title: Voltammetria a impulsi tradizionale
text: # Voltammetria a impulsi tradizionale
  
  La voltammetria a impulsi tradizionale è una tecnica elettrochimica utilizzata in chimica analitica.
  
  La tecnica è simile alla voltammetria a scansione lineare o alla voltammetria a variazione graduale, con la differenza che questa tecnica usa una serie di impulsi di potenziale di ampiezza crescente (vedi figura a sinistra), invece di un potenziale crescente linearmente o a gradini.
  
  La corrente è misurata alla fine di ogni impulso, per dare tempo alla correnti di carica di decadere ed abbattere così la corrente capacitiva permettendo di rilevare concentrazioni fino a $5*10^{-7}$ M. Tali esperimenti sono normalmente effettuati in soluzioni statiche sia con elettrodi a goccia di mercurio (chiamata anche polarografia ad impulsi tradizionale) che con elettrodi solidi.
  
  Il potenziale è dato da un impulso iniziale di valore $E_i$ di durata t, compreso tra 1 e 100 millisecondi, in cui avviene il passaggio di corrente, e un intervallo tra due impulsi tipicamente tra 0,1 e 5 secondi, in cui si ha il decadimento del segnale della corrente di carica, seguito da un impulso di valore $E_{i+1}$ maggiore del precedente.
  
  Il risultato della misura viene rappresentato in un grafico (voltammogramma) che ha la corrente registrata sulle ordinate e il potenziale al quale avviene l'impulso sulle ascisse (figura a destra).
  
  Variazioni di tale tecnica sono la voltammetria ad impulsi differenziali e la voltammetria ad onda quadra.
  
  