title: Trasduttore di spostamento induttivo
text: # Trasduttore di spostamento induttivo
  
  Il trasduttore di spostamento induttivo è un dispositivo elettrico che permette la misura di uno spostamento lineare.
  
  ## Generalità
  
  I trasduttori di spostamento induttivi si basano sulle proprietà che possiedono i bipoli induttivi caratterizzati dal parametro induttanza:
  
  $L=\mu _{0}\mu _{r}{\dfrac {N^{2}S}{l}}$
  
  Quindi considerando un circuito composto da: un generatore di tensione, un amperometro e un induttore (bobina avvolta, vedi figura), per il quale sia possibile variare, attraverso uno spostamento, uno dei parametri della relazione precedente, ad esempio $l_{a}$, si può rilevare con l'amperometro la corrente caratterizzante lo spostamento suddetto.
  
  Per questo tipo di circuito l'induttanza è data anche da: $L={\frac {N^{2}}{\Re }}$ dove $\Re$ è detta riluttanza. Questa, per il circuito in figura, si divide parte in aria e parte nel ferro dando luogo ad un totale:
  
  $\Re =\Re _{f}+\Re _{a}$
  
  Essendo $\mu _{f}>1000\mu _{a}$ anche se $l_{f}>l_{a}$ la riluttanza totale è dovuta praticamente tutta all'aria: $\Re \approx \Re _{a}$ e quindi $L={\frac {N^{2}}{\Re _{a}}}$
  
  Se il circuito è alimentato con una tensione sinusoidale del tipo $V=V_{0}\sin \omega t$ scrivendo la legge di Ohm si ha:
  
  $V=(R+j\omega L)\cdot I$
  
  Se si riesce a realizzare il circuito con un elevato fattore di merito $Q={\frac {X_{L}}{R}}$ si può approssimare la legge di Ohm come segue:
  
  $V=j\omega L\cdot I=j\omega {\frac {N^{2}}{\Re _{a}}}I=j\omega \mu _{0}\mu _{a}{\dfrac {N^{2}S}{l_{a}}}I$
  
  Passando ai valori efficaci di tensione e corrente, risolvendo in funzione della corrente (che rappresenta l'uscita del trasduttore) e ponendo lo spostamento $l_{a}={\frac {x}{2}}$, si può scrivere:
  
  $I_{\mathrm {eff} }={\dfrac {2V_{\mathrm {eff} }}{\omega N^{2}\mu _{0}\mu _{a}S}}\cdot x$
  
  che rappresenta l'uscita del trasduttore letta dall'amperometro.
  
  La sensibilità del trasduttore risulta costante:
  
  $S={\dfrac {\Delta I}{\Delta x}}={\frac {2V_{\mathrm {eff} }}{\omega N^{2}\mu _{0}\mu _{a}S}}$
  
  Questi tipi di trasduttivi sono detti non a contatto.
  
  ## Trasduttori induttivi non a contatto
  
  Se al posto della bobina si usa un magnete permanente intorno al quale è avvolto un filo conduttore per $N$ spire, ai capi di quest'ultimo verrà indotta una tensione $V_{u}$ se, nel circuito magnetico così formato, c'è una variazione di flusso magnetico $\Phi$ dovuta ad uno spostamento $x$. Per la legge di Faraday si può scrivere:
  
  $V_{u}=-N{\frac {d\Phi }{dt}}=-N{\frac {d\Phi }{dx}}\cdot {\frac {dx}{dt}}=-N{\frac {d\Phi }{dx}}\cdot {\dot {x}}$
  
  Essendo l'uscita del trasduttore proporzionale alla velocità, per ottenere lo spostamento occorrerà trattare il segnale elettrico con un circuito integratore.
  
  Con geometrie costruttive opportune è possibile realizzare trasduttori a bobina mobile (la quale è sospesa elasticamente intorno all'espansione polare di un magnete) e progettare il microfono che come è noto trasforma le vibrazioni acustiche (onde elastiche) in segnali elettrici.
  
