Frontifocometro
# Frontifocometro

Il frontifocometro è uno strumento di misura utilizzato dal medico oculista e dall'ottico-optometrista, la cui funzione è quella di misurare il potere diottrico (o convergente) di una lente.

## Struttura

Il frontifocometro è composto essenzialmente da sette parti:

* Una sorgente luminosa
* Un filtro diffusore
* Una Mira
* Un condensatore ottico, composto da una lente di elevata potenza positiva
* Un poggialente munito di un vetrino, posto sul fuoco immagine del condensatore
* Una scala numerica tarata in diottrie
* Un cannocchiale con reticolo

## Funzionamento

A strumento azzerato, la mira è posta sul fuoco oggetto del condensatore. Anteponendo una lente da misurare, la focale viene traslata ed è necessario riportare l'immagine, data dal condensatore, sul fuoco oggetto della lente stessa.

Considerato che il cammino della luce è di senso opposto, tra lente condensatrice e misurata, è necessario appoggiare sul poggialente la parte posteriore di quest'ultima.

La distanza x della mira risulta essere proporzionale alla potenza frontale posteriore, Pv della lente misurata.

    $Pv={\frac {1}{f^{2}}}*x$

dove f è la focale del condensatore.

Il valore risultante è quello riscontrabile sulla scala del frontifocometro, ed indica il potere frontale della lente esaminata.

## Tipi di frontifocometro

I frontifocometri si differenziano in:

* Frontifocometri a visione diretta
* Frontifocometri a proiezione
* Frontifocometri elettronici (automatici)

### Frontifocometri a visione diretta

I primi strumenti atti alla misurazione del potere diottrico, composti da una struttura lineare ottica, composta da obiettivo, condensatore e poggialente. La visione è monoculare.

### Frontifocometri a proiezione (automatici)

Strumentazione moderna, composta da uno schermo, al posto dell'oculare, in cui viene proiettata la mira di traguardo. La visione è binoculare, ed esente da difetti generati dall'accomodazione del misuratore o dalla mancata taratura dell'oculare. All'interno dello strumento è inserito un prisma compensatore aggiuntivo, che permette un posizionamento più preciso della mira.

### Frontifocometri elettronici

Non si ha più la presenza delle mire e delle immagini generate dalle focali delle lenti esaminate. Il valore viene presentato in forma digitale direttamente sul monitor dello strumento.

