Quan hệ giữa nhiệt độ và loại khí đốt Bảng 2b: Thành phần khí và nhiệt độ ngọn lửa
- 2.3.1.3. Đặc điểm và cấu tạo của ngọn lửa đèn khí: Nhiệt độ là một thông số đặc trưng của ngọn lửa đèn khí. Nhiệt độ ngọn lửa của một loại đèn khí phụ thuộc rất nhiều vào bản chất và thành phần của chất khí được đốt cháy để tạo ra ngọn lửa, nghĩa là ứng với mỗi một hỗn hợp khí cháy, ngọn lửa sẽ có một nhiệt độ xác định và khi thành phần khí cháy thay đổi thì nhiệt độ ngọn lửa cũng bị thay đổi (bảng 2a và 2b). Ngoài yếu tố trên, tốc độ dẫn của hỗn hợp khí vào đèn để đốt cháy cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngọn lửa và qua đó mà ảnh hưởng đến cường độ của vạch phổ. Xét về cấu tạo, ngọn lửa đèn khí gồm ba phần chính (hình 6): − Phần a: Là phần tối của ngọn lửa. Trong phần này hỗn hợp khí được trộn đều và đốt nóng cùng với các hạt sol khí (thể aerosol) của mẫu phân tích. Phần này có nhiệt độ thấp (700 – 1200oC). Dung môi hòa tan mẫu sẽ bay hơi trong phần này và mẫu được sấy nóng. − Phần b: Là vùng trung tâm của ngọn lửa. Phần này có nhiệt độ cao, nhất là ở đỉnh b, và thường không có màu hoặc có màu xanh rất nhạt. Trong phần này hỗn hợp khí được đốt cháy tốt nhất và không có phản ứng thứ cấp. Vì thế trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử người ta phải đưa mẫu vào phần này để nguyên tử hóa và thực hiện phép đo, nghĩa là nguồn đơn sắc phải chiếu qua phần này của ngọn lửa. − Phần c: Là vỏ và đuôi của ngọn lửa. Vùng này có nhiệt độ thấp, ngọn lửa có mầu vàng và thường xảy ra nhiều phản ứng thứ cấp không có lợi cho phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Chính do các đặc điểm và cấu tạo đó nên trong mỗi phép phân tích cần phải khảo sát để chọn được các điều kiện phù hợp, như thành phần và tốc độ của hỗn hợp khí cháy tạo ra ngọn lửa, chiều cao của ngọn lửa, v.v... Hình 6: Cấu tạo của ngọn lửa đèn khí
- 2.3.1.4. Trang bị để nguyên tử hóa mẫu: Muốn thực hiện phép đo phổ hấp thu nguyên tử (F-AAS), trước hết phải chuẩn bị mẫu phân tích ở trạng thái dung dịch. Sau đó dẫn dung dịch mẫu vào ngọn lửa đèn khí để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích và thực hiện phép đo. Quá trình nguyên tử hóa trong ngọn lửa gồm hai bước kế tiếp nhau. Bước một là chuyển dung dịch mẫu phân tích thành thể các hạt nhỏ như sương mù trộn đều với khí mang và khí cháy. Đó là các hạt sol khí (thể aerosol). Quá trình này được gọi là quá trình aerosol hóa hay nebulize hóa. Kĩ thuật thực hiện quá trình này và hiệu suất của nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của phép đo AAS. Sau đó dẫn hỗn hợp aerosol cùng hỗn hợp khí đốt vào đèn (burner head) để nguyên tử hóa. Khí mang là một trong hai khí để đốt cháy tạo ra ngọn lửa. Thông thường người ta hay dùng khí oxy hóa (không khí nén hay khí N2O). Hai giai đoạn trên được thực hiện bằng một hệ thống trang bị nguyên tử hóa mẫu (hình 4). Hệ thống này gọi là Nebulizer System, gồm hai phần chính: − Đèn nguyên tử hóa mẫu (burner head). Các đèn này thường có hai dạng khác nhau, hoặc hình tròn có nhiều lỗ hay hình một khe hẹp có độ rộng từ 0.5 – 1.0 mm và chiều dài 5 cm hay 10 cm. Loại khe dài 10 cm cho hỗn hợp khí đốt axetylen và không khí nén; loại khe dài 5 cm là cho hỗn hợp khí đốt axetylen và khí N2O (hình 7). Còn loại miệng tròn chỉ thích hợp cho phép đo phổ phát xạ. Hình 7: Các loại đèn để nguyên tử hóa mẫu − Phần hai là buồng aerosol hóa mẫu. Đó là buồng để điều chế các hạt sol khí của mẫu với khí mang. Để thực hiện công việc này người ta áp dụng hai kĩ thuật theo nguyên lí khác nhau. Đó là kĩ thuật pneumatic-mao dẫn (phun khí) và kĩ thuật ultrasonic (siêu âm). Do đó cũng có hai loại hệ trang bị khác nhau (hình 8) để điều chế sol khí của mẫu.
- Hình 8: Hệ thống tạo sol khí (nebulize) theo kĩ thuật pneumatic K: Khí mang (oxy hóa). S: Đường dẫn mẫu. F: Khí cháy. Q: Cánh quạt quay đều. G: Màng bảo hiểm. A: Đường dẫn thể aerosol lên đèn nguyên tử hóa. Aerosol hóa mẫu theo kĩ thuật pneumatic-mao dẫn: Theo cách này người ta dùng hệ thống nebulize và khí mang để tạo ra thể sợi khí của mẫu phân tích nhờ hiện tượng mao dẫn (hình 8). Trước hết nhờ ống mao dẫn S và dòng khí mang K mà dung dịch mẫu được dẫn vào buồng aerosol hóa. Trong buồng này, dung dịch mẫu được đánh tung thành thể bụi (các hạt rất nhỏ) nhờ quả bi E và cánh quạt Q, rồi được trộn đều với hỗn hợp khí đốt và được dẫn lên đèn nguyên tử hóa (burner head). Khi hỗn hợp khí đốt cháy ở burner head sẽ tạo ra ngọn lửa, dưới tác dụng của nhiệt của ngọn lửa các phần tử mẫu ở thể sợi khí sẽ bị hóa hơi và nguyên tử hóa tạo ra các nguyên tử tự do của các nguyên tố có trong mẫu phân tích. Đó là những phần tử hấp thu năng lượng và tạo phổ hấp thu nguyên tử của nguyên tố cần nghiên cứu. Nhưng cần chú ý rằng, ngoài ảnh hưởng của thành phần khí đốt và tốc độ dẫn hỗn hợp khí đến cường độ vạch phổ, thì tốc độ dẫn dung dịch mẫu vào buồng aerosol hóa cũng ảnh hưởng đáng kể đến cường độ vạch phổ (bảng 3). Tốc độ dẫn mẫu phụ thuộc vào nhiều yếu tố và được tính gần đúng theo công thức: π .r.P V (ml / ph) = 8.L.η Trong đó: r- bán kính của ống mao dẫn để dẫn mẫu; P- chênh lệch áp suất giữa hai đầu ống mao dẫn; L- chiều dài ống mao dẫn; η- Độ nhớt của dung dịch mẫu (g.cm.s). Nghĩa là tốc độ dẫn mẫu V phụ thuộc vào các tham số r, P, L và η. Nhưng trong một hệ thống máy thì r và L thường là cố định, P được giữ không đổi, cho nên V chỉ còn phụ thuộc chủ yếu vào độ nhớt η của dung dịch mẫu. Aerosol hóa mẫu bằng siêu âm:
- Theo kĩ thuật này, để aerosol hóa mẫu phân tích người ta dùng hệ thống siêu âm có tần số từ 1 – 4.5 MHz. Lực siêu âm có thể được truyền qua tướng rắn hay qua thể lỏng đến dung dịch mẫu để thực hiện việc aerosol hóa mẫu, nghĩa là dưới tác dụng của lực siêu âm, mẫu dung dịch cũng được phân tán (đánh tơi) thành những hạt rất nhỏ và trộn đều với hỗn hợp khí để dẫn lên đèn (burner head) nguyên tử hóa. Ở đây đường kính (d) của các hạt sol khí được tính theo công thức: π .s d= 2 (8.2) 4.Di.F Trong đó: s: sức căng bề mặt của dung dịch mẫu. Di: tỉ trọng của dung dịch mẫu. F: tần số của máy phát siêu âm. Như vậy, muốn có các hạt aerosol nhỏ thì phải sử dụng tần số siêu âm cao. Tần số và công suất của máy phát siêu âm đều ảnh hưởng đến kích thước của hạt aerosol (hình 9) Trong hai kĩ thuật aerosol hóa, thì kỹ thuật pneumatic là đơn giản, trang bị rẻ tiền, không phức tạp như kĩ thuật siêu âm. Nhưng kĩ thuật siêu âm có ưu điểm cho độ nhạy cao hơn. Vì kích thước các hạt sol khí khá nhỏ, hiệu suất tạo sol khí cao và quá trình aerosol ít phụ thuộc vào khí mang và quá trình dẫn mẫu. Đặc biệt là việc aerosol hóa các dung dịch mẫu có nồng độ muối cao thì nó ưu việt hơn kĩ thuật pneumatic. Mặt khác, sự aerosol hóa bằng siêu âm thường cho độ lặp lại tốt hơn (bảng 3). Bảng 3: Độ nhạy theo hai kĩ thuật aerosol hóa mẫu
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh
36 p | 670 | 206
-
Báo cáo: Thí nghiệm vi sinh môi trường - ĐH Công nghiệp thực phẩm
