None
θ


=


de temperatuur van de thermische-energieoverdrachtsvloeistof;




θin



=


de waarde van θ bij de inlaat van de thermische-energiewisselaar;




θuit



=


de waarde van θ bij de uitlaat van de thermische-energiewisselaar;




Δθ


=


het temperatuurverschil θin — θuit met Δθ ≥ 0;




θmax



=


de hoogste waarde van θ waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert binnen de maximaal toelaatbare fout;




θmin



=


de laagste waarde van θ waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert binnen de maximaal toelaatbare fout;




Δθmax



=


de hoogste waarde van Δθ waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert binnen de maximaal toelaatbare fout;




Δθmin



=


de laagste waarde van Δθ waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert binnen de maximaal toelaatbare fout;




q


=


het debiet van de thermische-energieoverdrachtsvloeistof;




qs



=


de hoogste waarde van q die is toegestaan voor een korte periode waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert;




qp



=


de hoogste waarde van q die permanent is toegestaan, waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert;




qi



=


de laagste waarde van q die is toegestaan waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert;




P


=


het thermisch vermogen van de thermische-energiewisselaar;




Ps



=


de hoogste waarde van P die is toegestaan, waarbij de thermische-energiemeter goed functioneert.
SPECIFIEKE EISEN
1.   Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de waarden voor de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument als volgt aan te geven:






1.1.
Voor de temperatuur van de vloeistof: θmax, θmin,






—


voor de temperatuurverschillen: Δθmax, Δθmin,




met de volgende beperkingen: ; Δθmin = 3 K of 5 K of 10 K.
1.2.
Voor de druk van de vloeistof: De maximale inwendige overdruk die de meter permanent kan weerstaan bij de hoogste waarde voor de temperatuur.
1.3.
Voor het debiet van de vloeistof: qs, qp, qi, waarin de waarden qp en qi afhankelijk zijn van de volgende beperking:.
1.4.
Voor het thermisch vermogen: Ps.
 2.   Nauwkeurigheidsklassen

De volgende nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd voor thermische-energiemeters: 1, 2, 3.
3.   Maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op volledige thermische-energiemeter

De maximaal toelaatbare relatieve fout die van toepassing is op een volledige thermische-energiemeter voor de nauwkeurigheidsklasse uitgedrukt in het percentage van de werkelijke waarde is:






—


Voor klasse 1: , met Ef, Et, Ec volgens de punten 7.1 tot en met 7.3










—


Voor klasse 2: , met Ef, Et, Ec volgens de punten 7.1 tot en met 7.3










—


Voor klasse 3: , met Ef, Et, Ec volgens de punten 7.1 tot en met 7.3




De volledige thermische-energiemeter mag de maximaal toelaatbare fouten niet misbruiken, noch systematisch een partij bevoordelen.
4.   Toelaatbaar effect van elektromagnetische storingen









4.1.
Het instrument mag niet worden beïnvloed door statische magnetische velden en door elektromagnetische velden bij netfrequentie.
4.2.
De invloed van een elektromagnetische storing dient zodanig te zijn dat de verandering in het meetresultaat niet groter is dan de in punt 4.3 bedoelde kritische veranderingswaarde, of de weergave van het meetresultaat zodanig is dat het niet kan worden opgevat als een geldig resultaat.
4.3.
De kritische veranderingswaarde voor een volledige thermische-energiemeter is gelijk aan de absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op die thermische-energiemeter (zie punt 3).
5.   Duurzaamheid

Nadat een geschikte test is uitgevoerd, rekening houdend met de door de fabrikant geschatte tijdsperiode, dient aan de volgende criteria te worden voldaan:






5.1.
Stromingssensoren: De afwijking, na de duurzaamheidstest, in het meetresultaat ten opzichte van het oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan de kritische veranderingswaarde.
5.2.
Temperatuursensoren: De variatie, na de duurzaamheidstest, in het meetresultaat ten opzichte van het oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan 0,1 °C.
 6.   Aanduidingen op een thermische-energiemeter







—


Nauwkeurigheidsklasse










—


Grenswaarden debiet










—


Grenswaarden temperatuur










—


Grenswaarden temperatuurverschil










—


Plaats van de installatie van de stromingssensor - toevoer of afvoer










—


Aangeven van stroomrichting




7.   Onderdelen

De bepalingen voor onderdelen kunnen van toepassing zijn op onderdelen die door dezelfde of verschillende fabrikanten zijn vervaardigd. Wanneer een thermische-energiemeter bestaat uit onderdelen, zijn de essentiële eisen voor de thermische-energiemeters in voorkomend geval van toepassing op de onderdelen. Bovendien zijn de volgende eisen van toepassing:
7.1.   De relatieve maximaal toelaatbare fout van de stromingssensor, uitgedrukt in %, voor de nauwkeurigheidsklassen:






—


Klasse 1: , maar niet meer dan 5 %,










—


Klasse 2: , maar niet meer dan 5 %,










—


Klasse 3: , maar niet meer dan 5 %,




waarbij de fout Ef een verband legt tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde van de betrekking tussen het uitgangssignaal van de stroomsensor en de massa of het volume.
7.2.   De relatieve maximaal toelaatbare fout van het temperatuursensorpaar, uitgedrukt in %:






—



,




waarin de fout Et een verband legt tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde van de betrekking tussen het uitgangssignaal van het temperatuursensorpaar en het temperatuurverschil.
7.3.   De relatieve maximaal toelaatbare fout voor de rekeneenheid, uitgedrukt in %:






—



,




waarin de fout Ec een verband legt tussen de waarde van de aangegeven thermische energie en de werkelijke waarde van de thermische energie.
7.4.   De kritische veranderingswaarde voor een onderdeel van een thermische-energiemeter is gelijk aan de respectieve absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op het onderdeel (zie de punten 7.1, 7.2 of 7.3).
 7.5.   Aanduidingen op de onderdelen






Stroomsensor:


Nauwkeurigheidsklasse




Grenswaarden debiet




Grenswaarden temperatuur




Nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of het overeenkomstige uitgangssignaal




Aangeven van stroomrichting




Temperatuursensorpaar:


Type-identificatie (bv. Pt 100)




Grenswaarden temperatuur




Grenswaarden temperatuurverschil




Rekeneenheid:


Type temperatuursensor






—


Grenswaarden temperatuur










—


Grenswaarden temperatuurverschil










—


Vereiste nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of overeenkomstig ingangssignaal van de stromingssensor










—


Plaats van de installatie van de stromingssensor - toevoer of afvoer








INGEBRUIKNEMING






a)


Wanneer een lidstaat meting van het huishoudelijk gebruik voorschrijft, dient hij toe te staan dat dit gebeurt met een meter van klasse 3.
b)


Wanneer een lidstaat meting van het handelsgebruik en/of het lichtindustriële gebruik voorschrijft, kan hij eisen dat dit gebeurt met een meter van klasse 2.
c)


Wat de voorschriften van de punten 1.1 tot en met 1.4 betreft, dient de lidstaat te waarborgen dat het nutsbedrijf of de van rechtswege voor het installeren van de meter aangewezen persoon de eigenschappen vaststelt, zodat de meter geschikt is om het verwachte of te verwachten gebruik correct te meten.
CONFORMITEITSBEOORDELING
De in artikel 17 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, zijn:
B + F, B + D of H1.
BIJLAGE VII
MEETINSTALLATIES VOOR DE CONTINUE EN DYNAMISCHE METING VAN HOEVEELHEDEN ANDERE VLOEISTOFFEN DAN WATER (MI-005)
De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de conformiteitsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op meetinstallaties bestemd voor de continue en dynamische meting van hoeveelheden (in volume of massa) andere vloeistoffen dan water. Zo nodig kunnen de termen „volume en l” in deze bijlage gelezen worden als „massa en kg”.
DEFINITIES






