Les compteurs d'eau chaude sont répartis en quatre classes météorologiques désignées par les lettres A, B, C et D.
   Pour chaque classe, les valeurs du débit minimal et du débit de transition sont fixées en fonction de la valeur du débit nominal par le tableau ci-dessous :
   CLASSES, DEBITS, VALEURS DES DEBITS :
   Classe A :

 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,04 Qn

 - Qt : 0,10 Qn

 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,08 Qn

 - Qt : 0,20 Qn
   Classe B :

 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,02 Qn

 - Qt : 0,08 Qn 

 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,04 Qn

 - Qt : 0,15 Qn
   Classe C :

 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,01 Qn

 - Qt : 0,06 Qn

 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,02 Qn

 - Qt : 0,10 Qn
   Classe D :

 (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :

 - Qmin : 0,01 Qn

 - Qt : 0,015 Qn