48 p | 368 | 155
-
Đề tài: Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
53 p | 282 | 126
-
Báo cáo thí nghiệm thực phẩm: Công nghệ chế biến sữa đậu nành
17 p | 289 | 103
-
Báo cáo thí nghiệm thực phẩm
114 p | 214 | 85
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 2: Phân tích độ acid, sắt trong nước
9 p | 112 | 46
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 1: Độ màu – Độ đục – Chloride
11 p | 89 | 42
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 5: Phân tích COD, Ammonia trong nước
13 p | 131 | 40
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 4: Phân tích độ kiềm và sulfate trong nước
9 p | 102 | 35
-
Tiểu luận Phân tích thực phẩm: Quả vải tươi
39 p | 123 | 33
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 3: Phân tích hàm lượng chất rắn, mangan trong nước
9 p | 93 | 31
-
Báo cáo thí nghiệm: Kỹ thuật đo lường và điều khiển các quá trình thiết bị trong công nghệ sinh học - công nghệ thực phẩm
17 p | 120 | 27
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 10: Phân tích Nitrite và độ cứng của nước
11 p | 65 | 24
-
Báo cáo thí nghiệm: Kĩ thuật bảo quản hoa
42 p | 51 | 23
-
Báo cáo thí nghiệm: Đánh giá chất lượng sản phẩm
30 p | 92 | 23
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 8: Phân tích Nitrogen hữu cơ trong nước
8 p | 45 | 18
-
Bài báo cáo - thuyết trình phân tích môi trường: Phân tích cây trồng
59 p | 84 | 9

markdown:
# Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
Chia sẻ: Lê Trang Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48
lượt xem 356
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100614/bibilovely/80x100/pttp_aas_7794.jpg)
##
Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Một số phương pháp phân tích thực phẩm: Phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử (Atomic Spectroscopy) là phương pháp sử dụng sự hấp thu hay phát xạ ánh sáng của đám hơi nguyên tử ở một bước sóng nhấ
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
- Tiểu Luận THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
- Mục Lục Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM............................................................................................ 3 I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ............................................................................................... 3 II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ: ......................................................................................................................................... 3 2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử:.......................... 3 2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử:............................................... 4 2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: ......................................................................... 12 2.4. Các phương pháp phân tích cụ thể : .......................................................................... 31 III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:......................................................................................... 33 3.1. Nguyên tắc chung: ..................................................................................................... 34 IV. SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM:............................................................................................... 39 4.1. Khối lượng mẫu cân ban đầu:.................................................................................... 39 4.2. Hệ số pha loãng: ........................................................................................................ 39 4.3. Số liệu phân tích Na: ................................................................................................. 39 4.4. Số liệu phân tích Ca:.................................................................................................. 40 4.5. Số liệu phân tích Fe: .................................................................................................. 41 V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ................................................................................................ 42 5.1. Công thức tính: .......................................................................................................... 43 5.2. Xử lý kết quả: ............................................................................................................ 43 VI. NHẬN XÉT: .................................................................................................................. 45 VII. BÀN LUẬN: ................................................................................................................. 46 7.1. Mục đích của xử lí mẫu: ............................................................................................ 46 7.2. Mục đích dùng LaCl3 và CsCl:.................................................................................. 47 7.3. Phân tích Na đo phát xạ, còn Ca và Fe đo hấp thu:................................................... 47
- Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm bằng phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp trên máy đo. − Định lượng các nguyên tố khoáng Ca, Na, Fe có trong mì ăn liền bằng phương pháp quang phổ nguyên tử. Đối với nguyên tố Na, ta sử dụng phương pháp quang phổ hấp thu (Atomic Absorption Spectroscopy - AAS), còn đối với nguyên tố Ca và Fe, ta sử dụng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (Atomic Emission Spectroscopy - AES). − Củng cố và tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý, cấu tạo của hệ thống phân tích bằng phương pháp quang phổ nguyên tử. − Rèn luyện kỹ thuật thực hành, sử dụng các loại dụng cụ, máy móc có liên quan đến phương pháp phân tích này nói riêng cũng như kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm nói chung. II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ: 2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử: Phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử (Atomic Spectroscopy) là phương pháp sử dụng sự hấp thu hay phát xạ ánh sáng của đám hơi nguyên tử ở một bước sóng nhất định để phân tích định tính và định lượng kim loại có trong các mẫu rắn hoặc lỏng. Ở nhiệt độ cao, các chất khoáng bị hoá hơi và nguyên tử hoá sẽ có khả năng hấp thu chọn lọc bức xạ đặc trưng, khi đó, từ trạng thái cơ bản chúng sẽ chuyển lên trạng thái kích thích. Ở trạng thái này, chúng lại có xu hướng trở về trạng thái cơ bản và có thể phát ra bức vạ trong quá trình chuyển trạng thái. Các nguyên tử có khả năng hấp thu bức xạ nào thì cũng có khả năng phát xạ bức xạ ấy. Vì vậy, mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái hơi hoặc khí khi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một vạch quang phổ đặc trưng của nguyên tố đó.
- Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử – AAS: dựa trên phổ hấp thu tử ngoại hoặc thấy được của các nguyên tố được nguyên tử hoá. Mẫu dưới dạng lỏng được hút vào ngọn lửa có nhiệt độ từ 2000 – 3000K. Mẫu được nguyên tử hóa trong ngọn lửa và đa số ở trạng thái cơ bản. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử – AES: dựa trên phổ phát xạ trong vùng tử ngoại hoặc thấy được của các nguyên tố được nguyên tử hoá. Không cần đến nguồn sáng, một số nguyên tử trong ngọn lửa được kích thích do va chạm với các nguyên tử khác và phát ra các bức xạ đặc trưng để trở về trạng thái cơ bản. Cường độ bức xạ ở bước sóng đặc trưng của nguyên tố tỉ lệ với nồng độ của nguyên tố trong 2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử: 2.2.1. Sự xuất hiện phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử: Như chúng ta đã biết, vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử và nguyên tử là phần tử cơ bản nhỏ nhất còn giữ được tính chất của nguyên tố hóa học. Nguyên tử lại bao gồm hạt nhân nguyên tử nằm ở giữa và chiếm một thể tích rất nhỏ (khoảng 1/10000 thể tích của nguyên tử) và các điện tử (electron) chuyển động xung quanh hạt nhân trong phần không gian lớn của nguyên tử. Trong điều kiện bình thường nguyên tử không thu và cũng không phát ra năng lượng dưới dạng các bức xạ. Lúc này nguyên tử tồn tại ở trạng thái cơ bản. Đó là trạng thái bền vững và nghèo năng lượng nhất của nguyên tử. Nhưng khi nguyên tử ở trạng thái hơi tự do, nếu ta chiếu một chùm tia sáng có những bước sóng (tần số) xác định vào đám hơi nguyên tử đó, thì các nguyên tử tự do đó sẽ hấp thu các bức xạ có bước sóng nhất định ứng đúng với những tia bức xạ mà nó có thể phát ra được trong quá trình phát xạ của nó. Lúc này nguyên tử đã nhận năng lượng của các tia bức xạ chiếu vào nó và nó chuyển lên trạng thía kích thích có năng lượng cao hơn trạng thái cơ bản. Đó là tính chất đặc trưng của nguyên tử ở trạng thái hơi. Quá trình đó được gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ nguyên tử của nguyên tố đó. Phổ sinh ra trong quá trình này được gọi là phổ hấp thu nguyên tử. Nếu gọi năng lượng của tia sáng đã bị nguyên tử hấp thu là ∆E thì chúng ta có: ΔE = C m − E 0 = hν (1) hay là. hc ΔE = (2) λ Trong đó Eo và Cm là năng lượng của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích m; h là hằng số Plank; c là tốc độ của ánh sáng trong chân không; λ là độ dài sóng của vạch phổ hấp thu. Như vậy, ứng với mỗi giá trị năng lượng ∆E; mà nguyên tử đã hấp thu ta sẽ có một vạch phổ hấp thu với độ dài sóng đi đặc trưng cho quá trình đó, nghĩa là phổ hấp thu của nguyên tử cũng là phổ vạch. Nhưng nguyên tử không hấp thu tất cả các bức xạ mà nó có thể phát ra được trong quá trình phát xạ. Quá trình hấp thu chỉ xảy ra đối với các vạch phổ nhạy, các vạch
- phổ đặc trưng và các vạch cuối cùng của các nguyên tố. Cho nên đối với các vạch phổ đó quá trình hấp thu và phát xạ là hai quá trình ngược nhau (hình 2). Theo phương trình (1), nếu giá trị năng lượng ∆E là dương ta có quá trình phát xạ; ngược lại khi giá trị ∆E là âm ta có quá trình hấp thu. Chính vì thế, tùy theo từng điều kiện cụ thể của nguồn năng lượng dùng để nguyên tử hóa mẫu và kích thích nguyên tử mà quá trình nào xảy ra là chính, nghĩa là nếu kích thích nguyên tử: − Bằng năng lượng Cm ta có phổ phát xạ nguyên tử, − Bằng chùm tia đơn sắc ta có phổ hấp thu nguyên tử. Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử đám hơi nguyên tử của mẫu trong ngọn lửa hay trong cuvet graphite là môi trường hấp thu bức xạ (hấp thu năng lượng của tia bức xạ) Phần tử hấp thu năng lượng của tia bức xạ hv là các nguyên tử tự do trong đám hơi đó. Do đó, muốn có phổ hấp thu nguyên tử trước hết phải tạo ra được đám hơi nguyên tử tự do, và sau đó chiếu vào nó một chùm tia sáng có những bước sóng nhất định ứng đúng với các tia phát xạ nhạy của nguyên tố cần nghiên cứu. Khi đó các nguyên tử tự do sẽ hấp thu năng lượng của chùm tia đó và tạo ra phổ hấp thu nguyên tử của nó. Trong nguyên tử, sự chuyển mức của điện tử từ mức năng lượng En không phải chỉ về mức E0, mà có rất nhiều sự chuyển mức từ En về các mức khác E01, E02, E03… cùng với mức E0. Nghĩa là có rất nhiều sự chuyển mức của điện tử đã được lượng tử hóa, và ứng với mỗi bước chuyển mức đó ta có 1 tia bức xạ, tức là một vạch phổ. Chính vì thế mà một nguyên tố khi bị kích thích thường có thể phát ra rất nhiều vạch phổ phát xạ. Nguyên tố nào có nhiều điện tử và có cấu tạo phức tạp của các lớp điện tử hóa trị thì càng có nhiều vạch phổ phát xạ. Như vậy, phổ phát xạ nguyên tử là sản phẩm sinh ra do sự tương tác vật chất, mà ở đây là các nguyên tử tự do ở trạng thái khí với một nguồn năng lượng nhiệt, điện... nhất định phù hợp. Nhưng trong nguồn sáng, không phải chỉ có nguyên tử tự do bị kích thích, mà có cả ion, phân tử, nhóm phân tử. Các phần tử này cũng bị kích thích và phát ra phổ phát xạ của nó. Tất nhiên là trong mức độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng kích thích của nguồn năng lượng. Vì vậy, phổ phát xạ của vật mẫu luôn bao gồm ba thành phần: − Nhóm phổ vạch: Đó là phổ của nguyên tử và con. Nhóm phổ vạch này của các nguyên tố hóa học hầu như thường nằm trong vùng phổ từ 190 – 1000nm (vùng UV- VIS). Chỉ có một vài nguyên tố á kim hay kim loại kiềm mới có một số vạch phổ nằm ngoài vùng này. − Nhóm phổ đám: Đó là phổ phát xạ của các phân tử và nhóm phân tử. Ví dụ: 9 phổ của phân tử MeO, CO và nhóm phân tử CN. Các đám phổ này xuất hiện thường có một đầu đậm và một đầu nhạt. Đầu đậm ở phía sóng dài và nhạt ở phía sóng ngắn. Trong vùng tử ngoại thì phổ này xuất hiện rất yếu và nhiều khi không thấy. Nhưng trong vùng khả kiến thì xuất hiện rất đậm, và làm khó khăn cho phép phân tích quang phổ vì nhiều vạch phân tích của các nguyên tố khác bị các đám phổ này che lấp. − Phổ nền liên tục: Đây là phổ của vật rắn bị đất nóng phát ra, phổ của ánh sáng trắng và phổ do sự bức xạ riêng của điện tử. Phổ này tạo thành một nền mờ liên tục trên toàn dải phổ của mẫu. Nhưng nhạt ở sóng ngắn và đậm dần về phía sóng dài. Phổ này nếu quá đậm thì cũng sẽ cản trở phép phân tích.
- Ba loại phổ trên xuất hiện đồng thời khi kích thích mẫu phân tích và trong phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử người ta phải tìm cách loại bớt phổ đám và phổ nền. Đó là hai yếu tố nhiễu. Hình 1: Quá trình phát xạ và hấp thu của một nguyên tử Eo: Mức năng lượng ở trạng thái cơ bản. Em: Mức năng lượng ở trạng thái kích thích. ∆E: Năng lượng nhận vào (kích thích).
- Hình 2: Sơ đồ phân bố năng lượng trong nguyên tử 2.2.2. Cường độ của vạch phổ hấp thu nguyên tử: Nghiên cứu sự phụ thuộc của cường độ một vạch phổ hấp thu của một nguyên tố vào nồng độ C của nguyên tố đó trong mẫu phân tích, lí thuyết và thực nghiệm cho thấy rằng, trong một vùng nồng độ C nhỏ của chất phân tích, mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ hấp thu và nồng độ N của nguyên tố đó trong đám hơi cũng tuân theo định luật Lambert Beer, nghĩa là nếu chiếu một chùm sáng cường độ ban đầu là Io qua đám hơi nguyên tử tự do của nguyên tố phân tích nồng độ là N và bề dầy là L cm, thì chúng ta có: I = I 0e − Kv N .L (3) Trong đó Kv là hệ số hấp thu nguyên tử của vạch phổ tần số ν và Kv là đặc trưng riêng cho từng vạch phổ hấp thu của mỗi nguyên tố và nó được tính theo công thức: A ( v − v0 ) 2 − K v = K 0e 2 RT v 2 (4) Với : Ko là hệ số hấp thu tại tâm của vạch phổ ứng với tần số ν0. A là nguyên tử lượng của nguyên tố hấp thu bức xạ. R là hằng số khí. T là nhiệt độ của môi trường hấp thu (K).