  Pregio di questi trasduttori è quello di essere reversibili. Infatti realizzando forme e avvolgimenti appositi, si può trasformare segnali elettrici in onde elastiche e quindi vibrazioni acustiche. Si costruisce così l'altoparlante.
  
  ## LVDT (Linear Variable Displacement Transducer)
  
  Il trasduttore di spostamento induttivo, noto anche come LVDT, è un dispositivo elettromagnetico usato per la misura di piccoli spostamenti.
  
  ### Realizzazione
  
  Il trasduttore è realizzato mediante un tubo composto da tre avvolgimenti disposti con assi paralleli e con all'interno un nucleo cilindrico ferromagnetico mobile, normalmente caratterizzato da un'alta permeabilità magnetica. L'avvolgimento centrale è detto primario e gli altri due secondari: quello primario è collegato ad un generatore di tensione AC, ai capi dei secondari invece si misura la tensione d'uscita.
  
  Quando è applicata la tensione al primario, sugli altri due viene indotta una forza elettromotrice per via delle mutue induzioni tra gli avvolgimenti. Per la disposizione degli avvolgimenti in uscità si avrà:
  
  $E_{0}=E_{1}-E_{2}=(M_{1}-M_{2}){\frac {di_{A}}{dt}}$
  
  Con $M_{1}={\sqrt {L_{1}\cdot L_{A}}}$ ed $M_{2}={\sqrt {L_{2}\cdot L_{A}}}$ si sono indicati i coefficienti di mutua induzione tra l'avvolgimento primario e i due secondari.
  
  Quando il nucleo è al centro, la tensione indotta sugli avvolgimenti secondari, essendo questi avvolti in senso discorde è uguale ma opposta, di modo che il segnale di tensione misurato sia praticamente nullo. Allo spostarsi del nucleo, invece, le mutue induttanze cambiano, e a seconda che si sposti a sinistra o a destra risulterà maggiore l'accoppiamento induttivo con il secondario rispettivamente di sinistra o destra. Di conseguenza il segnale in uscita varierà proporzionalmente allo spostamento del nucleo.
  
  Per tradurre il segnale di uscita del LVDT si usano i cosiddetti demodulatori discriminatori di fase. Questi sono dei dispositivi elettronici che permettono di estrarre il valore efficace della tensione che rappresenta lo spostamento, e interpretare da quale parte dello zero avviene lo spostamento. Il più noto di tutti utilizza un doppio ponte di Graetz che raddrizza il segnale alternato proveniente dagli avvolgimenti secondari e ne fa la somma algebrica. A seconda del segno della somma si è in grado di capire da quale parte dello zero è avvenuto lo spostamento.
  
  L'LVDT è un trasduttore molto sensibile in grado di misurare spostamenti dell'ordine delle frazioni di micròmetro. A seconda della frequenza di alimentazione del primario e della massa del nucleo si hanno frequenze di taglio di alcune centinaia di hertz e quindi buone risposte dinamiche a spostamenti velocemente variabili nel tempo.
  
  ## RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
  
  Un Trasformatore Differenziale Variabile Rotazionale (RVDT) è un tipo di trasformatore elettrico utilizzato per la misura di spostamenti angolari. Più precisamente è un trasduttore elettromeccanico che fornisce un'uscita in corrente linearmente proporzionale allo spostamento angolare rilevato in ingresso.
  
  Gli RVDT sono trasduttori di spostamento angolare, la logica di funzionamento è sempre quella dell’LVDT: quello che cambia è che l’accoppiamento fra la bobina primaria (alimentazione) e i due secondari viene modificato a seguito di rotazioni di un nucleo ferromagnetico, invece che a seguito di traslazioni dello stesso. La forma geometrica del nucleo ferromagnetico è simile, per gli RVDT, a quella di una camma. Questo infatti permette di far variare l'uscita in base alla sua posizione angolare. Se invece della geometria a camma, si usasse una geometria cilindrica, l'uscita sarebbe costante indipendentemente dalla posizione angolare assunta dal nucleo ferromagnetico.
  
  