title: Contrangolo
text: # Contrangolo
  
  Un contrangolo (in inglese handpiece) o chiamato semplicemente trapano dentistico, è uno strumento di preparazione con il quale il dentista lavora nella bocca del paziente. L'angolo tra la base e la testa è normalmente di 30°, questi a seconda del processo operativo della testa possono avere il morsetto di stringimento fresa esterno o il sistema di tenuta fresa interno, il foro del lato inserimento fresa dei contrangoli può avere un diametro di 2.35mm o 1.6mm.
  
  I contrangoli vengono sempre accompagnati da micromotori elettrici che normalmente girano a 40.000 min-1 (giri / min) da cui ricevono la forza motrice. I due si uniscono tramite attacco ISO che è universale, quindi possono essere accoppiati indifferentemente dalla marca o dal modello.
  
  ## Tipi e velocità
  
  Ci sono molti tipi di contrangoli in commercio, ma i più comuni sono:
  
  * Contrangoli moltiplicatori (anello rosso), con meccanica interna che amplifica la velocità di rotazione della fresa e riduce la coppia.
  * Contrangoli ridotti (anello verde), con meccanica interna che riduce la velocità di rotazione della fresa e amplifica la coppia.
  * Contrangoli 1:1 (anello blu), con meccanica interna che trasporta senza variazioni la coppia motrice alla fresa e mantiene inalterata la velocità di rotazione.
  * Contrangoli chirurgici: sono strumenti di chirurgia speciali che vengono usati per collegare (avvitare) impianti direttamente all'osso, e così come i contrangoli ridotti hanno una velocità molto bassa e una coppia alta, questi ultimi a differenza di tutti gli altri contrangoli hanno la possibilità di collegare esternamente le bottiglie di infusione con soluzione salina fisiologica per il raffreddamento.
  
  | Colore | Tipo | Rapporto di trasmissione | Giri a minuto massimo |
  | - | - | - | - |
  | rosso | veloce | 1 : 5 | 200.000 $min^{−1}$ |
  | blu | normale | 1 : 1 | 40.000 $min^{−1}$ |
  | verde | lentamente | 5,4 : 1 | 7.400 $min^{−1}$ |
  | verde doppio | molto lentamente | 14,8 : 1 | 2.700 $min^{−1}$ |
  
  I contrangoli tramite micromotore sono sempre collegati al riunito (poltrona dentistica) mediante cordoni, questi ultimi trasportano acqua, ed aria, riuscendo a fornire elettricità per il moto e la luce, ed infine acqua che nebulizzata con aria a pressione viene usata per il raffreddamento.
  
  ## Manutenzione
  
  Dopo ogni utilizzo, i contrangoli devono essere lubrificati e sterilizzati seguendo attentamente passo per passo le informazioni di manutenzione fornite dal produttore. Generalmente e se possibile si stacca la testina dall'impugnatura per poi essere entrambi lavati con acqua fredda per eliminare residui di sangue, oliati, e quindi sterilizzati, previo uso di specifici sacchetti, in autoclave. Gli strumenti devono essere tenuti in condizioni di sterilità fino al successivo utilizzo, alcol o disinfettanti vari non dovrebbero essere usati, dato che penetrando nella meccanica interna vanno ad intaccare i meccanismi necessari al moto.
  
  