A CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range shall be passed through the NDIR analyzer and the CO2 value recorded as A. It shall then be diluted approximately 50 per cent with NO span gas and passed through the NDIR and CLD, with the CO2 and NO values recorded as B and C, respectively.
Un gaz de calibrage CO2 ayant une concentration de 80 à 100 % de l &apos; amplitude totale utilisée doit être envoyé dans l &apos; analyseur NDIR et la valeur de CO2 enregistrée comme A. Il doit ensuite être dilué à 50 % environ avec le gaz de calibrage NO et envoyé dans l &apos; analyseur NDIR et l &apos; analyseur (H)CLD, les valeurs de CO2 et de NO étant enregistrées comme B et C respectivement.