The NO span gas shall be connected to the span port of the gas divider; a zero gas shall be connected to the diluent port of the gas divider; the same nominal blend ratio shall be used as selected in paragraph (b) of this paragraph; and the gas divider &apos; s output concentration of NO shall be used to span the CLD analyzer.
Le gaz de calibrage NO doit être branché sur l &apos; orifice de réglage du diviseur de gaz. Un gaz à la pression atmosphérique doit être raccordé à l &apos; orifice du gaz diluant du diviseur de gaz; on utilise le même taux de mélange nominal que celui sélectionné au paragraphe b) ci-dessus; et on utilise la concentration de sortie de NO du diviseur de gaz pour régler le détecteur CLD.