- Nếu gọi Aλ là cường độ của vạch phổ hấp thu nguyên tử, từ công thức (3) chúng ta có: I0 Aλ = log = 2.303K v .N .L (5) I Ở đây A chính là độ tắt nguyên tử của chùm tia sáng cường độ Io sau khi qua môi trường hấp thu. A phụ thuộc vào nồng độ nguyên tử N trong môi trường hấp thu và phụ thuộc cả vào bệ dầy L của lớp hấp thu (bề dầy chùm sáng đi qua). Nhưng trong máy đo phổ hấp thu nguyên tử, thì chiều dài của đèn nguyên tử hóa hay cuvet graphite là không đổi, nghĩa là L không đổi, nên giá trị A chỉ còn phụ thuộc vào số nguyên tử N có trong môi trường hấp thu. Như vậy cường độ của vạch phổ hấp thu sẽ là: Aλ = kL (6) Với k = 2.303K v .L Trong đó K là hệ số thực nghiệm, nó phụ thuộc vào các yếu tố : − Hệ số hấp thu nguyên tử Kv của vạch phổ hấp thu − Nhiệt độ của môi trường hấp thu. − Bề dày của môi trường hấp thu L. Song công thức (6) chưa cho ta biết mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ C của nguyên tố phân tích trong mẫu. Tức là qua hệ giữa N và C. Đây chính là quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích. Nghiên cứu quá trình này, lí thuyết và thực nghiệm chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa nồng độ N và nồng độ C trong mẫu phân tích được tính theo biểu thức sau: F .W .s.n.R0 b N = 3 × 1012 × C (7) Q.T .nT Đây là công thức tổng quát tính giá trị N trong ngọn lửa nguyên tử hóa mẫu theo Winefordner và Vicker. Trong đó: F là tốc độ dẫn mẫu vào hệ thống nguyên tử hóa (ml/phút), W là hiệu suất aerosol hóa mẫu. s là hiệu suất nguyên tử hóa. nRo là số phân tử khí ở nhiệt độ ban đầu (ambient), To(K). nT là số phân tử khí ở nhiệt độ T(K) của ngọn lửa nguyên tử hóa. Q là tốc độ của dòng khí mang mẫu vào buồng aerosol hóa (lít/phút). C là nồng độ của nguyên tố phân tích có trong dung dịch mẫu. Phương trình (6) cho ta biết mối quan hệ giữa A và N, phương trình (7) cho ta biết mối quan hệ giữa N và C. Mối quan hệ này rất phức tạp, nó phụ thuộc vào tất cả các điều kiện nguyên tử hóa mẫu, phụ thuộc vào thành phần vật lí, hóa học, trạng thái tồn tại của nguyên tố ở trong mẫu. Nhưng nhiều kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, trong một giới hạn nhất định của nồng độ C, thì mối quan hệ giữa N và C có thể được biểu thị theo công thức: N = K aC b (8) Trong đó Ka là hằng số thực nhiệm, phụ thuộc vào tất cả các điều kiện hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu; còn b được gọi là hằng số bản chất, phụ thuộc vào từng vạch phổ
- của từng nguyên tố, b có giá trị bằng 1 và nhỏ hơn 1, tức là 0 < b ≤ 1 . Giá trị b = 1 khi nồng độ C nhỏ và ứng với mỗi vạch phổ của mỗi nguyên tố phân tích, ta luôn luôn tìm được một giá trị C = Co để b bắt đầu nhỏ hơn 1, nghĩa là ứng với: − Vùng nồng độ Cx < Co, thì luôn luôn có b = 1, nghĩa là mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ Cx của chất phân tích là tuyến tính có dạng của phương trình y = ax. − Vùng nồng độ Cx > Co thì b luôn nhỏ hơn 1, tức là b tiến về 0, tất nhiên là không bằng 0. Như vậy trong vùng này mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ và nồng độ Cx của chất phân tích là không tuyến tính. Nên Co được gọi là giới hạn trên của vùng tuyến tính. Đến đây kết hợp phương trình (6) và (8) chúng ta có: Aλ = a.C b (9) Trong đó a = K .K a và được gọi là hằng số thực nghiệm, phụ thuộc vào tất cả các điều kiện thực nghiệm để hóa hơi và nguyên từ hóa mẫu, như đã trình bày ở trên. Chính do thực tế này mà trong một phép đo định lượng xác định một nguyên tố phải giữ cho các điều kiện hóa hơi, nguyên tử hóa mẫu ổn định và không đổi. Phương trình (9) được gọi là phương trình cơ sở của phép đo đinh lượng các nguyên tố theo phổ hấp thu nguyên tử của nó. Đường biểu diễn của phương trình này có 2 đoạn, một đoạn thẳng (trong đoạn này b = 1), và quan hệ giữa Aλ và C là tuyến tính) và một đoạn cong, trong đoạn này b < 1 (hình 3). Hình 3: Mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ Aλ và nồng độ chất Cx AB: vùng tuyến tính (b=1). BC: vùng không tuyến tính (b
- − Phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử có độ nhạy và độ chọn lọc tương đối cao. Gần 60 nguyên tố hóa học có thể được xác định bằng phương pháp này với độ nhạy từ 10-4 đến 10-5 %. Đặc biệt, nếu sử dụng kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa với phép đo phổ hấp thu nguyên tử thì có thể đạt đến độ nhạy 10-7% (bảng 1). Chính vì có độ nhạy cao, nên phương pháp phân tích này đã được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để xác định lượng vết các kim loại Đặc biệt là trong phân tích các nguyên tố vi lượng trong các đối tượng mẫu y học, sinh học, nông nghiệp, kiểm tra các hóa chất có độ tinh khiết cao. − Đồng thời cũng do có độ nhạy cao nên trong nhiều trường hợp không phải làm giàu nguyên tố cần xác định trước khi phân tích. Do đó tốn ít nguyên liệu mẫu, tốn ít thời gian, không cần phải dùng nhiều hóa chất tinh khiết cao khi làm giàu mẫu. Mặt khác cũng tránh được sự nhiễm bẩn mẫu khi xử lí qua các giai đoạn phức tạp. Đó cũng là một ưu điểm lớn của phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử. Bảng 1: Độ nhạy của các nguyên tố theo phương pháp AAS
- − Ưu điểm thứ ba của phương pháp này là các động tác thực hiện nhẹ nhàng. Các kết quả phân tích lại có thể ghi lại trên băng giấy hay giản đồ để lưu giữ lại sau này. Cùng với các trang thiết bị hiện nay người ta có thể xác định đồng thời hay liên tiếp nhiều nguyên tố trong một mẫu. Các kết quả phân tích lại rất ổn định, sai số nhỏ. Trong nhiều trường hợp sai số không quá 15% với vùng nồng độ cỡ 1 – 2 ppm. Hơn nữa, bằng sự ghép nối với máy tính cá nhân (PC) và các phần mềm đặc hợp quá trình đo và xử lí kết quả sẽ nhanh và dễ dàng, lưu lại đường chuẩn cho các lần sau. Bên cạnh những ưu điểm, phép đo phổ hấp thu-phát xạ nguyên tử cũng có một số hạn chế và nhược điểm nhất định. Điều hạn chế trước hết là muốn thực hiện phép đo này cần phải có một hệ thống máy AAS hay AES tương đối đắt tiền. Do đó nhiều cơ sở nhỏ không đủ điều kiện để xây dựng phòng thí nghiệm và mua sắm máy móc. Mặt khác, cũng chính do phép đo có độ nhạy cao, cho nên sự nhiễm bẩn rất có ý nghĩa đối với kết quả phân tích hàm lượng vết. Vì thế môi trường không khí phòng thí nghiệm phải không có bụi. Các dụng cụ, hóa chất dùng trong phép đo phải có độ tinh khiết cao. Đó cũng là một khó khăn khi ứng dụng phương pháp phân tích này. Mặt khác, cũng vì phép đo có độ nhạy cao nên các trang thiết bị máy móc khá tinh vi và phức tạp. Do đó cần phải có kĩ sư có trình độ cao để bảo dưỡng và chăm sóc, cần cán bộ làm phân tích công cụ thành thạo để vận hành máy. Những yếu tố này có thể khắc phục được qua công tác chuẩn bị và đào tạo cán bộ. Nhược điểm chính của phương pháp phân tích này là chỉ cho ta biết thành phần nguyên tố của chất ở trong mẫu phân tích mà không chỉ ra trạng thái liên kết của nguyên tố ở trong mẫu. Vì thế nó chỉ là phương pháp phân tích thành phần hóa học của nguyên tố mà thôi. 2.2.4. Đối tượng và phạm vi ứng dụng của phương pháp hấp thu – phát xạ nguyên tử: Đối tượng chính của phương pháp phân tích theo phổ hấp thu nguyên tử là phân tích lượng nhỏ (lượng vết) các kim loại trong các loại mẫu khác nhau của các chất vô cơ và hữu cơ. Với các trang bị và kĩ thuật hiện nay, bằng phương pháp phân tích này người ta có thể định lượng được hầu hết các kim loại (khoảng 65 nguyên tố) và một số á kim đến giới hạn nồng độ cỡ ppm (microgam) bằng kĩ thuật F-AAS, và đến nồng độ ppb (nanogam) bằng kĩ thuật ETA-AAS với sai số không lớn hơn 15%. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, phương pháp phân tích phổ hấp thu nguyên tử đã được sử dụng để xác định các kim loại trong các mẫu quặng, đất, đá, nước khoáng, các mẫu của y học, sinh học, các sản phẩm nông nghiệp, rau quả, thực phẩm, nước uống, các nguyên tố vi lượng trong phân bón, trong thức ăn gia súc, v.v... Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ hấp thu nguyên tử đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn để định lượng nhiều kim loại. Ví dụ: − Đèn Fe phát xạ tia cộng hưởng 248.3nm. − Đèn Cu phát xạ tia cộng hưởng 342.8nm. − Đèn Mg phát xạ tia cộng hưởng 285.2nm. − Đèn Al phát xạ tia cộng hưởng 396.2nm.
