&quot; 2.3.3. Each day, following the application of a HEPA filter of at least class H13 of EN 1822:2008, or equivalent performance, to the inlet of the particle counter, the particle counter shall report a concentration of &lt; = 0.2 cm-3.
&lt; &lt; 2.3.3 Chaque jour, on vérifie, après avoir raccordé un filtre THE répondant au minimum à la classe H13 définie dans la norme EN 1822:2008 ou un filtre équivalent à l &apos; entrée du compteur de particules, que celui-ci affiche une concentration &lt; =0,2 cm-3.