Meter


Een instrument ontworpen voor het continu meten, in een geheugen opslaan en weergeven van de hoeveelheid vloeistof onder meetomstandigheden die door een meetwaardeomvormer stroomt in een gesloten volledig gevulde leiding.
 Rekeneenheid


Een onderdeel van een meter dat de uitgangssignalen van de meetopnemer(s) en eventueel van de toegevoegde meetinstrumenten ontvangt en de meetresultaten weergeeft.
Toegevoegd meetinstrument


Een instrument dat is aangesloten op de rekeneenheid voor het meten van bepaalde grootheden die karakteristiek zijn voor de vloeistof, met het oog op correctie en/of herleiding.
Herleidingsinrichting


Een deel van de rekeneenheid dat, door rekening te houden met de kenmerken van de vloeistof (temperatuur, dichtheid, enz.) die worden gemeten met toegevoegde meetinstrumenten, of in een geheugen zijn opgeslagen, automatisch






—


het volume van de onder meetomstandigheden gemeten vloeistof herleidt tot een volume onder basisomstandigheden en/of in massa, of










—


de massa van de onder meetomstandigheden gemeten vloeistof herleidt tot een volume onder meetomstandigheden en/of in volume onder basisomstandigheden.
Noot:
Een herleidingsinrichting omvat de toegevoegde meetinstrumenten.
Basisomstandigheden


De gespecificeerde omstandigheden waarnaar de onder meetomstandigheden gemeten hoeveelheid vloeistof wordt herleid.
Meetinstallatie


Een installatie die de meter zelf en alle benodigde toebehoren omvat om te zorgen voor een correcte meting of bedoeld is om de metingen te vergemakkelijken.
Brandstofpomp


Een meetinstallatie bestemd voor het tanken van motorvoertuigen, kleine schepen en kleine vliegtuigen.
Zelfbedieningsconfiguratie


Een configuratie die de klant in staat stelt een meetinstallatie te gebruiken met de bedoeling om vloeistof te verkrijgen voor eigen gebruik.
Zelfbedieningsinrichting


Een specifieke inrichting die onderdeel is van een zelfbedieningsconfiguratie en één of meer meetinstallaties in staat stelt te functioneren in die zelfbedieningsconfiguratie.
Kleinst gemeten hoeveelheid (MMQ)


De kleinste hoeveelheid vloeistof waarbij de meting uit metrologisch oogpunt aanvaardbaar is voor de meetinstallatie.
Directe aanwijzing


De aanwijzing, in volume of massa, die overeenkomt met de te meten grootheid die de meter fysisch kan meten.
 Noot:
De directe aanwijzing kan met een herleidingsinrichting worden herleid tot een aanwijzing van een andere hoeveelheid




(Niet-) onderbreekbaar


Een meetinstallatie wordt als (niet-) onderbreekbaar beschouwd wanneer de vloeistofstroom (niet) gemakkelijk en snel kan worden gestopt.
Debietbereik


Het bereik tussen de minimum debiet (Qmin) en de maximum debiet (Qmax).
SPECIFIEKE EISEN
1.   Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument aan te geven, met name:
1.1.   Het debietbereik

Het debietbereik dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:






i)


het debietbereik van een meetinstallatie moet liggen binnen het debietbereik van elk van zijn onderdelen, met name de meter;










ii)


meter en meetinstallatie.
Tabel 1







Specifieke meetinstallatie


Kenmerk van de vloeistof


Minimumverhouding van Qmax: Qmin





Brandstofpompen


Geen vloeibare gassen


10: 1




Vloeibare gassen


5: 1




Meetinstallatie


Cryogene vloeistoffen


5: 1




Meetinstallaties op pijpleidingen en systemen voor het laden van schepen


Alle vloeistoffen


Geschikt voor gebruik




Alle andere meetinstallaties


Alle vloeistoffen


4: 1








1.2.   De eigenschappen van de vloeistof die door de meetinstallatie gemeten worden door aanduiding van de naam of het type van de vloeistof of de ter zake dienende kenmerken, zoals bijvoorbeeld:






—


temperatuurbereik;










—


drukbereik;










—


dichtheidsbereik;










—


viscositeitsbereik.
1.3.   De nominale waarde van de wisselspanningsbron en/of grenswaarden voor gelijkspanningsbron.
1.4.   De basisomstandigheden voor herleide waarden.
Noot:
Punt 1.4 doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten om overeenkomstig artikel 12, lid 2 van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 15 °C voor te schrijven (1).
 2.   Nauwkeurigheidsklasse en maximaal toelaatbare fouten

2.1.   Voor hoeveelheden groter dan of gelijk aan twee liter bedraagt de maximaal toelaatbare fout van de aanwijzing:
Tabel 2










 


Nauwkeurigheidsklasse




 


0,3


0,5


1,0


1,5


2,5




Meetinstallaties (A)


0,3 %


0,5 %


1,0 %


1,5 %


2,5 %




Meters (B)


0,2 %


0,3 %


0,6 %


1,0 %


1,5 %




2.2.   Voor hoeveelheden kleiner dan twee liter bedraagt de maximaal toelaatbare fout van de aanwijzing:
Tabel 3






Gemeten volume V


Maximaal toelaatbare fout




V < 0,1 l


4 × de waarde van tabel 2, toegepast op 0,1 l




0,1 l ≤ V < 0,2 l


4 × de waarde van tabel 2




0,2 l ≤ V < 0,4 l


2 × de waarde van tabel 2, toegepast op 0,4 l




0,4 l ≤ V < 1 l


2 × de waarde van tabel 2




1 l ≤ V < 2 l


de waarde van tabel 2, toegepast op 2 l




2.3.   Echter, ongeacht de gemeten hoeveelheid wordt de grootte van de maximaal toelaatbare fout gegeven door de grootste van de volgende twee waarden:






—


de absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout in tabel 2 of tabel 3;










—


de absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout voor de kleinst gemeten hoeveelheid (Emin).
2.4.1.   Voor kleinst gemeten hoeveelheden groter dan of gelijk aan twee liter, gelden de volgende voorwaarden,






 


Voorwaarde 1
Emin moet voldoen aan de voorwaarde: Emin ≥ 2 R, waarin R de kleinste schaalinterval van de aanwijsinrichting is.
 Voorwaarde 2
Emin volgt uit de formule: , waarin:






—


MMQ = de kleinst gemeten hoeveelheid,










—


A = de numerieke waarde als aangegeven onder A in tabel 2








2.4.2.   Voor kleinst gemeten hoeveelheden kleiner dan twee liter is de bovenstaande voorwaarde 1 van toepassing, en is Emin tweemaal de in tabel 3 aangegeven waarde en heeft Emin betrekking op regel A van tabel 2.
2.5.   Herleide aanwijzing

Bij een herleide aanwijzing is de maximaal toelaatbare fout de onder A in tabel 2 vermelde waarde.
2.6.   Herleidingsinrichtingen

De maximaal toelaatbare fout bij herleide aanwijzingen als gevolg van een herleidingsinrichting is gelijk aan ± (A - B), waarbij A en B de in tabel 2 aangegeven waarden zijn.
Onderdelen van herleidingsinrichtingen die afzonderlijk kunnen worden getest
a)   Rekeneenheid

De maximaal toelaatbare fout bij aanwijzing van hoeveelheden vloeistof waarvoor een berekening moet worden uitgevoerd is, hetzij positief hetzij negatief, gelijk aan een tiende van de maximaal toelaatbare fout als vermeld onder A in tabel 2.
b)   Toegevoegde meetinstrumenten

