Lors de l'application des perturbations définies ci-après, les transducteurs de pression statique doivent continuer à fonctionner ou signaler leur non-fonctionnement ; s'ils fonctionnent normalement après ces essais, l'écart, pour une valeur donnée de la pression statique, entre l'erreur relative avant et après l'application de la perturbation doit être inférieur à 0,3 p. 100.
   22.1. Surcharge en pression statique :
   La pression appliquée est égale à la pression d'épreuve définie à l'article 7 du présent arrêté.
   22.2. Décharges électrostatiques.
   La méthodologie de cet essai est décrite au point A.2.9. du document n° 11 de l'Organisation internationale de métrologie légale : "Prescriptions générales pour les instruments de mesure électroniques".
   La tension d'essai en continu doit être de 8 kV.