Appareils et méthodes de détermination du point d'éclair

 des préparations liquides inflammables

 1. Méthode.

 1.1. Introduction.
         Pour réaliser cet essai, il est utile de disposer d'informations préliminaires sur l'inflammabilité de la préparation. Le mode opératoire est applicable aux préparations liquides, sous leur forme commerciale, dont les vapeurs peuvent être enflammées par des sources d'inflammation. Les méthodes d'essai décrites dans le présent document ne sont valables que pour les intervalles de point d'éclair spécifiés dans les méthodes individuelles.

 1.2. Définitions et unités.
         Le point d'éclair est la température, corrigée pour une pression de 101,325 kPa, à laquelle le liquide d'essai dégage des vapeurs dans un récipient d'essai fermé, dans les conditions définies dans la méthode d'essai, et en quantités telles qu'il en résulte dans le récipient d'essai un mélange vapeur/air inflammable.
         Unité : °C
         t = T - 273,15
         (t en °C et T en K).

 1.3. Substances de référence.
         Lors de l'examen de nouvelles préparations il n'est pas nécessaire d'utiliser des substances de référence dans tous les cas. Le rôle principal est de servir au calibrage périodique de la méthode et de permettre la comparaison des résultats en cas d'application d'une autre méthode.

 1.4. Principe de la méthode.
         La préparation est placée dans un récipient d'essai que l'on chauffe progressivement jusqu'à ce que la concentration de vapeurs dans l'air donne un mélange qui puisse être enflammé.

 1.5. Critères de qualité.

 1.5.1. Reproductibilité.
         La reproductibilité dépend de l'intervalle de point d'éclair et de la méthode d'essai utilisée ; maximum 7 2 °C.

 1.5.2. Sensibilité.
         La sensibilité dépend de la méthode d'essai utilisée.

 1.5.3. Spécificité.
         La spécificité de certaines méthodes d'essai est limitée à certains intervalles de point d'éclair et dépend des données relatives à la préparation (par exemple haute viscosité).
   1.6. Description de la méthode.

 1.6.1. Préparation.
         Un échantillon de la préparation d'essai est placé dans un appareil d'essai conforme aux points 1.6.3.1. ou 1.6.3.2.

 1.6.2. Conditions d'essai.
         Il est préférable d'installer l'appareil à l'abri des courants d'air.

 1.6.3. Déroulement de l'essai.

 1.6.3.1. Méthode de l'équilibre.
         Voir normes ISO 1516, ISO 3680, ISO 1523 et ISO 3679.

 1.6.3.2. Méthode du non-équilibre.
               Appareil d'Abel :
         Voir normes BS 2000, partie 170, NF M07-011 et NF T66-009.
               Appareil d'Abel-Pensky :
         Voir normes (EN 57), DIN 51755, première partie (pour les températures de 5 °C à 65°C), DIN 517755, deuxième partie (pour les températures inférieures à 5°C) et NF M07-036.
               Appareil Tag :
         Voir normes ASTM D-56 et ISO 2719.
               Appareil Pensky-Martens :
         Voir normes ISO 2719, (EN 11), DIN 51758, ASTM 8013, ASTM D 93, BS 200-34 et NF M07-019.
               Remarques :
         Lorsque le point d'éclair déterminé par une méthode basée sur le non-équilibre (voir point 1.6.3.2.) a les valeurs suivantes :

 0 7 2 °C, 21 7 2 °C, 55 7 2 °C, il importe de la confirmer par une méthode basée sur l'équilibre en utilisant le même appareil.
         Pour déterminer le point d'éclair des liquides visqueux (peintures, gommes, etc.) contenant des solvants, il ne faut utiliser que des appareils et des méthodes d'essai permettant de déterminer le point d'éclair de liquides visqueux. Voir normes ISO 3679, ISO 3680, ISO 1523 et DIN 53213, partie 1.

 2. Données.

 3. Procès-verbal d'essai.
         Le rapport doit comporter, si possible, les informations suivantes :
         - description de la préparation ;
         - description de la méthode utilisée, ainsi que toute variante éventuelle ;
         - les résultats et toute information ou remarque pouvant être utile dans l'interprétation des résultats.

 4. Références.