Toegevoegde meetinstrumenten moeten een nauwkeurigheid hebben die minstens even goed is als de waarden van tabel 4:
Tabel 4










Maximaal toelaatbare fout bij de meting van


Nauwkeurigheidsklasse van de meetinstallatie




0,3


0,5


1,0


1,5


2,5




Temperatuur


± 0,3 °C


± 0,5 °C


± 1,0 °C




Druk


Minder dan 1 MPa: ± 50 kPa
van 1 tot en met 4 MPa: ± 5 %
Meer dan 4 MPa: ± 200 kPa




Dichtheid


± 1 kg/m3



± 2 kg/m3



± 5 kg/m3





Deze waarden gelden voor de aanwijzing van de karakteristieke grootheden van de vloeistof die door de herleidingsinrichting worden aangewezen.
c)   Nauwkeurigheid van de rekenfunctie

De maximaal toelaatbare fout voor de berekening van elke karakteristieke grootheid is, positief of negatief, gelijk aan twee vijfde van de onder b) vastgestelde waarde.
 2.7.   Het vereiste onder a) in punt 2.6 geldt voor elke berekening, niet alleen herleiding.
2.8.   De meetinstallatie mag de maximaal toelaatbare fouten niet misbruiken, noch systematisch een partij bevoordelen.
3.   Maximaal toelaatbare fout bij storingen









3.1.
Het effect van een elektromagnetische storing op een meetinstallatie dient zodanig te zijn dat:






—


de verandering in het meetresultaat niet groter is dan de in punt 3.2 bedoelde kritische veranderingswaarde, of










—


de weergave van het meetresultaat een kortstondige afwijking vertoont die niet kan worden opgevat, in een geheugen opgeslagen of doorgegeven als meetresultaat. Bovendien kan dit bij een onderbreekbare installatie ook betekenen dat het onmogelijk is verdere metingen uit te voeren, of










—


wanneer de afwijking van het meetresultaat groter is dan de kritische veranderingswaarde, de meetinstallatie het meetresultaat terug moet kunnen halen dat bestond vóór de kritische veranderingswaarde zich voordeed en de vloeistofstroom stopzette.
3.2.
De kritische veranderingswaarde is de grootste van 1/5 van de maximaal toelaatbare fout voor een bepaalde gemeten waarde of Emin.
4.   Duurzaamheid

Na een passende test waarin rekening is gehouden met de door de fabrikant geschatte periode, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
De verandering, na de duurzaamheidstest, van het meetresultaat ten opzichte van het oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan de in punt B van tabel 2 voor de meters vermelde waarde.
5.   Geschiktheid

5.1.   Voor alle gemeten hoeveelheden met betrekking tot dezelfde meting mag de aanwijzing van de verschillende inrichtingen niet meer van elkaar afwijken dan een schaalinterval bij inrichtingen met hetzelfde schaalinterval. Bij inrichtingen met verschillende schaalintervallen mag de afwijking niet meer bedragen dan het grootste schaalinterval.
Bij een zelfbedieningsconfiguratie moet het schaalinterval van de hoofdaanwijzing op de meetinstallatie en de schaalintervallen van de zelfbedieningsinrichting hetzelfde zijn en mogen de meetresultaten niet van elkaar afwijken.
 5.2.   Het mag niet mogelijk zijn om de onder normale gebruiksomstandigheden gemeten vloeistof om te leiden, tenzij dat gemakkelijk waarneembaar/duidelijk herkenbaar is.
5.3.   Ieder percentage lucht of gas dat niet gemakkelijk in de vloeistof aantoonbaar is mag niet leiden tot een variatie van de fout die groter is dan:






—


0,5 % bij andere vloeistoffen dan drinkbare vloeistoffen en bij vloeistoffen met een viscositeit van maximaal 1 mPa.s, of










—


1 % bij drinkbare vloeistoffen en bij vloeistoffen met een viscositeit van meer dan 1 mPa.s.
De toegestane variatie mag echter nooit kleiner zijn dan 1 % van MMQ. Deze waarde is van toepassing bij lucht- of gasbellen.
5.4.   Meetinstallaties voor rechtstreekse verkoop

5.4.1.   Een meetinstallatie voor rechtstreekse verkoop moet zijn uitgerust met een voorziening waarmee de aanwijzing op nul kan worden gesteld.
Het mag niet mogelijk zijn de gemeten hoeveelheid om te leiden.
5.4.2.   De hoeveelheid waarop de transactie gebaseerd is moet permanent kunnen worden afgelezen, totdat alle partijen bij de transactie het meetresultaat aanvaard hebben.
5.4.3.   Meetinstallaties voor rechtstreekse verkoop moeten onderbreekbaar zijn.
5.4.4.   Ieder percentage lucht of gas in de vloeistof mag niet leiden tot een grotere variatie van de fout dan de in punt 5.3 vermelde waarden.
5.5.   Brandstofpompen

5.5.1.   De aanwijzingen op brandstofpompen mogen tijdens de meting niet op nul kunnen worden gesteld.
5.5.2.   Het begin van een nieuwe meting moet worden verhinderd totdat de aanwijzing weer op nul is gesteld.
5.5.3.   Indien een meetinstallatie is uitgerust met een prijsaanwijzing, mag het verschil tussen de aangewezen prijs en de prijs berekend op grond van de prijs per eenheid en de aangewezen hoeveelheid niet meer bedragen dan de prijs voor Emin. Dit verschil behoeft echter niet minder te bedragen dan de kleinste valuta-eenheid.
 6.   Stroomstoring

Een meetinstallatie moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening die ervoor zorgt dat alle meetfuncties worden verricht gedurende de storing in de hoofdstroombron, of met een voorziening om de op dat moment aanwezige gegevens op te slaan en aan te wijzen zodat de lopende transactie kan worden afgesloten en met een voorziening om de vloeistofstroom op het moment van de storing van de hoofdstroombron te stoppen.
7.   Ingebruikneming

Tabel 5






Nauwkeurigheidsklasse


Type meetinstallatie




0,3


Meetinstallaties op een pijpleiding




0,5


Alle meetinstallaties tenzij anders vermeld in deze tabel, met name:






—


brandstofpompen (niet voor vloeibare gassen),










—


meetinstallaties op tankauto’s voor vloeistoffen met een lage viscositeit (≤ 20 mPa.s)










—


meetinstallaties voor het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto’s (2)











—


meetinstallaties voor melk










—


meetinstallaties voor het tanken van vliegtuigen








1,0


Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur groter dan of gelijk aan – 10 °C




Meetinstallaties normaliter van klasse 0,3 of 0,5 maar gebruikt voor vloeistoffen






—


waarvan de temperatuur minder bedraagt dan – 10 °C of meer dan 50 °C










—


waarvan de dynamische viscositeit hoger is dan 1 000 mPa.s










—


waarvan de maximumvolumestroom niet hoger is dan 20 l/h








1,5


Meetinstallaties voor vloeibaar kooldioxide




Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur onder – 10 °C (andere dan cryogene vloeistoffen)




2,5


Meetinstallaties voor cryogene vloeistoffen (temperatuur beneden – 153 °C)