- − Đèn Co phát xạ tia cộng hưởng 240.7nm. − Đèn Pb phát xạ tia cộng hưởng 217.0nm. − Đèn Hg phát xạ tia cộng hưởng 235.7nm. Bên cạnh các kim loại, một vài á kim như Si, P, S, Se, Te cũng được xác định 148 bằng phương pháp phân tích này. Các á kim khác như C, Cl, O, N, không xác định trực tiếp được bằng phương pháp này, vì các vạch phân tích của các á kim này thường nằm ngoài vùng phổ của các máy hấp thu nguyên tử thông đụng (190 – 900nm). Ví dụ C – 165.701, N – 134.70, O – 130.20, Cl – 134.78; S – 180.70 nm. Do đó muốn phân tích các á kim này cần phải có các bộ đơn sắc đặc biệt. Cho nên đến nay, theo phương pháp phân tích trực tiếp, đối tượng chính của phương pháp phân tích theo phổ hấp thu nguyên tử vẫn là phân tích lượng nhỏ và lượng vết các kim loại. Còn các anion, các á kim, các chất hữu cơ không có phổ hấp thu nguyên tử phải xác định theo cách gián tiếp thông qua một kim loại có phổ hấp thu nguyên tử nhạy nhờ một phản ứng hóa học trung gian có tính chất định lượng, như phản ứng tạo kết tủa không tan, tạo phức, đẩy kim loại, hay hoà tan kim loại, v.v... giữa kim loại đo phổ và chất cần phân tích. Đây là một đối tượng mới, phong phú đang được nghiên cứu và phát triển. 2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thu hay phát xạ nguyên tử của một nguyên tố được gọi là phép đo phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử. Như trên đã đề cập, cơ sở lí thuyết của phép đo này là sự hấp thu năng lượng (bức xạ đơn sắc) của nguyên tử tự do ở trong trạng thái hơi (khí) khi chiếu chùm tia bức xạ qua đám hơi của nguyên tố ấy trong môi trường hấp thu. Vì thế muốn thực hiện được phép đo phổ hấp thu nguyên tử của một nguyên tố cần thực hiện các quá trình sau đây: − Chọn các điều kiện và một loại trang bị phù hợp để chuyển mẫu phân tích từ trạng thái ban đầu (rắn hay dung dịch) thành trạng thái hơi của các nguyên tử tự do. Đó là quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu. Những trang bị để thực hiện quá trình này được gọi là hệ thống nguyên tử hóa mẫu (dụng cụ để nguyên tử hóa mẫu). Nhờ đó chúng ta có được đám hơi của các nguyên tử tự do của các nguyên tố trong mẫu phân tích. Đám hơi chính là môi trường hấp thu bức xạ và sinh ra phổ hấp thu nguyên tử. − Chiếu chùm tia sáng bức xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích qua đám hơi nguyên tử vừa điều chế được ở trên. Các nguyên tử của nguyên tố cần xác định trong đám hơi đó sẽ hấp thu những tia bức xạ nhất định và tạo ra phổ hấp thu của nó. Ở đây, phần cường độ của chùm tia sáng đã bị một loại nguyên tử hấp thu là phụ thuộc vào nồng độ của nó ở môi trường hấp thu. Nguồn cung cấp chùm tia sáng phát xạ của nguyên tố cần nghiên cứu gọi là nguồn phát bức xạ đơn sắc hay bức xạ cộng hưởng. − Tiếp đó, nhờ một hệ thống máy quang phổ người ta thu toàn bộ chùm sáng, phân li và chọn một vạch phổ hấp thu của nguyên tố cần nghiên cứu để đo cường độ của nó. Cường độ đó chính là tín hiệu hấp thu của vạch phổ hấp thu nguyên tử. Trong một giới hạn nhất định của nồng độ C, giá trị cường độ này phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ C của nguyên tố ở trong mẫu phân tích theo phương trình (9). Ba quá trình trên chính là nguyên tắc của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Vì vậy, muốn thực hiện phép đo phổ hấp thu nguyên tử, hệ thống máy đo phổ hấp thu nguyên tử phải bao gồm các phần cơ bản sau đây:
- − Phần 1: Nguồn phát tia phát xạ cộng hưởng của nguyên tố phân tích (vạch phổ phát xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích), để chiếu vào môi trường hấp thu chứa các nguyên tử tự do của nguyên tố. Đó là các đèn canh rỗng (HCL), các đèn phóng điện không điện cực (EDL), hay nguồn phát bức xạ liên tục đã được biến điệu. − Phần 2: Hệ thống nguyên tử hóa mẫu phân tích. Hệ thống này được chế tạo theo hai loại kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu. Đó là kĩ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa đèn khí (lúc này ta có phép đo F-AAS) và kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa (lúc này ta có phép đo ETA-AAS). Trong kĩ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa, hệ thống này bao gồm: Bộ phận dẫn mẫu vào buồng aerosol hóa và thực hiện quá trình aerosol hóa mẫu (tạo thể sol khí). Đèn để nguyên tử hóa mẫu (Burner head) để đốt cháy hỗn hợp khí có chứa mẫu ở thể huyền phù sol khí (hình 4). Ngược lại, khi nguyên tử hóa mẫu bằng kĩ thuật không ngọn lửa, người ta thường dùng một lò nung nhỏ bằng graphite (cuvet graphite) hay thuyền Tangtan (Ta) để nguyên tử hóa mẫu nhờ nguồn năng lượng điện có thế thấp (nhỏ hơn 12 V) nhưng nó có dòng rất cao (50 – 800 A). Hình 4: Hệ thống nguyên tử hóa mẫu trong ngọn lửa (1) Đèn nguyên tử hóa mẫu. (2) Màng bảo hiểm. (3) Đường thải phần mẫu thừa. (4) Đường dẫn chất oxi hóa. (5) Đường dẫn mẫu vào buồng aerosol hóa. (6) Đường dẫn chất cháy C2H2. (7) Viên bi tạo bụi aerosol. − Phần 3: Hệ thống máy quang phổ hấp thu, nó là bộ đơn sắc, có nhiệm vụ thu, phân li và chọn tia sáng (vạch phổ) cần đo hướng vào nhân quang điện để phát hiện tín hiệu hấp thu AAS của vạch phổ. − Phần 4: Hệ thống chỉ thị tín hiệu hấp thu của vạch phổ (tức là cường độ của vạch phổ hấp thu hay nồng độ nguyên tố phân tích). Hệ thống có thể là các trang bị:
- Đơn giản nhất là một điện kế chỉ năng lượng hấp thu (E) của vạch phổ, Một máy tự ghi lực của vạch phổ, Hoặc bộ hiện số digital, Hay bộ máy tính và máy in (printer). Hoặc máy phân tích (intergrator). Với các máy hiện đại còn có thêm một microcomputer hay microprocessor, và hệ thống phần mềm. Loại trang bị này có nhiệm vụ điều khiển quá trình đo và xử lí các kết quả đo đạc, vẽ đồ thị, tính nồng độ của mẫu phân tích, v.v... Một cách tóm tắt, chúng ta có thể minh hoạ một hệ thống máy đo phổ hấp thu nguyên tử như sơ đồ trong hình 5. Hình 5: Sơ đồ nguyên tắc cấu tạo hệ thống máy AAS. a) Hệ 1 chùm tia; b) Hệ 2 chùm tia 1- Nguồn phát tia bức xạ đơn sắc. 2- Hệ thống nguyên tử hóa mẫu. 3- Hệ thống đơn sắc và detetctor. 4- Bộ khuếch đại và chỉ thị kết quả đo. 5- Microcomputer. 2.3.1. Kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu: 2.3.1.1. Mục đích và nhiệm vụ:
