title: Ponte di Shering
text: # Ponte di Shering
  
  Il ponte di Schering è un tipico ponte per la misura delle caratteristiche dei condensatori.
  
  ## Funzionamento
  
  Viene alimentato in corrente alternata ed è composto da una serie tra il condensatore da misurare (che intrinsecamente contiene una resistenza interna dovuta alla non idealità) e un resistore R3 variabile, il tutto in parallelo ad una serie tra un condensatore C1 di capacità nota e un parallelo tra un resistore R2 di valore noto e un condensatore variabile C2 che dev'essere regolato per raggiungere l equilibrio. Tra i 2 paralleli sarà inserito un indicatore di zero (galvanometro) con opportuna sensibilità.
  
  ## Condizione di equilibrio
  
  ${\frac {R_{3}}{j{\omega }C_{1}}}={\frac {R_{x}+{\frac {1}{j{\omega }C_{x}}}}{{\frac {1}{R_{2}}}+j{\omega }C_{2}}}$
  
  ## Grandezze misurabili
  
  Valore della capacità
  
  $C_{x}={\frac {R_{2}}{R_{3}}}*C_{1}$
  
  Valore della resistenza intrinseca
  
  $R_{x}={\frac {C_{2}}{C_{1}}}*R_{3}$
  
  Valore dell'errore di angolo introdotto dalla resistenza intrinseca (minore di π/2)
  
  $tan{\delta }_{x}={\frac {R_{x}}{\frac {1}{{\omega }C_{x}}}}={\omega }R_{x}*C_{x}={\omega }{\frac {C_{2}}{C_{1}}}R_{3}{\frac {R_{2}}{R_{3}}}C_{1}={\omega }R_{2}*C_{2}$
  
  