Les essais d'exactitude consistent à tracer les courbes donnant l'erreur relative sur la pression statique dans chacune des étendues de mesure spécifiées du transducteur. Chaque courbe est tracée à partir de six valeurs de la pression statique, réparties sur l'étendue de mesure spécifiée et obtenues par valeurs croissantes puis décroissantes.
   Les points 20.1 à 20.3 ci-après définissent les conditions climatiques et la méthodologie des essais d'exactitude et fixent les erreurs maximales tolérées. Lors de ces essais, aucun réglage du zéro ne doit être effectué.
   20.1. Tracé des courbes d'erreurs, le transducteur étant exposé à une température stabilisée comprise entre 15 °C et 25 °C.
   L'erreur maximale tolérée relative est de 7 0,3 p. 100.
   20.2. Tracé des courbes d'erreurs, le transducteur étant exposé aux températures extrêmes définies par sa classe climatique d'appartenance.
   L'erreur maximale tolérée relative est de 7 0,6 p. 100.
   La méthodologie de cet essai est décrite dans la publication C.E.I. 68-2 et 1, 4e édition, 1974.
   20.3. Tracé des courbes d'erreurs après un essai cyclique de chaleur humide.
   Seuls les transducteurs de classe B sont soumis à cet essai.
   La température supérieure atteinte lors de cet essai est fixée à la température supérieure de la classe climatique d'appartenance.
   L'erreur maximale tolérée est de 7 0,3 p. 100.
   La méthodologie de cet essai est décrite dans la publication C.E.I. 68-2-30, deuxième édition, 1980.