8.   Meeteenheden

De gemeten hoeveelheid wordt aangegeven in milliliter (ml), kubieke centimeter (cm3), liter (l of L), kubieke meter (m3), gram (g), kilogram (kg) of ton (t).
CONFORMITEITSBEOORDELING
De in artikel 17 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, zijn:
B + F of B + D of H1 of G.
(1)  PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
 (2)  De lidstaten kunnen evenwel voor de heffing van rechten op minerale oliën bij het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto’s meetinstallaties van nauwkeurigheidsklasse 0,3 of 0,5 verlangen.
Noot: De fabrikant kan echter een bepaald type meetinstallatie in een klasse met een betere nauwkeurigheid indelen.
BIJLAGE VIII
AUTOMATISCHE WEEGINSTRUMENTEN (MI-006)
De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke eisen van deze bijlage en de in de hoofdstuk I van deze bijlage genoemde conformiteitsbeoordelingsprocedures gelden voor automatische weeginstrumenten als hieronder gedefinieerd, die zijn bedoeld voor de bepaling van de massa van een lichaam op grond van de werking van de zwaartekracht op dat lichaam.
DEFINITIES






Automatisch weeginstrument


Een instrument dat de massa van een product bepaalt zonder tussenkomst van een bedienaar en een vooraf bepaald programma van automatische processen volgt die kenmerkend zijn voor het instrument.
Automatische vangweger


Een automatisch weeginstrument dat de massa van vooraf samengevoegde afzonderlijke lasten (bijvoorbeeld voorverpakkingen) of enkelvoudige lasten los materiaal bepaalt.
Automatische controleweger


Een automatische vangweger die artikelen met een verschillende massa onderverdeelt in twee of meer subgroepen aan de hand van het verschil in hun massa en een nominaal instelpunt.
Gewichtsetiketteermachine


Een automatische vangweger die op afzonderlijke artikelen een etiket met het gewicht aanbrengt.
Gewichts- en prijsetiketteermachine


Een automatische vangweger die op afzonderlijke artikelen een etiket met het gewicht en de prijsinformatie aanbrengt.
Automatische weegmachine voor afwegen


Een automatisch weeginstrument dat houders vult met een vooraf bepaalde en vrijwel constante hoeveelheid van een bulkgoed.
Discontinue totalisator (totaliserende bunkerweger)


Een automatisch weeginstrument dat de massa van een bulkgoed bepaalt door het in afzonderlijke lasten te verdelen. De massa van elke afzonderlijke last wordt in volgorde bepaald en bij de andere opgeteld. Elke afzonderlijke last wordt vervolgens weer in bulk afgeleverd.
 Continue totalisator


Een automatisch weeginstrument dat ononderbroken de massa van een bulkgoed op een transportband bepaalt, zonder systematische onderverdeling van dat goed en zonder onderbreking van de beweging van de transportband.
Spoorwegweegbrug


Een automatisch weeginstrument met een lastdrager inclusief rails voor het transport van spoorwagons.
SPECIFIEKE EISEN
HOOFDSTUK I

Eisen voor alle types automatische weeginstrumenten

1.   Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument als volgt op te geven:






1.1.
Voor de te meten grootheid:
Het meetbereik in termen van het minimum- en maximumweegvermogen.
1.2.
Voor de invloedsgrootheden van de elektrische voeding:







Bij wisselspanningsvoeding


:


de nominale wisselspanning, of de grenswaarden van de wisselspanning




Bij gelijkspanningsvoeding


:


de nominale en de minimum gelijkspanning, of de grenswaarden van de gelijkspanning.
1.3.
Voor de mechanische en klimatologische invloedsgrootheden:
Het minimum temperatuurbereik is 30 °C, tenzij anders aangegeven in de volgende hoofdstukken van deze bijlage.
De mechanische omgevingsklassen volgens bijlage I, punt 1.3.2 zijn niet van toepassing. Voor instrumenten die onder een bijzondere mechanische belasting worden gebruikt, bijvoorbeeld instrumenten die in voertuigen zijn ingebouwd, zal de fabrikant de mechanische gebruiksomstandigheden preciseren (of definiëren).
1.4.
Voor andere invloedsgrootheden (indien van toepassing)






 


De bedrijfssnelheid (-snelheden),










 


De kenmerken van het (de) te wegen product(en).
2.   Toelaatbaar effect van verstoringen - Elektromagnetische omgeving

Voor elk type instrument worden de vereiste prestaties en de kritische veranderingswaarde gegeven in het desbetreffende hoofdstuk.
3.   Geschiktheid









3.1.
Er dient te worden voorzien in middelen die de effecten van scheefstellen, beladen en bedrijfssnelheid zodanig beperken dat de maximaal toelaatbare fouten bij normaal bedrijf niet worden overschreden.
3.2.
Er dient te worden voorzien in geschikte materiaaltransportinrichtingen zodat het instrument bij normaal bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fouten kan blijven.
3.3.
Elke bedienaarsinterface dient duidelijk en doelmatig te zijn.
3.4.
 De bedienaar dient de integriteit van het display (indien aanwezig) te kunnen controleren.
3.5.
Er dient te worden voorzien in een geschikte nulstelmogelijkheid zodat het instrument bij normaal bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fouten kan blijven.
3.6.
Elk resultaat buiten het meetbereik dient als zodanig te worden geïdentificeerd, indien een afdruk mogelijk is.
4.   Conformiteitsbeoordeling

De in artikel 17 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, zijn:






 


Voor mechanische systemen:
B + D, of B + E, of B + F, of D1, of F1, of G, of H1.
Voor elektromechanische instrumenten:
B + D, of B + E, of B + F, of G, of H1.
Voor elektronische systemen of systemen die software bevatten:
B + D, of B + F, of G, of H1.
HOOFDSTUK II

Automatische vangwegers

1.   Nauwkeurigheidsklassen









1.1.
De instrumenten zijn onderverdeeld in de als volgt aangeduide hoofdcategorieën:
X of Y
gespecificeerd door de fabrikant












1.2.
Deze hoofdcategorieën worden nader onderverdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen:






 


XI, XII, XIII & XIV
en










 


Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b)




die door de fabrikant worden gespecificeerd.
2.   Categorie X instrumenten









2.1.
Categorie X is van toepassing op instrumenten die worden gebruikt voor de controle van voorverpakkingen die zijn samengesteld volgens de eisen van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen (1) die op voorverpakkingen van toepassing zijn.
2.2.
De nauwkeurigheidsklassen worden aangevuld met een factor (x) die de maximaal toelaatbare standaarddeviatie als vermeld in punt 4.2 kwantificeert.
De fabrikant dient de factor (x) op te geven, waarbij (x) ≤ 2, in de vorm 1 × 10k, 2 × 10k of 5 × 10k, waarbij k een negatief geheel getal of nul is.
 3.   Categorie Y instrumenten

Categorie Y is van toepassing op alle andere automatische vangwegers.
4.   Maximaal toelaatbare fout

4.1.   Gemiddelde fout voor categorie X/Maximaal toelaatbare fout voor categorie Y

Tabel 1














Netto last (m) in ijkeenheden (e)


Maximaal toelaatbare gemiddelde fout


Maximaal toelaatbare fout




XI


Y(I)


XII


Y(II)


XIII


Y(a)


XIV


Y(b)


X


Y




0 < m ≤ 50 000


0 < m ≤ 5 000


0 < m ≤ 500


0 < m ≤ 50


± 0,5 e


± 1 e




50 000 < m ≤ 200 000


5 000 < m ≤ 20 000


500 < m ≤ 2 000


50 < m ≤ 200


± 1,0 e


± 1,5 e




200 000 < m


20 000 < m ≤ 100 000


2 000 < m ≤ 10 000


200 < m ≤ 1 000


± 1,5 e


± 2 e




4.2.   Standaarddeviatie

Maximaal toelaatbare waarde voor de standaarddeviatie van klasse X (x)-instrument is het product van factor (x) met de waarde in tabel 2 hieronder.
 Tabel 2






Netto last (m)


