title: Amoozemeter
text: # Amoozemeter
  
  L'Amoozemeter è un permeametro compatto a carico costante, strumento che consente di effettuare misure in situ di conducibilità idraulica satura $(K_{sat})$ ad una determinata profondità dal piano di campagna mediante la predisposizione di un foro di piccolo diametro. La misura che si ottiene è una combinazione della conducibilità verticale ed orizzontale della superficie bagnata del foro.
  
  L'Amoozemeter è una singola unità costituita da 5 componenti fondamentali:
  
  Per una situazione ideale (materiale omogeneo ed isotropo non soggetto a cambiamento delle caratteristiche con il tempo), la velocità di flusso nella zona insatura sotto un carico costante decresce gradualmente con il tempo fino ad arrivare ad un valore costante chiamato velocità di flusso stazionario. Da quest'ultimo valore, per mezzo dell'equazione di Glover, si ricava il valore di permeabilità satura $K_{sat}.$ La soluzione di Glover è:
  
      $K_{sat}$ = sinh-1(H/r)-[(H/r)2+1]1/2+r/H/(2H)2*Q
  
  Dove
  
  * H = altezza acqua in foro
  * r = raggio del foro
  * Q = velocità di flusso stazionario.
  
  L'equazione di Glover è raccomandata quando la distanza fra il fondo del foro e un possibile strato impermeabile sottostante è maggiore di 2H. È necessario inoltre, che il livello H si mantenga costante durante la prova.
  
  