title: Pompa criogenica
text: # Pompa criogenica
  
  La pompa criogenica è una pompa da vuoto secondaria, che sfrutta il fenomeno della condensazione e del congelamento per ridurre il numero delle molecole libere (in fase gassosa) ed in definitiva la pressione.
  
  ## Sistemi di condensazione
  
  Le pompe criogeniche utilizzano vari sistemi per condensare nella maniera più efficace i gas presenti nelle camere da vuoto, fra i quali:
  
  * trappole ad azoto liquido: sono delle semplici pareti in materiale da vuoto nelle quali circola azoto liquido, esse servono per condensare le molecole per le quali non è necessario scendere a temperature inferiori alla temperatura di ebollizione dell'azoto liquido per entrare in fase solida
  * carboni attivi: funzionano come delle "spugne"; al loro interno essi presentano una struttura altamente porosa, che permette di avere una area superficiale interna superiore all'area di un campo da calcio in un solo centimetro cubo; sono particolarmente efficaci nell'assorbire l'idrogeno (infatti vengono utilizzati pure in campo automobilistico come serbatoi per l'idrogeno per le automobili a celle a combustibile)
  * trappole ad elio liquido: come le trappole ad azoto liquido, ma sono in grado di condensare praticamente tutti i gas (escluso ovviamente l'elio)
  * baffle: sono delle griglie utilizzate per diminuire il numero di particelle che attraversano una particolare sezione; qui vengono usati per ridurre il numero di molecole che arrivano alla trappola ad elio, in modo da costringerne il più possibile a condensarsi sulla trappola ad azoto
  * macchine per produzione di liquidi criogenici: sfruttano il sistema dell'espansione libera per produrre liquidi criogenici partendo dai relativi gas o raffreddare direttamente la zona di condensazione della pompa criogenica; esse arrivano attualmente a generare qualche watt di potenza di raffreddamento
  * mylar alluminizzato - refe: degli avvolgimenti di mylar-refe vengono utilizzati per riflettere la radiazione luminosa diminuendo quindi l'evaporazione causata dall'irraggiamento termico ed aumentando quindi l'efficienza della criogenica; essi presentano uno spessore di pochi micron; 25 di questi avvolgimenti a doppio strato riflettono quasi interamente la radiazione luminosa.
  
  Le pompe criogeniche sono molto efficaci data la loro capacità di condensare praticamente tutti i tipi di molecole. Gli svantaggi che comporta l'utilizzo di una pompa criogenica sono innanzi tutto l'impossibilità di condensare l'elio, che diventa superfluido attorno allo zero assoluto; inoltre qualora venga in essa utilizzata una macchina per produzione di liquidi criogenici si genererebbero delle vibrazioni causate dai pistoni utilizzati per l'espansione libera.
  
  