text: 1131/AV
  Vrijwillige transparantie Gehoorimplantaten
  Levering van gehoorimplantaten met een geschatte waarde van circa 4 miljoen euro per jaar (te weten: cochleaire implantaten (circa 145 per jaar) en processoren (circa 500 per jaar), percutane beengeleidingsimplantaten (circa 30 per jaar) en processoren (circa 200 per jaar) transcutane beengeleidingsimplantaten (circa 20 per jaar) en processoren (circa 30 per jaar), middenoor implantaten (circa 10 per jaar) en processoren (circa 10 per jaar), inclusief aanverwante dienstverlening.
  Toelichting op typen gehoorimplantaten:
  
  Technische beschrijving cochleair implantaat:
  Onder een cochleair implantaat verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan ernstig slechthorende (of dove) kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Het CI neemt de functie van de beschadigde zintuigcellen over door de gehoorzenuw direct elektrisch te stimuleren. Een cochleair implantaat bestaat uit een uitwendig en een inwendig (geïmplanteerd) gedeelte.
  Het uitwendige gedeelte heet de processor en bestaat uit een stroombron, een spraakprocessor en een zendspoel. Geluid wordt door de processor omgezet in een elektrisch signaal, en via de zendspoel overgebracht naar een ontvangstspoel op het interne, geïmplanteerde gedeelte. De beide spoelen worden dicht bij elkaar gehouden door magneten in het uitwendige en inwendige deel.
  Het interne gedeelte, het implantaat, bestaat uit een ontvangstspoel die verbonden is met de elektrodenbundel die in het slakkenhuis ligt. Het elektrische signaal bestaat uit elektrische pulsen die via de elektrodenbundel de gehoorzenuw stimuleren. De gehoorzenuw geeft het signaal door naar de hersenen, net zoals het zenuwsignaal bij normaalhorenden ook over de gehoorzenuw naar de hersenen geleid wordt.
   Technische beschrijving beengeleidingsimplantaat:
  Onder een beengeleidingsimplantaat, ook wel BCD (bone conduction device) of BI (bone implant) genoemd, verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan slechthorende kinderen en volwassenen met een geleidingsverlies of gemengd gehoorverlies, die geen ‘gewone’ hoortoestellen kunnen dragen, gegeven kan worden. Het uitwendige gedeelte van het beengeleidingsimplantaat, de processor, vangt geluid op en geeft dit vervolgens met behulp van het interne gedeelte als trillingen door via het schedelbot naar het slakkenhuis. Belangrijk aspect van dit type implantaat is dat het geen gebruik maakt van de gehoorgang en het middenoor. Radboudumc maakt hierbij een onderscheidt tussen 2 soorten beengeleidingsimplantaten:
  o Percutaan: Bij dit type beengeleidingsimplantaat wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde titaniumschroef die in het bot wordt geïmplanteerd. Op deze titaniumschroef wordt een koppelstuk, het abutment, geplaatst die door de hoofdhuid heen gaat. Het externe gedeelte, de processor kan vervolgens na de operatie op dit koppelstuk geplaatst worden.
  o Transcutaan: Bij dit type systeem wordt het interne gedeelte ook in het bot verankerd, maar vervolgens wordt de hoofdhuid weer gesloten. In tegenstelling tot het percutane systeem. Het interne gedeelte en het externe gedeelte worden met behulp van magneten aan elkaar gekoppeld, net als bij een cochleair implantaat.
  Technische beschrijving middenoorimplantaat:
  Onder een middenoorimplantaat verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan slechthorende kinderen en volwassenen met een geleidingsverlies, gemengd gehoorverlies of perceptief gehoorverlies, die geen ‘gewone’ hoortoestellen kunnen dragen, gegeven kan worden. Het uitwendige gedeelte van het middenoorimplantaat, de processor, vangt geluid op en geeft dit vervolgens met behulp van het interne gedeelte door naar het slakkenhuis. In tegenstelling tot het beengeleidingsimplantaat doet het middenoorimplantaat dit met behulp van een geïmplanteerd gedeelte in het middenoor van de patiënt. Dit interne gedeelte wordt vastgemaakt aan een van de gehoorbeentjes van het middenoor.
   supplies
  Radboudumc maakt deze voorafgaande vrijwillige aankondiging bekend op grond waarvan zij de onderhavige opdracht wil contracteren. Gedurende 20 kalenderdagen vanaf de datum van publicatie hebben potentiële (niet eerder betrokken) gegadigden die menen dat de onderhavige opdracht alsnog Europees zou moeten worden aanbesteed, de mogelijkheid om een kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem aanhangig te maken. Indien niet binnen 20 dagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding aanhangig is gemaakt, zal Radboudumc tot definitieve, rechtsgeldige gunning van de opdracht overgaan.