- Nguyên tử hóa mẫu phân tích là một công việc hết sức quan trọng của phép đo phổ hấp thu nguyên tử, bởi vì chỉ có các nguyên tử tự do ở trạng thái hơi mới cho phổ hấp thu nguyên tử, nghĩa là số nguyên tử tự do trong trạng thái hơi là yếu tố quyết định cường độ vạch phổ hấp thu và quá trình nguyên tử hóa mẫu thực hiện tốt hay không tốt đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích một nguyên tố. Chính vì thế người ta thường ví quá trình nguyên tử hóa mẫu là hoạt động trái tim của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Mục đích của quá trình này là tạo ra được đám hơi các nguyên tử tự do từ mẫu phân tích với hiệu suất cao và ổn định để phép đo đạt kết quả chính xác và có độ lặp lại cao. Đáp ứng mục đích đó, để nguyên tử hóa mẫu phân tích, ngày nay người ta thường dùng hai kĩ thuật. Thứ nhất là kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu trong ngọn lửa đèn khí. Kĩ thuật này ra đời đầu tiên cùng với sự ra đời của phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Nhưng kĩ thuật này có độ nhạy không cao, thường là trongvùng 0.05 – 1 ppm (bảng 1). Sau đó là kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa. Kĩ thuật này ra đời sau, nhưng lại có độ nhạy rất cao đạt đến 0.1ng (bảng 1) và hiện nay lại được ứng dụng nhiều hơn kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu bằng ngọn lửa. Chính vì có hai kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu khác nhau nên chúng ta cũng có hai phép đo tương ứng. Đó là phép đo phổ hấp thu nguyên tử trong ngọn lửa (F-AAS: Flame Atomic Absorpt Ion Spectrophotometry) và phép đo phổ hấp thu nguyên tử không ngọn lửa (Electro-Thermal Atomizat Ion Atomic Absorpt Ion Spectrophotometry: ETA- AAS). Trong bài thí nghiệm này ta sử dụng kỹ thuật nguyên tử hóa ngọn lửa. Theo kĩ thuật này người ta dùng năng lượng nhiệt của ngọn lửa đèn khí để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích. Vì thế mọi quá trình xảy ra trong khi nguyên tử hóa mẫu phụ thuộc vào các đặc trưng và tính chất của ngọn lửa đèn khí, nhưng chủ yếu là nhiệt độ của ngọn lửa. Đó là yếu tố quyết định hiệu suất nguyên tử hóa mẫu phân tích, và mọi yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngọn lửa đèn khí đều ảnh hưởng đến kết quả. 2.3.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của ngọn lửa: Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử, ngọn lửa là môi trường hấp thu. Nó có nhiệm vụ hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích, tạo ra đám hơi của các nguyên tử tự do có khả năng hấp thu bức xạ đơn sắc để tạo ra phổ hấp thu nguyên tử. Vì thế ngọn lửa đèn khí muốn dùng vào mục đích để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích cần phải thoả mãn một số yêu cầu nhất định sau đây: − Ngọn lửa đèn khí phải làm nóng đều được mẫu phân tích, hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích với hiệu suất cao, để bảo đảm cho phép phân tích đạt độ chính xác và độ nhạy cao. − Năng lượng (nhiệt độ) của ngọn lửa phải đủ lớn và có thể điều chỉnh được tùy theo từng mục đích phân tích mỗi nguyên tố. Đồng thời lại phải ổn định theo thời gian và có thể lặp lại được trong các lần phân tích khác nhau để đảm bảo cho phép phân tích đạt kết quả đúng đắn. Yêu cầu này có lúc không được thỏa mãn, vì nhiệt độ cao nhất của ngọn lửa cũng chỉ đến 3300oC. Do đó với những nguyên tố tạo thành hợp chất bền nhiệt thì hiệu suất nguyên tử hóa của ngọn lửa là kém.
- − Yêu cầu thứ ba là ngọn lửa phải thuần khiết, nghĩa là không sinh ra các vạch phổ phụ làm khó khăn cho phép đo hay tạo ra phổ nền quá lớn quấy rối phép đo. Quá trình Ion hóa và phát xạ phải không đáng kể vì quá trình này làm mất các nguyên tử tự do tạo ra phổ hấp thu nguyên tử. − Một yêu cầu nữa là ngọn lửa phải có bề dày đủ lớn để có được lớp hấp thu đủ dầy làm tăng độ nhạy của phép đo. Đồng thời bề dày của lớp hấp thu lại có thể thay đổi được khi cần thiết, để đo ở nồng độ lớn. Trong các máy hiện nay, bề dày này có thể thay đổi được từ 2 – 10 cm. − Tiêu tốn ít mẫu phân tích. Để tạo ra ngọn lửa, người ta có thể đốt cháy nhiều hỗn hợp khí khác nhau, bao gồm một khí oxy hóa và một khí cháy, trong các đèn khí thích hợp. Nhưng với những yêu cầu đã nói trên thì chỉ có một vài loại đèn khí là tạo ra được ngọn lửa tương đối phù hợp cho phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Đó là những môi trường nguyên tử hóa mẫu tương đối bền vững và kinh tế (bảng 2). Đặc biệt được ứng dụng nhiều nhất trong phép đo AAS là ngọn lửa của đèn khí được đốt bằng hỗn hợp khí: (axetylen và không khí nén) hay ngọn lửa của đèn khí (N2O và axetylen), hay (hydro và axetylen). Bảng 2a và 2b là một số ví dụ về nhiệt độ của ngọn lửa một số đèn khí được dùng trong phép đo AAS (Ox: chất oxy hóa; K.K: không khí.). Bảng 2a: Quan hệ giữa nhiệt độ và loại khí đốt Bảng 2b: Thành phần khí và nhiệt độ ngọn lửa
- 2.3.1.3. Đặc điểm và cấu tạo của ngọn lửa đèn khí: Nhiệt độ là một thông số đặc trưng của ngọn lửa đèn khí. Nhiệt độ ngọn lửa của một loại đèn khí phụ thuộc rất nhiều vào bản chất và thành phần của chất khí được đốt cháy để tạo ra ngọn lửa, nghĩa là ứng với mỗi một hỗn hợp khí cháy, ngọn lửa sẽ có một nhiệt độ xác định và khi thành phần khí cháy thay đổi thì nhiệt độ ngọn lửa cũng bị thay đổi (bảng 2a và 2b). Ngoài yếu tố trên, tốc độ dẫn của hỗn hợp khí vào đèn để đốt cháy cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngọn lửa và qua đó mà ảnh hưởng đến cường độ của vạch phổ. Xét về cấu tạo, ngọn lửa đèn khí gồm ba phần chính (hình 6): − Phần a: Là phần tối của ngọn lửa. Trong phần này hỗn hợp khí được trộn đều và đốt nóng cùng với các hạt sol khí (thể aerosol) của mẫu phân tích. Phần này có nhiệt độ thấp (700 – 1200oC). Dung môi hòa tan mẫu sẽ bay hơi trong phần này và mẫu được sấy nóng. − Phần b: Là vùng trung tâm của ngọn lửa. Phần này có nhiệt độ cao, nhất là ở đỉnh b, và thường không có màu hoặc có màu xanh rất nhạt. Trong phần này hỗn hợp khí được đốt cháy tốt nhất và không có phản ứng thứ cấp. Vì thế trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử người ta phải đưa mẫu vào phần này để nguyên tử hóa và thực hiện phép đo, nghĩa là nguồn đơn sắc phải chiếu qua phần này của ngọn lửa. − Phần c: Là vỏ và đuôi của ngọn lửa. Vùng này có nhiệt độ thấp, ngọn lửa có mầu vàng và thường xảy ra nhiều phản ứng thứ cấp không có lợi cho phép đo phổ hấp thu nguyên tử. Chính do các đặc điểm và cấu tạo đó nên trong mỗi phép phân tích cần phải khảo sát để chọn được các điều kiện phù hợp, như thành phần và tốc độ của hỗn hợp khí cháy tạo ra ngọn lửa, chiều cao của ngọn lửa, v.v... Hình 6: Cấu tạo của ngọn lửa đèn khí
- 2.3.1.4. Trang bị để nguyên tử hóa mẫu: Muốn thực hiện phép đo phổ hấp thu nguyên tử (F-AAS), trước hết phải chuẩn bị mẫu phân tích ở trạng thái dung dịch. Sau đó dẫn dung dịch mẫu vào ngọn lửa đèn khí để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu phân tích và thực hiện phép đo. Quá trình nguyên tử hóa trong ngọn lửa gồm hai bước kế tiếp nhau. Bước một là chuyển dung dịch mẫu phân tích thành thể các hạt nhỏ như sương mù trộn đều với khí mang và khí cháy. Đó là các hạt sol khí (thể aerosol). Quá trình này được gọi là quá trình aerosol hóa hay nebulize hóa. Kĩ thuật thực hiện quá trình này và hiệu suất của nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của phép đo AAS. Sau đó dẫn hỗn hợp aerosol cùng hỗn hợp khí đốt vào đèn (burner head) để nguyên tử hóa. Khí mang là một trong hai khí để đốt cháy tạo ra ngọn lửa. Thông thường người ta hay dùng khí oxy hóa (không khí nén hay khí N2O). Hai giai đoạn trên được thực hiện bằng một hệ thống trang bị nguyên tử hóa mẫu (hình 4). Hệ thống này gọi là Nebulizer System, gồm hai phần chính: − Đèn nguyên tử hóa mẫu (burner head). Các đèn này thường có hai dạng khác nhau, hoặc hình tròn có nhiều lỗ hay hình một khe hẹp có độ rộng từ 0.5 – 1.0 mm và chiều dài 5 cm hay 10 cm. Loại khe dài 10 cm cho hỗn hợp khí đốt axetylen và không khí nén; loại khe dài 5 cm là cho hỗn hợp khí đốt axetylen và khí N2O (hình 7). Còn loại miệng tròn chỉ thích hợp cho phép đo phổ phát xạ. Hình 7: Các loại đèn để nguyên tử hóa mẫu − Phần hai là buồng aerosol hóa mẫu. Đó là buồng để điều chế các hạt sol khí của mẫu với khí mang. Để thực hiện công việc này người ta áp dụng hai kĩ thuật theo nguyên lí khác nhau. Đó là kĩ thuật pneumatic-mao dẫn (phun khí) và kĩ thuật ultrasonic (siêu âm). Do đó cũng có hai loại hệ trang bị khác nhau (hình 8) để điều chế sol khí của mẫu.