Maximaal toelaatbare standaarddeviatie voor klasse X(1)




m ≤ 50 g


0,48 %




50 g < m ≤ 100 g


0,24 g




100 g < m ≤ 200 g


0,24 %




200 g < m ≤ 300 g


0,48 g




300 g < m ≤ 500 g


0,16 %




500 g < m ≤ 1 000 g


0,8 g




1 000 g < m ≤ 10 000 g


0,08 %




10 000 g < m ≤ 15 000 g


8 g




15 000 g < m


0,053 %




Voor klasse XI en XII, is (x) kleiner dan 1
Voor klasse XIII, is (x) niet groter dan 1
Voor klasse XIIII, is (x) groter dan 1
4.3.   IJkeenheid - instrumenten met één interval

Tabel 3









Nauwkeurigheidsklassen


IJkeenheid

Aantal ijkeenheden,






 


 


 


Minimum


Maximum




XI


Y(I)


0,001 g ≤ e


50 000


-




XII


Y(II)


0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g


100


100 000




0,1 g ≤ e


5 000


100 000




XIII


Y(a)


0,1 g ≤ e ≤ 2 g


100


10 000




5 g ≤ e


500


10 000




XIIII


Y(b)


5 g ≤ e


100


1 000




4.4.   IJkeenheid - instrument met meerdere intervallen

Tabel 4









Nauwkeurigheidsklassen


IJkeenheid

Aantal ijkeenheden,






 


 


 


Minimumwaarde (2)






Maximumwaarde







XI


Y(I)


0,001 g ≤ ei



50 000


-




XII


Y(II)


0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g


5 000


100 000




 


 


0,1 g ≤ ei



5 000


100 000




XIII


Y(a)


0,1 g ≤ ei



500


10 000




XIIII


Y(b)


5 g ≤ ei



50


1 000




Waarbij:







i


=


1, 2, … r




i


=


gedeeltelijk weegbereik




r


=


totale aantal deelbereiken




5.   Meetbereik

Bij de specificatie van het meetbereik voor instrumenten van klasse Y dient de fabrikant er rekening mee te houden dat de minimumcapaciteit niet lager mag zijn dan:







klasse Y(I)


:


100 e




klasse Y(II)


:


20 e voor 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, en 50 e voor 0,1 g ≤ e




klasse Y(a)


:


20 e




klasse Y(b)


:


10 e




Sorteerweegschalen, bijvoorbeeld postweegschalen en afvalwegers


:


5 e




6.   Dynamische instelling









6.1.
 Deze voorziening dient een door de fabrikant gespecificeerd lastbereik te bestrijken.
6.2.
Voor zover aangebracht, dient een dynamische-instelinrichting die de dynamische effecten van de bewegende last compenseert, niet te werken buiten het meetbereik, en dient beveiligd te kunnen worden.
7.   Prestaties onder invloedsfactoren en bij elektromagnetische verstoringen

7.1.   De maximaal toelaatbare fouten ten gevolge van invloedsfactoren zijn:
7.1.1.   Voor categorie X instrumenten:






—


bij automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1 en tabel 2,










—


bij statische weging bij niet-automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1.
7.1.2.   Voor categorie y instrumenten:






—


voor elke last bij automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1,










—


bij statische weging bij niet-automatisch bedrijf: zoals voor categorie X genoemd in tabel 1.
7.2.   De kritische veranderingswaarde als gevolg van een storing is één ijkeenheid.
7.3.   Temperatuurbereik:






—


voor instrumenten van klasse XI en klasse Y(I) is het minimumbereik 5 °C,










—


voor klasse XII en klasse Y(II) is het minimumbereik 15 °C.
HOOFDSTUK III

Automatische weegmachine voor afwegen

1.   Nauwkeurigheidsklassen









1.1.
De fabrikant dient zowel de referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) als de operationele nauwkeurigheidsklasse(n) X(x) op te geven.
1.2.
Een instrumenttype wordt een referentienauwkeurigheidsklasse - Ref(x) - toegewezen overeenkomend met de best mogelijke nauwkeurigheid voor instrumenten van dat type. Na installatie: afzonderlijke instrumenten worden een of meer operationele nauwkeurigheidsklassen X(x) toegewezen, rekening houdend met de specifieke te wegen producten. De klasseaanduidingsfactor (x) dient ≤ 2 te zijn, in de vorm 1 ×10k, 2 × 10k of 5 × 10k, waarbij k een negatief geheel getal of nul is.
1.3.
De referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) is van toepassing bij statische lasten.
1.4.
Voor de operationele nauwkeurigheidsklasse X(x), is X een regime om nauwkeurigheid aan het lastgewicht te relateren en (x) is een vermenigvuldigingsfactor voor de foutgrenzen zoals voor klasse X(1) in punt 2.2.
 2.   Maximaal toelaatbare fout

2.1.   Statische weegfout









2.1.1.
Voor statische lasten onder nominale bedrijfsomstandigheden dient de maximaal toelaatbare fout voor de referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) 0,312 te zijn van de maximaal toelaatbare afwijking van elke vulling van het gemiddelde, zoals genoemd in tabel 5, vermenigvuldigd met de klasseaanduidingsfactor (x).
2.1.2.
Voor instrumenten waar de vulling kan bestaan uit meer dan één last (bv. cumulatieve of selectieve combinatiewegers) dient de maximaal toelaatbare fout voor statische lasten de nauwkeurigheid te zijn die is vereist voor de vulling zoals genoemd in punt 2.2 (dat wil zeggen niet de som van de maximaal toelaatbare afwijkingen voor de individuele lasten).
2.2.   Afwijking van de gemiddelde vulling

Tabel 5






Waarde van de massa van de vullingen m(g)


Maximaal toelaatbare afwijking van elke vulling van het gemiddelde voor klasse X(1)




m ≤ 50


7,2 %




50 < m ≤ 100


3,6 g




100 < m ≤ 200


3,6 %




200 < m ≤ 300


7,2 g




300 < m ≤ 500


2,4 %




500 < m ≤ 1 000


12 g




1 000 < m ≤ 10 000


1,2 %




10 000 < m ≤ 15 000


120 g




15 000 < m


0,8 %




Noot:
De berekende afwijking van elke vulling van het gemiddelde mag worden aangepast om rekening te houden met het effect van de deeltjesgrootte van het materiaal.
2.3.   Fout ten opzichte van de voorinstelwaarde (instelfout)

Voor instrumenten waarbij het vulgewicht vooraf ingesteld kan worden: het maximale verschil tussen de voorinstelwaarde en de gemiddelde massa van de vullingen dient niet hoger te zijn dan 0,312 van de maximaal toelaatbare afwijking van elke vulling van het gemiddelde zoals genoemd in tabel 5.
3.   Prestaties onder invloedsfactor en elektromagnetische verstoringen









3.1.
De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren is zoals genoemd in punt 2.1.
3.2.
 De kritische veranderingswaarde ten gevolge van een verstoring is een verandering in de vermelding van het statische gewicht die gelijk is aan de in punt 2.1 genoemde maximaal toelaatbare fout die is berekend voor de nominale minimale vulling, of een verandering die een gelijksoortig effect zou hebben op de vulling voor instrumenten waarbij de vulling bestaat uit meerdere lasten. De berekende kritische veranderingswaarde wordt naar boven afgerond op het volgende schaalinterval (d).
3.3.
De fabrikant dient de waarde van de nominale minimumvulling te specificeren.
HOOFDSTUK IV

Discontinue totalisators

1.   Nauwkeurigheidsklassen

De instrumenten worden als volgt verdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen: 0,2; 0,5; 1; 2.
2.   Maximaal toelaatbare fouten