  33185300
  Radboudumc Nijmegen, afdeling KNO
  NL226
  NLD
  LOT-0000
  no-eu-funds
  ORG-0002
  ORG-0001
  ORG-0001
  true
  none
  fa-wo-rc
  1131/AV
  Vrijwillige transparantie Gehoorimplantaten
  Levering van gehoorimplantaten met een geschatte waarde van circa 4 miljoen euro per jaar (te weten: cochleaire implantaten (circa 145 per jaar) en processoren (circa 500 per jaar), percutane beengeleidingsimplantaten (circa 30 per jaar) en processoren (circa 200 per jaar) transcutane beengeleidingsimplantaten (circa 20 per jaar) en processoren (circa 30 per jaar), middenoor implantaten (circa 10 per jaar) en processoren (circa 10 per jaar), inclusief aanverwante dienstverlening.
  Toelichting op typen gehoorimplantaten:
  
  Technische beschrijving cochleair implantaat:
  Onder een cochleair implantaat verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan ernstig slechthorende (of dove) kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Het CI neemt de functie van de beschadigde zintuigcellen over door de gehoorzenuw direct elektrisch te stimuleren. Een cochleair implantaat bestaat uit een uitwendig en een inwendig (geïmplanteerd) gedeelte.
  Het uitwendige gedeelte heet de processor en bestaat uit een stroombron, een spraakprocessor en een zendspoel. Geluid wordt door de processor omgezet in een elektrisch signaal, en via de zendspoel overgebracht naar een ontvangstspoel op het interne, geïmplanteerde gedeelte. De beide spoelen worden dicht bij elkaar gehouden door magneten in het uitwendige en inwendige deel.
   Het interne gedeelte, het implantaat, bestaat uit een ontvangstspoel die verbonden is met de elektrodenbundel die in het slakkenhuis ligt. Het elektrische signaal bestaat uit elektrische pulsen die via de elektrodenbundel de gehoorzenuw stimuleren. De gehoorzenuw geeft het signaal door naar de hersenen, net zoals het zenuwsignaal bij normaalhorenden ook over de gehoorzenuw naar de hersenen geleid wordt.
  Technische beschrijving beengeleidingsimplantaat:
  Onder een beengeleidingsimplantaat, ook wel BCD (bone conduction device) of BI (bone implant) genoemd, verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan slechthorende kinderen en volwassenen met een geleidingsverlies of gemengd gehoorverlies, die geen ‘gewone’ hoortoestellen kunnen dragen, gegeven kan worden. Het uitwendige gedeelte van het beengeleidingsimplantaat, de processor, vangt geluid op en geeft dit vervolgens met behulp van het interne gedeelte als trillingen door via het schedelbot naar het slakkenhuis. Belangrijk aspect van dit type implantaat is dat het geen gebruik maakt van de gehoorgang en het middenoor. Radboudumc maakt hierbij een onderscheidt tussen 2 soorten beengeleidingsimplantaten:
  o Percutaan: Bij dit type beengeleidingsimplantaat wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde titaniumschroef die in het bot wordt geïmplanteerd. Op deze titaniumschroef wordt een koppelstuk, het abutment, geplaatst die door de hoofdhuid heen gaat. Het externe gedeelte, de processor kan vervolgens na de operatie op dit koppelstuk geplaatst worden.
  o Transcutaan: Bij dit type systeem wordt het interne gedeelte ook in het bot verankerd, maar vervolgens wordt de hoofdhuid weer gesloten. In tegenstelling tot het percutane systeem. Het interne gedeelte en het externe gedeelte worden met behulp van magneten aan elkaar gekoppeld, net als bij een cochleair implantaat.
   Technische beschrijving middenoorimplantaat:
  Onder een middenoorimplantaat verstaat Radboudumc een gehoorprothese die aan slechthorende kinderen en volwassenen met een geleidingsverlies, gemengd gehoorverlies of perceptief gehoorverlies, die geen ‘gewone’ hoortoestellen kunnen dragen, gegeven kan worden. Het uitwendige gedeelte van het middenoorimplantaat, de processor, vangt geluid op en geeft dit vervolgens met behulp van het interne gedeelte door naar het slakkenhuis. In tegenstelling tot het beengeleidingsimplantaat doet het middenoorimplantaat dit met behulp van een geïmplanteerd gedeelte in het middenoor van de patiënt. Dit interne gedeelte wordt vastgemaakt aan een van de gehoorbeentjes van het middenoor.
  supplies
  Radboudumc maakt deze voorafgaande vrijwillige aankondiging bekend op grond waarvan zij de onderhavige opdracht wil contracteren. Gedurende 20 kalenderdagen vanaf de datum van publicatie hebben potentiële (niet eerder betrokken) gegadigden die menen dat de onderhavige opdracht alsnog Europees zou moeten worden aanbesteed, de mogelijkheid om een kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem aanhangig te maken. Indien niet binnen 20 dagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding aanhangig is gemaakt, zal Radboudumc tot definitieve, rechtsgeldige gunning van de opdracht overgaan.
  33185300
  Radboudumc Nijmegen, afdeling KNO
  NL226
  NLD
  2024-06-01+02:00
  2027-05-31+02:00
  0.
  