- Hình 8: Hệ thống tạo sol khí (nebulize) theo kĩ thuật pneumatic K: Khí mang (oxy hóa). S: Đường dẫn mẫu. F: Khí cháy. Q: Cánh quạt quay đều. G: Màng bảo hiểm. A: Đường dẫn thể aerosol lên đèn nguyên tử hóa. Aerosol hóa mẫu theo kĩ thuật pneumatic-mao dẫn: Theo cách này người ta dùng hệ thống nebulize và khí mang để tạo ra thể sợi khí của mẫu phân tích nhờ hiện tượng mao dẫn (hình 8). Trước hết nhờ ống mao dẫn S và dòng khí mang K mà dung dịch mẫu được dẫn vào buồng aerosol hóa. Trong buồng này, dung dịch mẫu được đánh tung thành thể bụi (các hạt rất nhỏ) nhờ quả bi E và cánh quạt Q, rồi được trộn đều với hỗn hợp khí đốt và được dẫn lên đèn nguyên tử hóa (burner head). Khi hỗn hợp khí đốt cháy ở burner head sẽ tạo ra ngọn lửa, dưới tác dụng của nhiệt của ngọn lửa các phần tử mẫu ở thể sợi khí sẽ bị hóa hơi và nguyên tử hóa tạo ra các nguyên tử tự do của các nguyên tố có trong mẫu phân tích. Đó là những phần tử hấp thu năng lượng và tạo phổ hấp thu nguyên tử của nguyên tố cần nghiên cứu. Nhưng cần chú ý rằng, ngoài ảnh hưởng của thành phần khí đốt và tốc độ dẫn hỗn hợp khí đến cường độ vạch phổ, thì tốc độ dẫn dung dịch mẫu vào buồng aerosol hóa cũng ảnh hưởng đáng kể đến cường độ vạch phổ (bảng 3). Tốc độ dẫn mẫu phụ thuộc vào nhiều yếu tố và được tính gần đúng theo công thức: π .r.P V (ml / ph) = 8.L.η Trong đó: r- bán kính của ống mao dẫn để dẫn mẫu; P- chênh lệch áp suất giữa hai đầu ống mao dẫn; L- chiều dài ống mao dẫn; η- Độ nhớt của dung dịch mẫu (g.cm.s). Nghĩa là tốc độ dẫn mẫu V phụ thuộc vào các tham số r, P, L và η. Nhưng trong một hệ thống máy thì r và L thường là cố định, P được giữ không đổi, cho nên V chỉ còn phụ thuộc chủ yếu vào độ nhớt η của dung dịch mẫu. Aerosol hóa mẫu bằng siêu âm:
- Theo kĩ thuật này, để aerosol hóa mẫu phân tích người ta dùng hệ thống siêu âm có tần số từ 1 – 4.5 MHz. Lực siêu âm có thể được truyền qua tướng rắn hay qua thể lỏng đến dung dịch mẫu để thực hiện việc aerosol hóa mẫu, nghĩa là dưới tác dụng của lực siêu âm, mẫu dung dịch cũng được phân tán (đánh tơi) thành những hạt rất nhỏ và trộn đều với hỗn hợp khí để dẫn lên đèn (burner head) nguyên tử hóa. Ở đây đường kính (d) của các hạt sol khí được tính theo công thức: π .s d= 2 (8.2) 4.Di.F Trong đó: s: sức căng bề mặt của dung dịch mẫu. Di: tỉ trọng của dung dịch mẫu. F: tần số của máy phát siêu âm. Như vậy, muốn có các hạt aerosol nhỏ thì phải sử dụng tần số siêu âm cao. Tần số và công suất của máy phát siêu âm đều ảnh hưởng đến kích thước của hạt aerosol (hình 9) Trong hai kĩ thuật aerosol hóa, thì kỹ thuật pneumatic là đơn giản, trang bị rẻ tiền, không phức tạp như kĩ thuật siêu âm. Nhưng kĩ thuật siêu âm có ưu điểm cho độ nhạy cao hơn. Vì kích thước các hạt sol khí khá nhỏ, hiệu suất tạo sol khí cao và quá trình aerosol ít phụ thuộc vào khí mang và quá trình dẫn mẫu. Đặc biệt là việc aerosol hóa các dung dịch mẫu có nồng độ muối cao thì nó ưu việt hơn kĩ thuật pneumatic. Mặt khác, sự aerosol hóa bằng siêu âm thường cho độ lặp lại tốt hơn (bảng 3). Bảng 3: Độ nhạy theo hai kĩ thuật aerosol hóa mẫu
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh
36 p |
670 |
206
-
Báo cáo: Thí nghiệm vi sinh môi trường - ĐH Công nghiệp thực phẩm
48 p |
368 |
155
-
Đề tài: Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
53 p |
282 |
126
-
Báo cáo thí nghiệm thực phẩm: Công nghệ chế biến sữa đậu nành
17 p |
289 |
103
-
Báo cáo thí nghiệm thực phẩm
114 p |
214 |
85
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 2: Phân tích độ acid, sắt trong nước
9 p |
112 |
46
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 1: Độ màu – Độ đục – Chloride
11 p |
89 |
42
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 5: Phân tích COD, Ammonia trong nước
13 p |
131 |
40
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 4: Phân tích độ kiềm và sulfate trong nước
9 p |
102 |
35
-
Tiểu luận Phân tích thực phẩm: Quả vải tươi
39 p |
123 |
33
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 3: Phân tích hàm lượng chất rắn, mangan trong nước
9 p |
93 |
31
-
Báo cáo thí nghiệm: Kỹ thuật đo lường và điều khiển các quá trình thiết bị trong công nghệ sinh học - công nghệ thực phẩm
17 p |
120 |
27
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 10: Phân tích Nitrite và độ cứng của nước
11 p |
65 |
24
-
Báo cáo thí nghiệm: Kĩ thuật bảo quản hoa
42 p |
51 |
23
-
Báo cáo thí nghiệm: Đánh giá chất lượng sản phẩm
30 p |
92 |
23
-
Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 8: Phân tích Nitrogen hữu cơ trong nước
8 p |
45 |
18
-
Bài báo cáo - thuyết trình phân tích môi trường: Phân tích cây trồng
59 p |
84 |
9

Set-Cookie: TLDEVNamespace=qeuscbhfjap55a3giq5du4hm31; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7
lượt xem 17
download
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
- Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E Lĩnh vực thống kê:thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 1 ngày làm việc; tối đa là 3 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra tại nơi sản xuất, tối đa là 5 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là PQLXNK)
- Tên bước Mô tả bước 2. Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại PQLXNK 3. PQLXNK kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo ngay cho thương nhân về một trong trường hợp sau 1. Cấp C/O nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; 2. Đề nghị bổ sung chứng từ nếu thiếu hoặc khai chưa đúng; 3. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau: a) Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân (quay lại bước 1); b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ (quay lại bước 2); c) Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ tại lần cấp trước đó; d) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung; đ) Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân; e) Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực; g) Có căn cứ hợp pháp chứng minh hàng hoá không có xuất xứ theo quy định của thông tư này hoặc người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.