Tabel 6






Nauwkeurigheidsklasse


Maximaal toelaatbare fout van de getotaliseerde last




0,2


± 0,10 %




0,5


± 0,25 %




1


± 0,50 %




2


± 1,00 %




3.   Totalisatie ijkeenheid

De totalisatie ijkeenheid (dt) dient te liggen in het volgende bereik:
0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max
4.   Minimale getotaliseerde last (Σmin)

De minimale getotaliseerde last (Σmin) mag niet kleiner zijn dan de last waarbij de maximaal toelaatbare fout gelijk is aan de totalisatie ijkeenheid (dt) en niet kleiner dan de minimale last als opgegeven door de fabrikant.
5.   Nulstelling

Instrumenten die geen tarra wegen na elke lossing, dienen te zijn voorzien van een nulstelinrichting. De automatische werking dient te worden stopgezet indien de nulindicatie varieert met:






—


1 dt voor instrumenten met een automatische nulstelinrichting










—


0,5 dt voor instrumenten met een semi-automatische, of niet-automatische, nulstelinrichting.
6.   Bedienaarsinterface

Bij automatische werking dienen instellingen door de bedienaar en de resetfunctie te zijn onderdrukt.
7.   Afdruk

Bij instrumenten die zijn uitgerust met een afdrukinrichting, dient de reset van het totaal niet mogelijk te zijn totdat het totaal is geprint. Het totaal dient te worden geprint, indien de automatische werking wordt onderbroken.
 8.   Prestaties onder invloedsfactoren en elektromagnetische verstoringen









8.1.
De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren is zoals genoemd in tabel 7.
Tabel 7






Last (m) in totalisatie ijkeenheden (dt)


Maximaal toelaatbare fout




0 < m ≤ 500


± 0,5 dt





500 < m ≤ 2 000


± 1,0 dt





2 000 < m ≤ 10 000


± 1,5 dt

















8.2.
De kritische veranderingswaarde als gevolg van een verstoring is één totalisatie ijkeenheid voor elke gewichtsaanwijzing en elk opgeslagen totaal.
HOOFDSTUK V

Continue totalisators

1.   Nauwkeurigheidsklassen

Instrumenten worden als volgt in drie nauwkeurigheidsklassen onderverdeeld: 0,5; 1; 2.
2.   Meetbereik









2.1.
De fabrikant specificeert het meetbereik, de verhouding tussen de minimale nettolast van de weegeenheid en de maximumcapaciteit, en de minimale getotaliseerde last.
2.2.
De minimale getotaliseerde last Σmin dient niet lager te zijn dan






 


800 d voor klasse 0,5,










 


400 d voor klasse 1,










 


200 d voor klasse 2,




waarbij d de totalisatie ijkeenheid van de algemene totaliseerinrichting is.
3.   Maximaal toelaatbare fout

Tabel 8






Nauwkeurigheidsklasse


Maximaal toelaatbare fout voor de totale last




0,5


± 0,25 %




1


± 0,5 %




2


± 1,0 %




4.   Bandsnelheid

De bandsnelheid dient te worden opgegeven door de fabrikant. Voor bandwegers met één snelheid, en bandwegers met handmatig instelbare variabele snelheid, dient de snelheid met hoogstens 5 % te variëren ten opzichte van de nominale waarde. Het product dient geen andere snelheid te hebben als de snelheid van de band.
5.   Algemene totaliseerinrichting

Het dient niet mogelijk te zijn de algemene totaliseerinrichting op nul te stellen.
6.   Prestaties onder invloedsfactoren en elektromagnetische verstoringen









6.1.
De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren voor een last van niet minder dan Σmin is 0,7 maal de in tabel 8 van toepassing zijnde waarde, afgerond op de meest nabijgelegen totalisatie ijkeenheid (d).
6.2.
 De kritische veranderingswaarde als gevolg van een verstoring is 0,7 maal de in tabel 8 van toepassing zijnde waarde, voor een last gelijk aan Σmin, voor de aangegeven klasse bandweger naar boven afgerond op de volgende totalisatie ijkeenheid (d).
HOOFDSTUK VI

Automatische spoorwegweegbruggen

1.   Nauwkeurigheidsklassen

De instrumenten worden als volgt verdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen:
0,2; 0,5; 1; 2.
2.   Maximaal toelaatbare fout









2.1.
De maximaal toelaatbare fouten voor het rijdend wegen van één wagon of een gehele trein zijn aangegeven in tabel 9.
Tabel 9






Nauwkeurigheidsklasse


Maximaal toelaatbare fout




0,2


± 0,1 %




0,5


± 0,25 %




1


± 0,5 %




2


± 1,0 %
















2.2.
De maximaal toelaatbare fout voor het gewicht van gekoppelde of ontkoppelde wagons bij rijdend wegen is de grootste van de volgende waarden:






—


de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;










—


de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval, voor een gewicht dat gelijk is aan 35 % van het maximale wagongewicht (zoals aangeduid op de beschrijvende markeringen);










—


één schaalinterval (d)
















2.3.
De maximaal toelaatbare fouten voor het gewicht van treinen bij rijdend wegen is de grootste van de volgende waarden:






—


de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;










—


de waarde berekend volgens tabel 9, voor het gewicht van één wagon dat gelijk is aan 35 % van het maximale wagongewicht (zoals aangeduid op de beschrijvende markeringen) vermenigvuldigd met het aantal referentiewagons (niet meer dan 10) in de trein, en afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;










—


één schaalinterval (d) voor elke wagon in de trein, maar niet meer dan 10 d.
2.4.
 Bij de weging van gekoppelde wagons mogen niet meer dan 10 % van de weegresultaten van een of meer doorgangen van de trein fouten vertonen die groter zijn dan de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare fout genoemd in punt 2.2, maar zij dienen niet groter te zijn dan tweemaal die waarde.
3.   Schaalinterval (d)

Het verband tussen de nauwkeurigheidsklasse en het schaalinterval is zoals genoemd in tabel 10.
Tabel 10






Nauwkeurigheidsklasse


Schaalinterval (d)




0,2


d ≤ 50 kg




0,5


d ≤ 100 kg




1


d ≤ 200 kg




2


d ≤ 500 kg




4.   Meetbereik









4.1.
De minimumcapaciteit dient niet minder te zijn dan 1 t, en niet groter dan de waarde van het resultaat van het minimum wagongewicht gedeeld door het aantal deelwegingen.
4.2.
Het minimum wagongewicht dient niet minder te zijn dan 50 d.
5.   Prestaties onder invloedsfactor en elektromagnetische verstoringen









5.1.
De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van een invloedsfactor is zoals genoemd in tabel 11.
Tabel 11






Last (m) in ijkeenheden (d)


Maximaal toelaatbare fout




0 < m ≤ 500


± 0,5 d




500 < m ≤ 2 000


± 1,0 d




2 000 < m ≤ 10 000


± 1,5 d
















5.2.
De kritische veranderingswaarde ten gevolge van een verstoring is gelijk aan één schaalinterval.
(1)  PB L 46 van 21.2.1976, blz. 1.
(2)  Voor i = r is de overeenkomstige kolom van Tabel 4 van toepassing waarbij e wordt vervangen door er




BIJLAGE IX
TAXIMETERS (MI-007)
De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de conformiteitsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op taximeters.
DEFINITIES

Taximeter

Een inrichting die samen met een signaalgenerator (1) werkt om een meetinstrument te vormen.
 Deze inrichting meet de tijdsduur, en berekent de afstand op basis van een signaal dat gegeven wordt door de afstandssignaalgenerator. Daarnaast wordt het te betalen ritbedrag voor een rit berekend en getoond op basis van de berekende afstand en/of de gemeten tijdsduur van de rit.
Ritbedrag

Het totale geldbedrag voor een rit op basis van een eerste aanslag en/of de lengte en/of de duur van de rit. In het ritbedrag is geen toeslag voor extra diensten begrepen.
Omschakelsnelheid

