Escala Internacional de Temperaturas de 1990
# Escala Internacional de Temperaturas de 1990

A Escala Internacional de Temperaturas de 1990 (em inglês: International Temperature Scale of 1990: ITS-90) define temperaturas nas unidades kelvin e grau Celsius e auxilia na comparação e compatibilidade de medições de temperatura. Embora o kelvin seja definido como o zero absoluto (0 K) e o ponto triplo da água (273,16 K), não é prático usar esta definição para temperaturas que estão longe do ponto triplo da água, pois procedimentos correspondentes para determinar a temperatura absoluta são extremamente complexos e conectados com grande incerteza.
A ITS-90 apresenta temperaturas específicas, os chamados pontos fixos (em sua maioria temperaturas de determinadas transições de fase de algumas substâncias), começando em 0,65 K (para cima), que no passado foram determinadas com um procedimento absoluto (incluindo termômetro de ruído, termômetro de gás, termômetro acústico, radiômetro). Entre esses valores de temperatura é feita interpolação (também raramente extrapolação) usando um definido termômetro, previamente calibrado nos pontos fixos. Para cobrir a escala completa é necessário: termômetro de pressão de vapor de hélio, termômetro de gás hélio, termômetro de termorresistência e termômetro de radiação monocromática. No meio há várias faixas de temperatura que se sobrepõem parcialmente, levando assim a uma ambiguidade inerente da escala (porque diferentes métodos e diferentes pontos fixos normalmente não indicam exatamente as mesmas temperaturas).
Os valores padrão (os pontos fixos), nos quais a ITS-90 se baseia, fornecem apenas o padrão do ano 1990, e podem ser refinados em uma futura escala ITS XX (esperada para depois de 2010). Da mesma forma, a fórmula de interpolação e até mesmo os métodos de termometria podem ser adaptados, bem como é a ITS-90 uma evolução de suas antecessoras, a IPTS-68 e a EPT-76 (faixa de baixa temperatura). Assim como atualmente medições de precisão histórica podem ser convertidas uma na outra, a ITS-90 garante a rastreabilidade dos dados de temperatura em nosso tempo para o futuro, o que o método absoluto (ainda) não proporciona.
A tabela a seguir mostra alguns dos valores da escala.
Na faixa entre 3 K e 5 K respectivamente −270,15 °C a −268,15 °C não são usados pontos fixos, mas sim a pressão de vapor do hélio.