- Tên bước Mô tả bước 4. Cán bộ PQLXNK kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O 5. Người có thẩm quyền của PQLXNK ký cấp C/O 6. Cán bộ PQLXNK đóng dấu, vào sổ và trả C/O cho thương nhân 7. Hệ thống cấp C/O qua mạng (eCOSys) Đối với các thương nhân tham gia eCOSys, người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O sẽ kê khai các dữ liệu qua hệ thống eCOSys, ký điện tử và truyền tự động tới Tổ chức cấp C/O. Sau khi kiểm tra hồ sơ trên hệ thống eCOSys, nếu chấp thuận cấp C/O, Tổ chức cấp C/O sẽ thông báo qua hệ thống eCOSys cho thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để đối chiếu trước khi cấp C/O Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm: a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O
- Thành phần hồ sơ và con dấu của thương nhân; b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính); c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); d) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân 2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O a) Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; b) Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh; c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan; d) Hoá đơn thương mại; đ) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có; Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. * Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu
- Thành phần hồ sơ có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể); bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu. * Trường hợp các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 và quy định tại khoản 2 là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của thương nhân, bản chính có thể được Tổ chức cấp C/O yêu cầu cung cấp để đối chiếu nếu thấy cần thiết. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Quyết định số Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân 12/2007/QĐ-BTM... (Phụ lục 1); 2. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương Quyết định số
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định nhân (Phụ lục 2); 12/2007/QĐ-BTM... 3. Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 3); Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 4. Mẫu C/O (Phụ lục 4). Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có đăng ký kinh doanh Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 2. Đã đăng ký hồ sơ thương nhân Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 3. Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ tại Quyết định số lần cấp trước đó 12/2007/QĐ-BTM...
- Nội dung Văn bản qui định 4. Mẫu C/O không được khai bằng chữ viết tay, Quyết định số hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc 12/2007/QĐ-BTM... được in bằng nhiều màu mực
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AJ
7 p | 178 | 50
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D
7 p | 97 | 26
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VJ
7 p | 202 | 24
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AK
7 p | 105 | 21
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D (gọi tắt C/O) cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore
5 p | 96 | 15
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S
7 p | 70 | 15
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cá cờ kiếm, cá ngừ đại dương.
5 p | 58 | 10
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (C/O)
5 p | 75 | 9
-
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu
4 p | 61 | 6
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3 p | 52 | 6
-
Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D
5 p | 74 | 5
-
Cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa thủy sản
6 p | 93 | 4
-
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thờ
3 p | 58 | 3
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D.
6 p | 88 | 3
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương
5 p | 46 | 3
-
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩm
6 p | 51 | 2
-
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện hợp thửa đối với thửa đất
7 p | 43 | 2

markdown:
# Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7
lượt xem 17
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100507/xedapcam/80x100/tt73_1696.jpg)
##
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E
- Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E Lĩnh vực thống kê:thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 1 ngày làm việc; tối đa là 3 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra tại nơi sản xuất, tối đa là 5 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là PQLXNK)
- Tên bước Mô tả bước 2. Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại PQLXNK 3. PQLXNK kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo ngay cho thương nhân về một trong trường hợp sau 1. Cấp C/O nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; 2. Đề nghị bổ sung chứng từ nếu thiếu hoặc khai chưa đúng; 3. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau: a) Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân (quay lại bước 1); b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ (quay lại bước 2); c) Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ tại lần cấp trước đó; d) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung; đ) Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân; e) Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực; g) Có căn cứ hợp pháp chứng minh hàng hoá không có xuất xứ theo quy định của thông tư này hoặc người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.
- Tên bước Mô tả bước 4. Cán bộ PQLXNK kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O 5. Người có thẩm quyền của PQLXNK ký cấp C/O 6. Cán bộ PQLXNK đóng dấu, vào sổ và trả C/O cho thương nhân 7. Hệ thống cấp C/O qua mạng (eCOSys) Đối với các thương nhân tham gia eCOSys, người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O sẽ kê khai các dữ liệu qua hệ thống eCOSys, ký điện tử và truyền tự động tới Tổ chức cấp C/O. Sau khi kiểm tra hồ sơ trên hệ thống eCOSys, nếu chấp thuận cấp C/O, Tổ chức cấp C/O sẽ thông báo qua hệ thống eCOSys cho thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để đối chiếu trước khi cấp C/O Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm: a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O
- Thành phần hồ sơ và con dấu của thương nhân; b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính); c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); d) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân 2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O a) Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; b) Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh; c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan; d) Hoá đơn thương mại; đ) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có; Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. * Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu
- Thành phần hồ sơ có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể); bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu. * Trường hợp các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 và quy định tại khoản 2 là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của thương nhân, bản chính có thể được Tổ chức cấp C/O yêu cầu cung cấp để đối chiếu nếu thấy cần thiết. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Quyết định số Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân 12/2007/QĐ-BTM... (Phụ lục 1); 2. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương Quyết định số
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định nhân (Phụ lục 2); 12/2007/QĐ-BTM... 3. Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 3); Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 4. Mẫu C/O (Phụ lục 4). Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có đăng ký kinh doanh Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 2. Đã đăng ký hồ sơ thương nhân Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM... 3. Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ tại Quyết định số lần cấp trước đó 12/2007/QĐ-BTM...
- Nội dung Văn bản qui định 4. Mẫu C/O không được khai bằng chữ viết tay, Quyết định số hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc 12/2007/QĐ-BTM... được in bằng nhiều màu mực
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AJ
7 p |
178 |
50
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D
7 p |
97 |
26
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VJ
7 p |
202 |
24
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AK
7 p |
105 |
21
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D (gọi tắt C/O) cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore
5 p |
96 |
15
-
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S
7 p |
70 |
15
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cá cờ kiếm, cá ngừ đại dương.
5 p |
58 |
10
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (C/O)
5 p |
75 |
9
-
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu
4 p |
61 |
6
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3 p |
52 |
6
-
Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D
5 p |
74 |
5
-
Cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa thủy sản
6 p |
93 |
4
-
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thờ
3 p |
58 |
3
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D.
6 p |
88 |
3
-
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương
5 p |
46 |
3
-
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩm
6 p |
51 |
2
-
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện hợp thửa đối với thửa đất
7 p |
43 |
2

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=6kt3ntar0nivp52td41l9f86l1; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8