A NO span gas having a concentration of 80 per cent to 100 per cent of full scale of the normal operating range shall be passed through the (H) CLD and the NO value recorded as D. The NO span gas shall then be bubbled through water at room temperature and passed through the (H) CLD and the NO value recorded as C. The water temperature shall be determined and recorded as F. The mixture &apos; s saturation vapour pressure that corresponds to the bubbler water temperature (F) shall be determined and recorded as G.
Un gaz de calibrage NO ayant une concentration de 80 à 100 % de l &apos; amplitude totale utilisée doit être envoyé dans l &apos; analyseur (H)CLD, et la valeur NO enregistrée comme D. Le gaz de calibrage NO, après barbotage dans un bain d &apos; eau à température ambiante, est envoyé dans l &apos; analyseur (H)CLD; la valeur de NO est enregistrée comme C. La température de l &apos; eau doit être déterminée et enregistrée comme F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température de l &apos; eau du barboteur (F) doit être déterminée et enregistrée comme G.