De snelheidswaarde verkregen door de deling van een tijdtarief door een afstandtarief.
Normale berekeningswijze S (enkelvoudige toepassing van tarief)

Berekening van het ritbedrag gebaseerd op toepassing van tijdtarief onder de omschakelsnelheid en toepassing van afstandtarief boven de omschakelsnelheid.
Normale berekeningswijze D (dubbelvoudige toepassing van tarief)

Berekening van het ritbedrag gebaseerd op de gelijktijdige toepassing van tijdtarief en afstandtarief over de hele rit.
Functiestand

De verschillende standen waarin een taximeter de verschillende onderdelen van zijn functioneren vervult. De functiestanden worden onderscheiden door de volgende aanduidingen:







„Vrij”


:


De functiestand waarin de ritbedragberekening is afgezet




„Tarief”


:


De functiestand waarin de ritbedragberekening plaatsvindt op basis van een eventuele eerste aanslag en een tarief voor afgelegde afstand en/of tijdsduur van de rit




„Te betalen”


:


De functiestand waarbij het voor de rit verschuldigde ritbedrag wordt getoond en ten minste de op tijd gebaseerde ritbedragberekening is afgezet.
ONTWERPEISEN








1.
Een taximeter dient ontworpen te zijn om de afstand en de tijdsduur van de rit te berekenen.
2.
De taximeter dient ontworpen te zijn om het ritbedrag, toenemend in stappen gelijk aan de door de lidstaat vastgestelde resolutie, te berekenen en te tonen, in de functiestand „Tarief”, en om de eindwaarde voor de rit in de functiestand „Te betalen” te tonen.
3.
 Een taximeter dient de normale berekeningsmogelijkheden S en D toe te kunnen passen. Het dient mogelijk te zijn te kiezen tussen deze berekeningswijzen door middel van een beveiligde instelling.
4.
Een taximeter dient de volgende gegevens te kunnen verstrekken via (een) geschikte beveiligde interface(s):






—


functiestand: „Vrij”, „Tarief” of „Te betalen”,










—


totalisatordata bedoeld in punt 15.1,










—


algemene informatie: constante van de afstandssignaalgenerator, beveiligingsdatum, identificatie van de taxi, werkelijke tijd, identificatie van het tarief,










—


ritbedrag informatie voor een rit: totaalbedrag, ritbedrag, berekening van het ritbedrag, toeslag, datum, vertrektijd, aankomsttijd, afgelegde afstand,










—


tariefinformatie; parameters van de tarieven.
De nationale wetgeving mag eisen dat bepaalde inrichtingen aan de interface(s) van een taximeter worden gekoppeld. Wanneer een dergelijke inrichting is vereist, dient het mogelijk te zijn om door een beveiligde instelling automatisch de werking van de taximeter te verhinderen om redenen van het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van de inrichting.
5.
Indien relevant, dient het mogelijk te zijn een taximeter te justeren voor de constante van de afstandssignaalgenerator waaraan hij gekoppeld zal worden en de justering te beveiligen.
NOMINALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN








6.1.
De van toepassing zijnde mechanische omgevingsklasse is M3.
6.2.
De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument te specificeren, met name:






—


een minimum temperatuurbereik van 80 °C voor de klimaatomgeving;










—


de grenswaarden van de gelijkspanningsvoeding waarvoor het instrument is ontworpen.
MAXIMAAL TOELAATBARE FOUTEN (MPE)








7.
 De maximaal toelaatbare fout (MPE), met uitzondering van fouten ten gevolge van de toepassing van de taximeter in een taxi, bedraagt:






—


voor de verstreken tijd: ± 0,1 %
minimumwaarde van de MPE: 0,2s;










—


voor de afgelegde weg: ± 0,2 %
minimumwaarde van de MPE: 4 m;










—


voor de berekening van het ritbedrag: ± 0,1 %
minimum, met inbegrip van afronding: overeenkomstig met het minst significante cijfer van de ritbedrag aanwijzing.
TOELAATBAAR EFFECT VAN VERSTORINGEN
8.   Elektromagnetische ongevoeligheid









8.1.
De van toepassing zijnde elektromagnetische klasse is E3.
8.2.
De maximaal toelaatbare fout, vermeld in punt 7, geldt ook tijdens de aanwezigheid van een elektromagnetische verstoring.
UITVAL VAN DE VOEDING








9.
In het geval van een reductie van de voedingsspanning tot een waarde beneden de, door de fabrikant gespecificeerde, laagste grenswaarde, dient de taximeter:






—


correct te blijven functioneren, of zijn correct functioneren te hervatten zonder verlies van de data die voor de spanningsdaling aanwezig waren, indien de spanningsdaling tijdelijk is, dat wil zeggen ten gevolge van het opnieuw starten van de motor;










—


een bestaande meting af te breken en naar de stand „Vrij” terug te keren indien de spanningsdaling gedurende een langere periode optreedt.
OVERIGE EISEN








10.
De voorwaarden voor de compatibiliteit tussen de taximeter en de afstandssignaalgenerator dienen door de fabrikant van de taximeter te worden gespecificeerd.
11.
Indien voor een extra dienst een toeslag in rekening wordt gebracht, door de chauffeur handmatig ingevoerd, dient dit van het getoonde ritbedrag te zijn uitgesloten. Echter, in dat geval mag de taximeter tijdelijk de waarde van het ritbedrag inclusief de toeslag weergeven.
12.
Indien het ritbedrag wordt berekend volgens berekeningswijze D mag de taximeter een extra afleesstand hebben waarin alleen de totale afstand en tijdsduur van de rit in werkelijke tijd wordt getoond.
13.
 Alle voor de passagiers getoonde waarden dienen duidelijk geïdentificeerd te zijn. Deze waarden en hun identificatie dienen dag en nacht duidelijk leesbaar te zijn.
14.1.
Indien het te betalen ritbedrag of de tegen frauduleus gebruik te nemen maatregelen door keuze van functionaliteit uit een voorgeprogrammeerde instelling of door middel van vrije data instelling kunnen worden beïnvloed, dient het mogelijk te zijn de instellingen van het instrument en de ingevoerde gegevens te beveiligen.
14.2.
De beveiligingsmogelijkheden in de taximeter dienen zodanig te zijn dat afzonderlijke beveiliging van de instellingen mogelijk is.
14.3.
De bepalingen in punt 8.3. van bijlage I zijn tevens van toepassing op de tarieven.
15.1.
Een taximeter dient te zijn uitgerust met een niet-terugstelbare totalisator voor alle volgende waarden:






—


de totale door de taxi afgelegde afstand;










—


de totale in functiestand „Tarief” afgelegde afstand;










—


het totale aantal betaalde ritten;










—


het totale geldbedrag dat als toeslag in rekening is gebracht;










—


het totale geldbedrag dat als ritbedrag in rekening is gebracht.
De getotaliseerde waarden dienen de waarden te omvatten die bij een uitval van de voeding overeenkomstig punt 9 zijn bewaard.
15.2.
Indien de taximeter wordt losgekoppeld van de voeding, dienen de getotaliseerde waarden voor een periode van een jaar opgeslagen te kunnen blijven, met als doel de overbrenging van de waarden van de taximeter naar een ander medium.
15.3.
Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om te verhinderen dat de weergave van getotaliseerde waarden gebruikt wordt om passagiers te misleiden.
16.
Een automatische omschakeling van tarief is toegestaan op grond van:






—


de afstand van de rit










—


de tijdsduur van de rit










—


het tijdstip van de dag










—


de datum










—


de dag van de week.
17.
 Indien eigenschappen van de taxi van belang zijn voor de juistheid van de taximeter, dient de taximeter voorzieningen te bevatten om de verbinding van de taximeter met de taxi waarin deze is geïnstalleerd te beveiligen.
18.
Om de taximeter na installatie te kunnen testen, dient de taximeter uitgerust te zijn met de mogelijkheid de nauwkeurigheid van de tijds- en afstandsmeting en de nauwkeurigheid van de berekening afzonderlijk te testen.
19.
Een taximeter en de door de fabrikant gespecificeerde installatievoorschriften dienen zodanig te zijn dat, indien de taximeter is geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, frauduleuze wijzigingen van het meetsignaal die de afgelegde weg representeert in voldoende mate zijn uitgesloten.
20.
Aan de algemene essentiële eis over frauduleus gebruik, dient op zodanige wijze te worden voldaan dat de belangen van de klant, de chauffeur, de werkgever van de chauffeur en de fiscale instanties worden beschermd.
21.
Een taximeter dient op zodanige wijze te worden ontworpen dat het zonder justering aan de maximaal toelaatbare fouten kan voldoen gedurende een periode van één jaar van normaal gebruik.
22.
De taximeter dient te worden uitgerust met een real-time klok die het tijdstip van de dag en de datum bijhoudt, waarvan één of beide gebruikt kan worden voor automatische omschakeling van tarief. De eisen voor de real-time klok zijn:






—


de tijdsmeting dient een nauwkeurigheid te hebben van 0,02 %,










—


de correctiemogelijkheid van de klok dient niet meer dan 2 minuten per week te zijn. Correctie voor zomer- en wintertijd dient automatisch te worden uitgevoerd,










—


correctie tijdens een rit, automatisch dan wel handmatig, dient te worden verhinderd.
23.
 De waarden van de afgelegde weg en de verstreken tijd indien overeenkomstig deze richtlijn getoond of afgedrukt, dienen de volgende eenheden te gebruiken:






 


Afgelegde weg:






—


kilometers;










—


mijlen, in de lidstaten waar artikel 1, punt b), van Richtlijn 80/181/EG van toepassing is.
Verstreken tijd:






—


seconden, minuten of uren, al naar gelang geschiktheid, rekening houdend met de noodzakelijke resolutie en de behoefte om misverstanden te voorkomen.
CONFORMITEITSBEOORDELING
De in artikel 17 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, zijn:
B + F, B + D of H1.
(1)  De afstandssignaalgenerator valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.
BIJLAGE X
STOFFELIJKE MATEN (MI-008)
HOOFDSTUK I

Lengtematen

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de conformiteitsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder gedefinieerde lengtematen. Het voorschrift dat een kopie van de conformiteitsverklaringen moet worden verstrekt, mag geacht worden te gelden voor de partij of zending en niet voor elk instrument afzonderlijk.
DEFINITIES






Lengtemaat


Een instrument met een schaalverdeling waarvan de afstanden in wettelijke lengte-eenheden zijn weergegeven.
SPECIFIEKE EISEN

Referentieomstandigheden









1.1.
Voor meetbanden met een lengte die groter dan of gelijk is aan vijf meter, moet binnen de maximaal toelaatbare fout worden gebleven bij een trekkracht van vijftig Newton, of andere krachtwaarden die de fabrikant heeft opgeven en op de meetband worden aangeduid; in het geval van stijve of halfstijve maten is er geen trekkracht nodig.
1.2.
De referentietemperatuur bedraagt 20 °C, tenzij anders is opgegeven door de fabrikant en dit op de maat is aangegeven.
Maximaal toelaatbare fouten









2.
 De maximaal toelaatbare fout, positief of negatief in mm, tussen twee niet-opeenvolgende schaaldelen bedraagt (a + bL), waarin:






—


L = de waarde van de lengte naar boven afgerond op de dichtstbij gelegen gehele meter en










—


a en b overeenkomstig de onderstaande tabel 1 zijn.
Wanneer het laatste schaalinterval wordt begrensd door een vlak wordt de maximaal toelaatbare fout voor een willekeurige afstand vanaf dit punt verhoogd met de waarde c in tabel 1.
Tabel 1








Nauwkeurigheidsklasse


a (mm)


b


c (mm)




I


0,1


0,1


0,1




II


0,3


0,2


0,2




III


0,6


0,4


0,3










D -


speciale klasse voor peilmeetbanden (1)

Tot en met 30 m (2)







1,5


nul


nul










S -


speciale klasse voor „tank strapping”-meetbanden
Voor elke 30 m lengte wanneer de meetband op een vlak oppervlak is bevestigd






1,5


nul


nul




Peilmeetbanden kunnen ook tot klasse I of II behoren, in welk geval voor elke lengte tussen twee schaalaanduidingen, waarvan een op het zinklood en een op de meetband is aangebracht, de MPE ± 0,6 mm is wanneer bij toepassing van de formule een waarde van minder dan 0,6 mm wordt bereikt.
De maximaal toelaatbare fout voor de lengte tussen opeenvolgende schaalaanduidingen en het maximaal toelaatbare verschil tussen twee opeenvolgende intervallen staan aangegeven in tabel 2
Tabel 2








Lengte i van het interval


Maximaal toelaatbare fout of verschil in millimeter overeenkomstig de nauwkeurigheidsklasse




I


II


III




i ≤ 1 mm


0,1


0,2


0,3




1 mm < i ≤ 1 cm


0,2


0,4


0,6




Wanneer een duimstok van het opvouwbare type is, zijn de geledingen zodanig dat deze geen fouten veroorzaken, naast de hierboven vermelde, van meer dan 0,3 mm voor klasse II en meer dan 0,5 mm voor klasse III.
Materialen









3.1.
 De materialen die worden gebruikt voor stoffelijke maten moeten van dien aard zijn dat variaties in lengte, ten gevolge van temperatuurschommelingen tot ca. 8 °C ten opzichte van de referentietemperatuur, de maximaal toelaatbare fout niet overschrijden. Dit geldt niet voor maten van klasse S en klasse D, indien de fabrikant aangeeft dat zo nodig correcties op de aflezingen moeten worden uitgevoerd vanwege de thermische uitzetting.
3.2.
Maten die zijn gemaakt van materiaal waarvan de afmetingen wezenlijk kunnen veranderen wanneer het wordt blootgesteld aan een breed spectrum van relatieve vochtigheid, mogen alleen worden opgenomen in de klasse II of III.
Markeringen









4.
De nominale waarde wordt op de maat aangeduid. Schaalverdelingen in millimeter worden per centimeter genummerd en bij maten met een schaalinterval van meer dan 2 cm worden alle schaalaanduidingen genummerd.
CONFORMITEITSBEOORDELING
De in artikel 17 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, zijn:
F1, of D1, of B + D, of H, of G.
HOOFDSTUK II

Inhoudsmaten

De relevante essentiële eisen van bijlage 1, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de conformiteitsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder gedefinieerde inhoudsmaten. Het voorschrift dat een kopie van de conformiteitsverklaringen moet worden verstrekt, mag geacht worden te gelden voor de partij of zending en niet voor elk instrument afzonderlijk. Ook is het voorschrift dat op het instrument informatie over de nauwkeurigheid moet zijn vermeld, niet van toepassing.
DEFINITIES






Inhoudsmaat


Een inhoudsmaat (zoals een drinkglas, kan of beker) ontworpen voor het bepalen van een zekere hoeveelheid vloeistof (niet zijnde een farmaceutisch product) die wordt verkocht voor onmiddellijke consumptie.
Streepmaat


Een inhoudsmaat gemerkt met een streep om de nominale inhoud aan te geven.
Randmaat


Een inhoudsmaat waarbij het inwendig volume gelijk is aan de nominale inhoud.
